Газоанализатор (газовый детектор, газосигнализатор) — это контрольно-измерительное устройство, предназначенное для измерения количества состава и концентрации одного измеряемого газа или группы измеряемых газов или паров в газовоздушной смеси. В устройство газовая смесь подается на чувствительный элемент (ячейку, сенсор). Многокомпонентный портативный газоанализатор содержит несколько датчиков для различных газов в одном корпусе. Стационарные приборы могут иметь несколько выносных блоков датчиков для определенных компонентов. В зависимости от принципа действия их можно разделить на три основные группы: Газоанализаторы, которые основаны на физических методах анализа и использовании дополнительных химических реакции. Они измеряют объем и давление газовых смесей в результате химических реакций. Газоанализаторы, основанные на физико-химических методах анализа и дополнительных химических процессах (например, фотохимические, электрохимические, термокаталитические). Газоанализаторы, измеряющие с помощью исключительно физических методов анализа (например, оптических, теплопроводности, термомагнитных). Современные производители газоанализаторов используют большинство из этих методов, но электрохимический метод является наиболее распространенным, поскольку он дешевле остальных, наиболее гибкий и простой в использовании. Недостатками этого метода являются низкая селективность и точность измерений, а также короткий срок службы (до 3–4  лет) газовых сенсоров, подверженных воздействию агрессивных сред и высоких концентраций. Современные непрерывные газоанализаторы с автоматическим считыванием показаний и сигнализацией способны измерять концентрации от десятков процентов до малейших концентраций. Для правильного функционирования необходимо стабилизировать ряд параметров прибора, указанных производителем. Практически для всех типов и видов устройства необходимо стабилизировать скорость потока пробы через датчик, давление газа-пробы, температуру газа-пробы, напряжение питания измерительной цепи и чистоту газа от пыли, влаги и загрязняющих веществ. Соответственно наиболее важными характеристиками можно выделить:  Концентрация определяемого газа Количество измеряемых газов Время отклика Объем первоначальной смеси Очень важно в построении сети предусмотреть месторасположение газоанализирующего датчика, это позволит определить необходимый способ питания и уровень защищенности устройства. За это отвечает стандарт IP, который отображает уровень защищенности электроприборов от пыли и влаги. Однако, так же нельзя забывать про температурный режим работы прибора, рабочую влажность воздуха, атмосферное давление. К основным характеристикам газоанализаторов можно также отнести и общую потребляемую мощность. Здесь всё просто, чем меньше, тем лучше. В нашем случае необходимо предусмотреть способ подключения к сети LoRaWAN, поскольку большинство газоанализаторов имеют только интерфейс RS-485 или USB. Зачастую существуют несколько модификаций одного устройства, из-за этого могут изменяться показатели основных характеристик (анализируемые газы и их концентрация). Сделаем обзор на газоанализаторы для анализа следующих газов: Метан (CH4) 40—60%, Углекислый газ (CO2) 35—45%, Кислород (O2), Азот (N2), Водород (H2), Водяной пар (H2O), Прочие соединения (H2S). В этой статье начнём с портативных. Устройство измеряет: горючие газы (CH4, C3H8, C2H6) и углекислый газ (CO2) – при помощи оптических датчиков, а также объемные доли кислорода (O2), сероводорода (H2S), угарного газа (CO), хлора (CL2), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), оксида азота (NO), диоксида азота (NO2) – при помощи электрохимических датчиков. Используется в угольной, нефтяной, газовой и энергетической промышленности. Количество контролируемых газовых компонентов - от 1 до 5 (в зависимости от модификации). Непрерывное измерение и цифровая индикация контролируемых газовых компонентов. Подача световой и звуковой сигнализации при достижении концентрацией контролируемых газов заданного (порогового) уровня. Запись и последующее отображение экстремальных значений концентраций за период после включения. Функция «черного ящика» — запись результатов измерений в энергонезависимую память. Передача результатов измерений на ПК. Индикация текущей даты и времени. Индикация атмосферного давления. Индикация неисправностей. Электрическое питание: от заряжаемого встроенного аккумуляторного блока 4,2VDC. Защита от пыли и влаги: IP54, IP67 в зависимости от модификации. Время прогрева и выхода прибора в рабочий режим измерений не превышает, 120 сек. Время работы прибора от аккумуляторной батареи (при 25 оС), не менее, 100 ч. Срок службы, не менее, 10 лет. Газ/характеристика Диапазон   измерений Погрешность   (абсолютная) Время   установки показаний (с) объемная   доля % Массовая   концентрация мг/м3 Кислород (О2) до 30 - ±0,5 % 30 Оксид   углерода (СО) - до 100 ±1 % 30 Сероводород   (H2S) - до 120 ±1 % 30 Метан   (CH4) до 100 - ±3 % 60 Портативный газоанализатор для анализа свалок и загрязненных территорий, который измеряет CH4, CO2, O2, H2S и CO. Прибор GA5000, простой в использовании и калибровке, отличается высочайшей надежностью на рынке и помогает стандартизировать процедуры мониторинга. Измерения: атмосферное давление, относительное давление и температура Метод обнаружения: инфракрасные и электрохимические датчики Скорость потока насоса: 550 мл / мин Искробезопасность: Зона ATEX 1 Ex II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta от -10 до +50C) Время отклика: T90: CH4 ≤ 10 сек, C02 ≤ 10 сек, O2 ≤ 10 сек Источник питания: никель-металлогидридный аккумулятор (не заменяемый) Срок службы аккумулятора: 8 часов от полной зарядки Диапазон температур: от -10 до +75C с дополнительным датчиком Трехлетняя гарантия Интерфейсы подключения к ПК: USB, Bluetooth Степень защиты корпуса: IP65 Газ/   характеристика Диапазон   измерений Погрешность   (абсолютная) Время   установки показаний (с) объемная   доля % Массовая   концентрация мг/м3 Метан   (CH4) до 100 - ±0,7% до 10 Углекислый   газ (CO2) до 100 - ±0,7% до 10 Кислород (О2) до 25 - ±1% до 20 Сероводород   (H2S) до 1 - ±5% до 30 Оксид   углерода (СО) до 0,2 - ±2% до 30 Аммиак   (NH3) до 0,1 - ±10% до 90 Водород   (H2) до 0,1 - ±2,5% до 90 Портативный многоканальный газоанализатор FP-34 непрерывного действия используется для измерения концентрации горючих и токсичных газов и кислорода, в воздухе, на рабочих местах промышленных и городских объектов. Используемые датчики: оптические, электрохимические и полупроводниковые. Прочный корпус из металла Информационный OLED-дисплей Встроенный микронасос и газозаборные штанги для принудительного забора пробы анализируемой среды Функция течеискателя для поиска утечки горючих газов, в т.ч. и из подземных газопроводов (чувствительность 0,0001 об.доли, %) Журнал автоматической регистрация данных (за последние 200 час. работы) Модуль Глонасс, GPS для привязки показаний к координатам местности Длительная работа газоанализатора при низким температурах от встроенной аккумуляторной батареи LiFePO4 Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +50 градусов цельсия) Самотестирование и вывод на дисплее информации о характерных неисправностях прибора Время непрерывной работы, не менее, 30 ч Степень защиты корпуса: IP 20 Диапазон рабочих температур, от -40 до +50 °С Газ/   характеристика Диапазон   измерений Погрешность   (абсолютная) Время   установки показаний (с) Объемная   доля (%) Массовая   концентрация (мг/м3) Метан   (CH4) до 100 - ±2% 30 Пропан   (C3H8) до 100  ±1,5% 30 Углекислый   газ (CO2) до 2,5 - ±2% 30 Кислород (О2) до 30 - ±0,5% 30 Сероводород   (H2S) - до 10 ±2,5мг/м3 30 Оксид   углерода (СО) - до 120 ±7,5мг/м3 30 Портативный многокомпонентный газоанализатор предназначен для измерения и регистрации нескольких газов одновременно и непрерывно (24 часа). Компактный, недорогой и максимально простой в использовании, он обеспечивает продолжительную и надежную работу. Вес прибора 190 г Прибор имеет пыле- и влагозащищённый корпус IP 68 Взрывозащита: 6РО Exial X/0 ExiallСТ4 Температурный диапазон газоанализатора -40 до +50 °С Прибор сохраняет работоспособность при относительной влажности воздуха в пределах от 0 до 95% (без образования конденсата) Время обнаружения прибором загазованности и подача сигнала тревоги не превышает 15 секунд, время установления показаний не превышает 20 секунд В систему аварийной сигнализации прибора входит: Световая сигнализация (моргание светодиодов) Звуковая сигнализация со звуковым давлением 95 дБ; Вибрационная сигнализация Результаты измерения отображаются на жидкокристаллическом дисплее, встроенном в газоанализатор Газ/   характеристика Диапазон   измерений Погрешность   (абсолютная) Время   установки показаний (с) Объемная   доля (%) Массовая   концентрация (мг/м3) Кислород (О2) до 30 - ±0,1% 20 Оксид   углерода (СО) - до 580 ±1% 20 Метан   (CH4) до 100 - ±1% 20 Сероводород   (H2S) - до 141 ±1% 20 OKA-92MT - портативный газоанализатор с цифровым дисплеем, многокомпонентный (1-5 газов одновременно), диффузионный отбор проб (без внутреннего насоса), с внутренним сенсорным блоком или выносным сенсорным блоком с кабелем 6-30 м. Газоанализатор делятся на три основных исполнения: с выносным блоком датчиков на кабеле шесть и более метров; с выносным блоком датчиков «Хоббит-ТВ» во взрывозащищённом исполнении на кабеле шесть и более метров; с оснащённым встроенным блоком сенсором (малогабаритные индивидуальные и персональные). Небольшой вес и компактные размеры. Цифровая индикация результатов измерений на ЖК индикаторе. Встроенная звуковая и световая сигнализация. Электронная установка нуля. Специальная модификация прибора для применения водоканалами и ЖКХ для работы в колодцах различного назначения – с выносным блоком датчиков на кабеле от 6 до 30 метров. Возможность передачи результатов измерений на компьютер при помощи mini-USB кабеля. Возможность изготовления взрывозащищённого исполнения газоанализатора. Наличие индикации разряда аккумулятора. Широкий температурный диапазон эксплуатации прибора (от -40 до +50 °С). Средний полный срок службы прибора – 10 лет. Газ/   характеристика Диапазон   измерений Погрешность   (абсолютная) Время   установки показаний (с) Объемная   доля (%) Массовая   концентрация (мг/м3) Кислород (О2) до 30  ±0,5% 15 Оксид   углерода (СО)  до 120 ±0,5% 15 Углекислый   газ (CO2) до 5  ±0,5% 90 Метан   (CH4) до 50  ±0,5% 15 Сероводород (H2S)  до 30 ±0,5% 15 Газоанализатор – сложное измерительное устройство, в большинстве своём они встречаются с возможностью модификаций для нужд пользователей. Часто, прибор обладает достаточной защищенностью, что позволяет использовать его в неблагоприятных условиях. Портативный газоанализатор — это компактное устройство позволяющее изучать количество составов и концентрации газов. В данный момент, можно найти множество различных вариантов этого устройства, каждая отличается измеряемыми компонентами пределами их концентраций, а также способом измерений. В большинстве своём все портативные газоанализаторы достаточно защищены для разового снятия показаний в неблагоприятных условиях и непригодны для регулярной работы в такое обстановке. Газоанализатор Микросенс (CH4, O2, CO, H2S) GA5000 от Geotech ФП-34 газоанализатор GasAlertMicroClip XL (XT) ОКА-92МТ газоанализатор