Презентація на тему «Terra – p»

content: Terra – pПобутовий дозиметрРокитнівський НВК “Школа I-III ст. – ліцей”Рокитне 2015р.

content: Вигляд дозиметра

content: Опис конструкції дозиметра.Дозиметр виконаний в плоскому прямокутному пластмасовому корпусі з заокругленими кутами.Корпус приладу складається з верхньої та нижньої кришок. В середній частині верхньоїкришки дозиметра розташовано панель індикації, зліва і справа над нею - дві клавіші управління роботою дозиметра, а в верхній частині кришки - гучномовець. В нижній кришці приладу розміщено відсік для елементів живлення, а також вікно для вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок. Відсік живлення і вікно закриваються відповідно кришками, фіксація яких здійснюється за рахунок пружних властивостей матеріалу.

content: В середині корпусу знаходиться друкована плата, на якій розташовані всі елементи електричної схеми, за винятком гучномовця. Гучномовець прикріплюється до верхньої кришки і електрично під'єднується до друкованої плати за допомогою пружинних контактів. Друкована плата прикріплюється до верхньої кришки корпусу гвинтами. Нижня кришка скріплюється з верхньою кришкою за рахунок зачеплення спеціальних конструктивних елементів, а також за допомогою двох гвинтів. Цими ж гвинтами прикріплюються контакти для підключення елементівживлення.

content: Схема дозиметра

content: Призначення дозиметраДозиметр - радіометр МКС-05 "ТЕРРА", призначений для вимірювання еквівалентноїдози (ЕД) та потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (далі - фотонного іонізуючоговипромінення), а також поверхневої щільності потоку бета-частинок.Дозиметр використовується для екологічних досліджень; як наочне обладнання для закладів освіти; длядозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємствах; для контролю радіаційної чистотижитлових приміщень, будівель і споруд, території, що до них прилягає, предметів побуту, одягу, поверхні грунту наприсадибних ділянках, транспортних засобів.

content: Загальні відомостіДозиметр виконано у вигляді моноблоку, в якому розміщені детектор гамма- та бета- випромінень, друкована плата зісхемою формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації, а також елементи живлення.Детектор гамма- та бета-випромінень перетворює випромiнення в послiдовнiсть iмпульсiв напруги, кількість якихпропорцiйна інтенсивності реєстрованого випромiнення.Схема формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації здiйснює:- масштабування i лiнеаризацiю лiчильної характеристики детектора;- вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення та поверхневої щільності потоку бета-частинок шляхомвимiрювання середньої частоти iмпульсiв, що надходять з виходу детектора;- вимiрювання ЕД фотонного випромiнення шляхом вимiрювання загальної кiлькостi iмпульсiв, що надходять звиходу детектора;- вимірювання часу накопичення ЕД та реального часу;- формування та стабілізацію анодної напруги детектора;- управління режимами роботи дозиметра;- відображення результатів вимірювань.Для живлення дозиметра застосовується батарея з двох елементів типорозміру ААА.

content: Експлуатаційні обмеження№Параметри обмежуючої характеристикиПараметри обмежуючої характеристики1Температура оточуючого повітрявід мінус 25 до +50 оС2Відносна вологістьдо 95 % за температури 35 оС без конденсації вологи3Дія фотонного іонізуючого випроміненняПЕД до 1,0 Зв/год протягом 5 хвилин

content: Застосування дозиметраЗаходи безпеки при застосуванні дозиметра.В дозиметрi вiдсутнi зовнішні деталі, на які могли б потрапити напруги, що небезпечнi для життя.При роботi з джерелами iонiзуючих випромiнень повиннi дотримуватись вимоги радiацiйної безпеки, викладенi втаких документах:"Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ), затверджені Міністром охорони здоров`я України 14 липня 1997 року;"Основнi санiтарнi правила протирадіаційного захисту України" (ОСПУ), затвердженi Головним державнимсанiтарним лiкарем України 28 грудня 2000 року.Безпосереднє застосування дозиметра небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища ненесе.

content: Транспортування1.Дозиметри в пакуванні допускають транспортування у будь-якому виді закритого транспорту згідно з умовами 4(Ж2) (з обмеженням по температурі в діапазоні від мінус 25 до +55 оС) згідно з ГОСТ 15150-69 і правилами та нормами,діючими на транспорті кожного виду.2. Дозиметри в транспортній тарі мають бути розміщені та закріплені в транспортному засобі таким чином, щобзабезпечити їх стійке положення та виключити можливість ударів один об одного, а також об стінки танспортного засоба.3. Дозиметри в транспортній тарі дозволяють витримувати:- вплив температури повітря від мінус 25 до +55 оС;- вплив відносної вологості повітря (95±3) % за температури 35 оС;- удари з прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 16 мс (кількість ударів - 1000±10 для кожногонапрямку).4. Не допускається кантування приладів

content: УтилізаціяУтилізація дозиметра проводиться по групі 4 СанПіН 3183-84, СП 3209-85: метали на переробку (переплавку),пластмасові деталі на звалище (сміттєзвалище).Утилізація дозиметра небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища не несе.

content: Підготувала презентацію учениця 11-Б класуРокитнівського НВК“Школа І-ІІІ ст.-ліцей”Кулакевич Оксана