Газоанализатор – сложное измерительное устройство, в большинстве своём они встречаются с возможностью модификаций для нужд пользователей. Часто, прибор обладает достаточной защищенностью, что позволяет использовать его в неблагоприятных условиях. Стационарный газоанализатор – это полноценное устройство для мониторинга состояния окружающей среды, чаще всего исполняется со встроенной системой оповещения. Конечно, данное устройство имеет смысл, только при необходимости статичного мониторинга конкретной области. Перед началом обзора важно понимать, что зачастую, существует несколько модификаций для большинства устройств, поэтому показатели основных характеристик (в основном, анализируемые газы и их концентрация) могут изменяться. Сделаем обзор на газоанализаторы для анализа следующих газов: Метан (CH4) 40—60%, Углекислый газ (CO2) 35—45%, Кислород (O2), Азот (N2), Водород (H2), Водяной пар (H2O), Прочие соединения (H2S). Как правило, в типовой канализационной насосной станции (КНС) необходимо измерять 5 основных видов газов: кислород O2; метан CH4; угарный газ CO; сероводород H2S; аммиак NH3. Основные виды исполнения: - БС - газоанализатор со вторичным блоком сигнализации, состоит из выносных измерительных преобразователей (ИП) и блока сигнализации (БС), обеспечивающего их питание, световую сигнализацию и формирование общих релейных сигналов при превышении порогов срабатывания по любому ИП. Каждый ИП соединяется с БС при помощи двужильного экранированного кабеля КСПЭВГ либо аналогичным, образуя измерительный канал. Количество ИП определяется при изначальном заказе и отмечается в паспорте изделия. Общее количество ИП, соединяемых с БС – от 1 до 16.  - БС/И - газоанализатор с цифровой индикацией концентрации измеряемого вещества, состоит из БС со встроенным в него блоком индикации (БИН) и выносных ИП. БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов. В стационарных газоанализаторах серии ЭССА-O2 с числом измерительных каналов больше 8-ми устанавливаются два БИН. - БС/Р - газоанализатор с цифровой индикацией концентрации измеряемого газа и наличием связи с персональным компьютером, состоит из БС со встроенным БИН, ИП и блока сопряжения с компьютером (БСК). Связь с компьютером осуществляется по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол связи Modbus RTU) с помощью программы ЭССА. Один БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи между БС и БСК не превышает 1000 метров. Предусмотрена возможность беспроводной связи (блок БГЕ) с конечным пользователем посредством передачи на его GSM терминал / терминалы (мобильный телефон / телефоны) sms-сообщений в случае превышения порогов срабатывания, установленных на газоанализаторе. - БС/Н - газоанализатор с независимым формированием релейных сигналов для каждого измерительного канала (или групп ИП), состоит из БС, выносных ИП и блоков реле (БР). Каждый БР имеет выходы в виде «сухих» контактов реле, по одному выходу на каждый порог сигнализации для каждого измерительного канала. Один БР обеспечивает работу от 1 до 4 измерительных каналов (групп измерительных каналов). Особенности: отдельная для каждого измерительного канала световая сигнализация превышения измеряемой концентрацией значений, заданных как пороги сигнализации; формирование общих для всех измерительных каналов управляющих релейных сигналов при превышении измеряемой концентрацией значений, заданных как пороги сигнализации; формирование независимых для каждого измерительного канала управляющих релейных сигналов при превышении измеряемой концентрацией значений, заданных как пороги сигнализации, для газоанализаторов исполнений ЭССА БС/Н. Для включения реле достаточно превышения порога срабатывания сигнализации по одному из каналов; отдельная для каждого измерительного канала световая сигнализация неисправности измерительного канала (обрыв либо замыкание измерительного кабеля, неисправность датчика); индикация текущих значений массовой концентрации вещества для газоанализаторов модификаций ЭССА БС/И; регистрация по каждому измерительному каналу фактов превышения измеряемой концентрацией любого из порогов и передача данных внешним устройствам по цифровому интерфейсу RS-485 для газоанализаторов исполнения ЭССА БС/Р. Рабочие условия эксплуатации ИП: температура, °С от -35 до +45; относительная влажность, % от 10 до 95; Гарантийный срок, 18 мес. Подробная информация о технических характеристиках в онлайн таблице. В целом, устройство имеет 16 каналов и может быть дополнено внешними датчиками. Оно предназначено для непрерывного контроля концентрации природного газа в зонах, где может происходить утечка, и для уведомления работников о превышении допустимого содержания компонента в местах, требующих постоянного наблюдения за состоянием газовой среды.  Особенности: суммарное количество датчиков до 16; встроенное световое и звуковое оповещение; комплектуется блоками реле для коммутации исполнительного оборудования; связь с ПК посредством цифрового интерфейса RS-232 (RS-485 по запросу); выносные блоки датчики для КНС имеют исполнение устойчивое к влажной среде; взрывозащищённое исполнение блоков датчиков, с маркировкой взрывозащиты ExibIIBT6 (по запросу); соединение выносных датчиков с блоком индикации схемами: «гирлянда» и «звезда». Подробная информация о технических характеристиках в онлайн таблице. Стационарный промышленный газоанализатор для промышленных процессов серии ГАММА-100 включен в государственный реестр средств измерений в Российской Федерации и поставляется строго со свежей государственной калибровкой. Калибровка проводится один раз в год. Предназначен для автоматического непрерывного измерения одного, двух или трех веществ из следующего перечня: азота (N2), гелия (He), кислорода (O2), водорода (H2), оксида углерода (CO), диоксида серы (SO2), углекислого газа (CO2), метана (CH4), оксида азота (NO), при контроле бинарных или многокомпонентных смесей в различных автоматизированных системах управления технологическими процессами.    Особенности: введение термо- и влагокомпенсации, что значительно повышает стабильность показаний прибора; возможность одновременного измерения до 3-х веществ; единое максимально допустимое влагосодержание и уровень расхода пробы для всех типов датчиков, что позволяет упростить систему пробоподготовки; увеличение межкалибровочного интервала для термокондуктометрического, а также инфракрасного датчика до 30 дней; для термомагнитного до 6 месяцев (для ряда шкал); учёт взаимных влияний измеряемых веществ (для многоканальных газоанализаторов); возможность применения дополнительной оболочки со степенью защиты до IР-65 и подогревом; цифровая обработка сигнала; удобное меню пользователя; цифровые выходы: Ethernet, RS232 и RS485; самодиагностика с выдачей результатов на дисплей; наличие звуковой сигнализации; два программируемых порога (на повышение либо понижение); мощные пороговые реле 250 В, 2,5 А. Подробная информация о технических характеристиках в онлайн таблице. Газоанализатор «ХОББИТ-Т» используется для контроля нормальной объемной доли кислорода, а также предупреждения опасной газификации среды КНС легковоспламеняющимися газами, сероводородом, горючим газом, аммиаком и другими опасными биогазами, которые образуются в результате брожения и разложения органических веществ. Он также следит за взрывоопасными и токсичными газами, которые накапливаются во время аварийных или несанкционированных выбросов нефтепродуктов или вредных химических веществ в канализационную систему. Газоанализатор ХОББИТ-Т для канализационных насосных станций имеет нагретые, осушенные газочувствительные детекторы (для удаления из них конденсата) и стационарные многоканальные датчики (до 16 измерительных каналов), автоматические приборы непрерывного газоанализа с диффузным отбором проб (без встроенного насоса). На канализационных насосных станциях обычно необходимо измерять с помощью газоанализатора пять основных газов: сероводород (H2S), аммиак (NH3), метан (CH4), кислород (O2) и горючий газ (CO). Эти газы являются взрывоопасными или токсичными, поэтому их обязательно необходимо контролировать. В дополнение к основным газам, могут быть измерены и другие газы, в зависимости от конкретных условий и требований заказчика. Газоанализаторы ХОББИТ-Т обладают высокой надёжностью, простотой в использовании и технической надёжностью. Они могут использоваться как в условиях нормальной эксплуатации, так и в экстренных ситуациях.Они могут также применяться для мониторинга качества воздуха в помещениях с высокими требованиями к охране труда и окружающей среды. Особенности: общее количество выносных блоков датчиков до 16 (в любых сочетаниях газов и количества датчиков, но не более 16 в сумме); возможность соединения выносных блоков датчиков с блоком индикации «гирляндой» и «звездой»; встроенная светозвуковая сигнализация; по отдельному заказу есть возможность снабжения газоанализатора взрывозащищёнными выносными блоками датчиков ХОББИТ-ТВ с блоком искрозащиты; комплектуется блоками реле для коммутации исполнительного оборудования (клапаны, вентиляционные устройства, световые и звуковые оповещатели); связь с ПК посредством цифрового интерфейса RS232 или RS485; сенсоры газоанализатора имеют подогреваемый вид, устойчивый к конденсату и агрессивной среде; газоанализатор имеет токовый и релейный выход для управления внешними устройствами – включением аварийной вентиляции, сирены, клапана и других устройств. Подробная информация о технических характеристиках в онлайн таблице. Выпускаются следующие модификации данного газоанализатора: 1.    ЭССА-М исполнение ЭССА-М/3 газоанализаторы многоканальные с фотоионизационными измерительными преобразователями. Данная модель газоанализатора является аналогом стационарных газоанализаторов КОЛИОН-1В-01С и применяются для анализа концентрации паров углеводородов нефти и нефтепродуктов (кроме метана, этана и пропана), органических растворителей, этилмеркаптана, непредельных углеводородов, алифатических, ароматических и спиртов (кроме метанола), аммиака и других веществ и паров в воздухе рабочей зоны. 2.       Исполнение МБ (моноблочное). Данное исполнение имеют следующие модификации газоанализаторов: ЭССА-CO исп. МБ, которая состоит из блока измерения и сигнализации (БИС) со встроенным в него электрохимическим датчиком на угарный газ (CO); ЭССА-CO-CH4/1 исп. МБ и ЭССА-CO-CH4/2 исп. МБ для детектирования природного газа (метана) и угарного газа, а также некоторых других горючих газов. Газоанализаторы ЭССА-СО-СН4/N (где N – 1 или 2) исполнения МБ состоят из блока измерения и сигнализации БИС со встроенным в него электрохимическим датчиком контроля оксида углерода и одного выносного или двух выносных блоков датчиков CH4, которые соединяются с блоком измерения и сигнализации БИС экранированным кабелем КСПЭВГ либо аналогичным с числом жил не менее 3-х. 3.       Исполнения БС/(И)/(Р)/(Н) с выносными измерительными преобразователями (ИП): - БС - газоанализаторы ЭССА с блоком сигнализации, состоят из ИП, которые размещаются в контролируемом помещении и блока сигнализации (БС), обеспечивающим электрическое питание выносных датчиков (ИП), световую сигнализацию и выдачу управляющих релейных сигналов на устройства исполнительного назначения. Каждый ИП связан с БС экранированным кабелем КСПЭВГ или аналогичным по характеристикам. Кабель для газоанализаторов ЭССА может поставляться по дополнительному заказу. Общее количество измерительных преобразователей, которые соединяются с блоком сигнализации, составляет от 1 до 16. С БС могут соединяться выносные датчики различного метода измерения и для разных измеряемых газов; - И - с цифровой индикацией измеряемой концентрации. Газоанализаторы состоят из ИП и БС со встроенным блоком индикации (БИН). БИН поддерживает от 1 до 8 каналов измерения. В газоанализаторах с количеством каналов больше 8ми применяются два блока БИН; - Р - с цифровой индикацией (экраном) концентрации контролируемых газов и связью с ПК по цифровому каналу RS-485 либо RS-232. Газоанализаторы состоят из ИП, БС со встроенным БИН и блока сопряжения с персональным компьютером (БСК). Один БСК поддерживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи между БС и БСК не будет превышать 1000 метров; - Н - газоанализаторы с независимым формированием релейных управляющих сигналов для каждого измерительного преобразователя. Газоанализаторы состоят из ИП, БС и блока реле (БР); один БР обеспечивает работу от 1 до 4 каналов измерения. 4.       Исполнение РК – газоанализаторы с беспроводной передачей данных радиомодемом в диапазоне частот 433,1–434,7 МГц. Газоанализаторы исполнения БС/РК состоят из ИП, блока сигнализации БС и блока отображения информации БОИП, оснащённого приёмным устройством. БОИП поддерживает от 1 до 8 газоанализаторов ЭССА исполнения БС с числом выносных преобразователей до 8ми и до 4ёх газоанализаторов ЭССА исполнения БС с количество выносных датчиков (ИП) от 9 до 16. Особенности: индивидуальная для каждого канала измерения (ИП) световая сигнализация при превышении установленных порогов массовых концентраций газов; создание общих для всех измерительных каналов выходных сигналов реле при превышении заранее установленных порогов сигнализации измеряемых газов; отдельная для каждого ИП световая сигнализация неисправности канала измерения (обрыв или замыкание измерительного кабеля, неисправность измерительного преобразователя) – для исполнения БС; создание независимых для каждого ИП управляющих сигналов реле при превышении установленных порогов сигнализации - для исполнения Н; измерение массовой концентрации газа с помощью электрохимического датчика (ячейки), установленного в ИП, или термокаталитического сенсора; передача полученных значений к переносному блоку регистрации по радиоканалу – для исполнения РК; индикация значений массовой концентрации измеряемых компонентов в режиме реального времени для всех каналов – для исполнения И; запись по каждому каналу измерения (измерительному преобразователю) фактов превышения измеряемой концентрацией любого из порогов и передача данных внешним устройствам по цифровому выходу RS-232 для исполнения Р; Срок службы - 6 лет; Температура окружающей среды, °С: БИС, БС, БР, БОИП от 0 до +45; ИП от -30 до +45. Подробная информация о технических характеристиках в онлайн таблице. ЭССА для КНС ЭССА ХОББИТ-Т-CH4 ГАММА-100 Руководство по эксплуатации газоанализатора Хоббит-Т