SHERLOC

有機物と化学物質のラマンと発光による居住可能な環境のスキャン（（ SHERLOC ））は、マーズ2020ミッションの一環として、"パーサヴィアランス"ローバー用に設計された紫外線ラマン分光計。ファインスケールイメージングと紫外線（UV）レーザーを使用して、ファインスケール鉱物を決定し、有機化合物を検出する。ジェット推進研究所で製造され、主要なサブシステムはとロスアラモス国立研究所から提供された。主任研究者はルーサー・ビーグル、そして、副主任研究者はロヒト・バーティアである。
SHERLOCには、マーズスーツの可能性のある材料を使用したキャリブレーションターゲットがあり、火星表面環境でそれらが時間の経過とともにどのように変化するかを測定する。
目標.
2017年ののレポート
SHERLOC調査の目的は、次のとおり
これを行うために、SHERLOCは次のことを行う。
建造.
SHERLOCコンポーネントが配置されているローバーには3つの場所がある。 SHERLOCタレットアセンブリ（STA）は、ローバーアームの端に取り付けられ、STAには、分光法とイメージングのコンポーネントが含まれている。SHERLOC Body Assembly（SBA）はローバーシャーシに配置され、STAとMars2020ローバーの間のインターフェイスとして機能する。SBAは、配電とともに、コマンドとデータの処理を処理する。SHERLOCキャリブレーションターゲット（SCT）は、ローバーシャーシの前面にあり、スペクトル標準を保持する。
SHERLOCは、イメージング要素と分光要素の両方で構成されている。それから遺産ハードウェアからなる2つの撮像コンポーネントがMSLの器具。 1つは、複数のスケールでカラー画像を生成できる再飛行を印刷するために構築されている。もう1つは、機器がサンプルのコンテキスト画像を取得し、SHERLOC調査の分光部分のレーザースポットにオートフォーカスできるようにするメカニズムとして機能する。
分光法では、を利用して、科学的に興味深いサンプルから特徴的なラマン光子と蛍光光子を生成できるUV光子（248.6 nm）を生成する。ディープUVレーザーは、コンテキストイメージャーと共同で照準を合わせ、オートフォーカス/スキャン光学システムに統合される。これにより、スペクトルシグネチャと表面テクスチャ、形態、および可視機能との相関が可能になる。コンテキストイメージャの空間分解能は30µmで、現在400〜500nmの波長範囲で動作するように設計されている。
カメラの1つは、運用およびエンジニアリング用の広角地形センサー（WATSON）