接地抵抗計

接地抵抗計（せっちていこうけい）とは、接地された導体と大地間の電気抵抗を測定する機器のことである。
測定方式.
被測定電極（接地電極（E））から電流補助棒（C）に一定の測定電流 [A] を流すと、接地電極（E）と電圧補助棒（P）間の電圧 [V] が分かる。接地電極（E）と電圧補助棒（P）間の電圧は抵抗に比例するので、抵抗で目盛った指示計により接地抵抗 R = [Ω] を求められる。この測定方法を電圧降下式又は、定電流式の接地抵抗測定という。現在では、直読式接地抵抗計が一般的な接地抵抗の測定に、よく使用されている。接地電極（E）と電圧補助棒（P）間の電圧を測定電流で除して求めるが、計算は測定器内で自動的に行われる。電源は、電池からインバータで数10mA程度の定電流の交流を得ている。分極現象の防止、周波数の安定度や商用周波電流の誘導を避けるためなどから、当該測定器が流す測定電流の周波数は数100Hz（500Hz 程度以上）である。接地電極（E）と電圧補助棒（P）間の電圧は微小なので、増幅して指示計を動作させている。フィルタは迷走地電流の影響を除くためのものである。
これ以外の測定方法には、交流電位差計方式、コールラウシュブリッジ方式、大電流電位降下法、異周波交流電圧降下法、分流法などがある。電圧降下式や交流電位差計方式の当該測定器は、携帯用の接地抵抗計として用いられている。鉄道や変電所など大規模な接地を行った場合の接地抵抗を測定する場合は、大電流電位降下法、異周波交流電圧降下法、分流法などを採用する。
使用方法.
接地抵抗計は、メーカーによってその取り扱いが異なるので、取扱説明書に従って使用する。ここに直読式接地抵抗計（ダイヤル式）の標準的な測定方法の一例を示す。別添図のダイヤル D を回して、検流計 G の指示が 0 のときの指標 S の読みが接地抵抗値である。補助電極は相互の影響を避けるため、測定する接地電極（E）と電圧補助棒（P）間、電圧補助棒（P）と電流補助棒（C）間は、それぞれ 10m 程度としている。電圧補助棒（P）の位置は接地電極（E）と 電流補助棒（C）の直線上が好ましいが、30°程度までは許容できるとされている。各補助接地棒は、20cm 以上地中に打ち込めばよく、その接地抵抗は 500Ω 程度以下ならば誤差は無視できるほどに非常に小さい。
接地抵抗の測定手順（3極法）.
通常の測定方法は「被測定接地極（E）、電圧補助接地棒（P）、電流補助接地棒（C）」の3極が用いられることから、3極法と呼ばれる。下記に直読式接地抵抗計（ダイヤル式）の測定手順の一例を示す。
2017年1月現在では、直読式接地抵抗計（ダイヤル式）の他に接地抵抗計（アナログ表示式）と接地抵抗計（デジタル表示式）も一般に普及している。下記に接地抵抗計（アナログ表示式）と接地抵抗計（デジタル表示式）の測定手順の一例を示す。
接地抵抗の測定手順（補助接地網による測定）.
接地抵抗の測定に際し、地表がコンクリート舗装、砂れき、岩盤などで補助接地棒が打ち込めない場合には、測定周波数の高い接地抵抗計を用いて、棒の代わりに補助接地網（補助裸銅網）（例：30cm四方の大きさで銅糸で編んだ網）を用いる方法がある。一般に、この方法では、地表がコンクリートの場合は測定できることが多いが、アスファルトのようなときは困難といえる。また、岩石粒や砂地（補助接地棒を金網を通して差し込む。）の所などでは、この方法を用いると良い。下記に測定手順の一例を示す。
接地抵抗の測定手順（簡易測定法）.
簡易接地抵抗測定法とは、接地抵抗値が既にわかっている接地極を用いて、被測定接地極の接地抵抗値を測定する方法をいう。この方法は、既設接地極と被測定接地極とにより、接地抵抗値を測定することから、2極法ともいい、D種接地工事の接地抵抗を測定する場合に用いられる。被測定接地極（D種接地工事の接地極）の周囲が舗装されているときなど、補助接地棒が打つことが困難で補助接地網が使用できない場合に、この方法を用いると良い。下記に簡易測定法による測定手順の一例を示す。
下記に簡易測定法による接地抵抗計（アナログ表示式）と接地抵抗計（デジタル表示式）の測定手順の一例を示す。