医療用テレメーター用特定小電力無線局

医療用テレメーター用特定小電力無線局（いりょうようテレメーターようとくていしょうでんりょくむせんきょく）は、特定小電力無線局の一種である送信機のことである。
定義.
総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号(2)に、
と定義している。
2012年（平成24年）12月5日現在
概要.
特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。
医療機関や研究機関で専用受信機を相手方に、心電図、筋電図等から得た生体情報を送信することを目的としている。
電波産業会（略称ARIB）（旧称、電波システム開発センター（略称RCR））が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「RCR STD-21 特定小電力無線局 医療用テレメーター用無線設備」を策定している。
医療機関での実際の運用に於いては、複数のメーカーの送受信設備が同じ施設内での混信を避ける運用を行うため、電子情報技術産業協会（略称JEITA）が「JEITA AE-5201B　小電力医用テレメータの運用規定」を策定している。
技術的条件.
告示
で占有周波数帯幅により六種類に区分しこれに応じた電波の型式、周波数、空中線電力を設定している。
RCR STD-21では占有周波数帯幅の狭いものから、A型、B型、C型、D型、E型、BAN型と分類している。
基本的な使用法として、単向通信方式として単数の受信機を受信相手とするものとしている。但し、BAN型のみ単信又は同報通信を行うシステムである。
チャネル番号.
使用者や製造者の便宜を図るため、RCR STD-21ではチャネル番号を設定している。
沿革.
1989年（平成元年）- 特定小電力無線局の一種として制度化
1990年（平成2年）- RCRが「 STD-21」を制定
1998年（平成10年）- 呼出名称記憶装置の搭載が廃止、混信防止機能の搭載が義務付け
2006年（平成18年）- 電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表
2012年（平成24年）- 電波の利用状況調査の周波数の境界が770MHzから714MHzに変更
旧技術基準による機器の使用期限.
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備に使用期限が設定
された。
この期限は、後にコロナ禍により延期されている。
詳細は特定小電力無線局#旧技術基準による機器の使用期限を参照。