Презентація на тему «Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю»

content: Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю

content: Для організації захисту населення від уражальної дії зброї масового знищення, зокрема від радіоактивного і хімічного зараження, проводяться вимірювання стану навколишнього середовища за допомогою спеціальних приладів, деякі з яких ми розглянемо.

content: Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)ручний насос;плечовий ремінь з тасьмою;насадка до насоса;захисні ковпачки для насадки;протидимні фільтри;патрон грілки;електричний ліхтар;корпус грілки;штир ;лопатка;індикаторні трубки в касетах.

content: Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) служить для визначення у повітрі, на місцевості, на техніці наявності отруйних речовин: зарину, зоману, іприту, фосгену, дифосгену, синильної кислоти, хлорціану, а також парів У-газів у повітрі.Принцип визначення наявності і типу ОР полягає в примусовому, за допомогою всмоктувального насоса, прокачуванні крізь індикаторні трубки повітря. Зміна кольору наповнювача індикаторних трубок свідчить про наявність, приблизну концентрацію і групу ОР.

content: Індикатор-сигналізатор ДП-641 - пульт сигналізації;2 - перемикач "робота-контроль";3 - перемикач "Вкл. - Вимкнено";4 - кабель живлення;5 - датчик;6 - неонова лампочка;7 - динамік.

content: Індикатор-сигналізатор ДП-64Індикатор-сигналізатор ДП-64 призначається для постійного нагляду та визначення початку радіоактивного зараження. Прилад працює в режимі спостереження і забезпечує звукову та світлову сигналізацію через 3 сек. після досягнення рівня радіації — випромінювання 0,2 Р/год. Наявність г випромінювання визначається за спалахами неонової лампочки та звуковим сигналом. Пульт встановлюється в приміщенні, а датчик розміщується ззовні. Живлення приладу здійснюється від мережі напругою 220/127 В або акумулятора.

content: Бортовий рентгенометр ДП-ЗБ1 - кабель живлення;2 - кнопка "Перевірка";3 - мікроамперметр;4 - лампа підсвітки;5 - вказівник положення перемикача;6 - лампа світлової індикації;7 - перемикач піддіапазонів;8 - запобіжники;9 - кабель виносного блоку.

content: Бортовий рентгенометр ДП-ЗББортовий рентгенометр ДП-ЗБ призначений для вимірювання потужності дози гама-випромінювань на місцевості з рухомих об'єктів.Технічні дані:— діапазон вимірів — 0,1 : 500 Ргод.;— похибка виміру — ± 10% (на першому піддіапозоні ±15%);— діапазон вимірів розділений на 4 піддіапазони (х1, х10, х100, 500).Принцип дії: під впливом випромінювання на іонізаційну камеру виникає іонізаційний струм, який пропорційний потужності дози. Мікроамперметр реєструє середнє значення струму.

content: Вимірювач потужності дози (рентгенометр) ДП-5В1 - вимірювальний пульт;2 - кабель;3 - кнопка скидання показань;4 - перемикач під діапазонів;5 - мікроамперметр;6 - кришка футляра;7 - таблиця граничних значень зараження об'єктів;8 - блок детектування;9 - поворотний екран;10 - контрольне джерело;11 - тумблер підсвічування;12 - подовжувальна штанга;13 - навушники;14 - футляр.

content: Вимірювач потужності дози (рентгенометр) ДП-5ВВимірювач потужності дози ДП-5В призначається для вимірювання рівнів гамма-радіації і радіоактивного зараження різних предметів за гамма-випромінюванням, а також може виявляти бета-випромінювання. Потужність дози гамма-випромінювання визначається в мР/г або Р/г. Діапазон вимірювання від 0,05 мР/г до 200 Р/г. Прилад має шість піддіапазонів і звукову індикацію на всіх піддіапазонах, окрім першого. Прилад забезпечує вимірювання в інтервалах температур від –0 до +50˚C та відносній вологості повітря 65±15%. Живлення приладу здійснюється від трьох елементів А-336, що забезпечує безперервну роботу приладу протягом 10 год., або від АКБ з напругою 12 або 24 В через розподільник. Маса приладу з елементами живлення 3,2 кг, в упаковці – 8,2 кг.

content: Радіометр РКС-20.03 «Прип'ять»Радіометр РКС-20.03 «Прип'ять» дає змогу вимірювати:величину зовнішнього гамма-фону;рівні забруднення радіоактивними речовинами житлових та и громадських приміщень, територій, різних поверхонь;сумарний вміст радіоактивних речовин (без визначення ізотопного складу) в продуктах харчування та інших об'єктах зовнішнього середовища (рідких та сипучих).Діапазон вимірювань РКС-20.03:потужність експозиційної дози гамма-випромінювань від 0,01 мР/год до 20 мР/год;потужності еквівалентної дози гамма-випромінювань від 0,1 мЗв/год до 200 мЗв/год.щільності потоку бета-випромінювань від 10 до 20×103 часток/хвилину x см2;питомої активності від 1×10-7 до 2 x 10-5 Кюрі/кг.Джерело живлення гальванічний елемент типу «Корунд» або зовнішнє джерело живлення постійної напруги від 4.7 до 12 В (Наприклад блок живлення «Електроніка Д2-10 М»).

content: Дякую за увагу