VUメーター

VUメーター（ブイユーメーター、VU Meter）とは音響機器に於いて音量感を指示するための測定器である。1939年にベル研究所及びCBS、NBCにより通信線路の基準レベルを監視するために開発された。VUとは英語のvolume unit（音量の単位）のこと。
開発当時の定義.
インピーダンス600Ωの負荷回路へ1kHzの正弦波を加えて1mWの電力を消費したときの出力電圧を0dBmとし、+4dBmを0VUとするが、業界によってちがう。
VUメーターの指示範囲は-20から+3で単位はdBである。（変動する）信号電圧に対し針が指示値に位置するまでの所要時間は300msecである。この遅れは原理的に電圧の最大値（いわゆるピークレベル）を示せないことを意味し、連続した正弦波を加えた場合は（そのピークレベルを示さず）ほぼ平均値に等しい値を指示する。
VUメーターの規格.
VUメーターに関する規格として ANSI C16.5-1942, British Standards BS 6840, そしてIEC 60268-17がある。かつて日本にもJIS C 1504-1976があったが、1993年に廃止された。
VUメーターの特性.
VUメーターは、定義では特性インピーダンス600Ωの音声周波信号を扱う伝送路において、音声信号のレベルを、新たに設けたVU(Volume Unit)という単位で指示するための音量計である。
VUは、以下のようになる。
VUメーターは、全波整流器付きの電圧計、特性インピーダンスが一定になるような可変アッテネーター、外部直列抵抗の3つの構成要素から作られている。
VUメーターの特性インピーダンスは7500Ω±3%が望ましい。
VUメーターの指示範囲は-20VUから+3VUである。無信号のあと、0VUにあたる1KHz正弦波信号を入力した場合、針が0VUの99％の点を通過するまでの時間は300ms、誤差±30msである。針は必ず0VUの点を超え、最低でも1％を超え、しかし最高でも1.5％に達しないオーバーシュートを発生する。
戻り時間は応答速度と大きく違わないこととする。