В постоянно изменяющемся мире дозиметр является не только способом утолить любопытство и поймать на мушку хоть немного веселых Зивертов, но и способом обнаружения вполне реальных угроз.  От проверки “любопытной старинной штуковины” из дедовского гаража, до отслеживания радиоактивного фона в зонах расположения АЭС, от обеспечения безопасности при вылазке в заброшки до мониторинга глобальных и локальных техногенных катастроф.   Нетленной классикой Хабра является цикл статей “Дозиметр для Серёжи”. В этом материале много истории, теории и хардовой (если не сказать “крафтовой”) сборки. Мы респектуем автору, и Сереже тоже. Но ставим перед собой другую, более практическую задачу -  собрать дешёвый, функциональный и удобный дозиметр из готовых компонентов. В качестве основных элементов будут использованы Wemos D1 и модуль RadSens (ардуино-дозиметр на базе трубки Гейгера СБМ-20).  RadSensor (таково гордое имя нашего детектора) берет лучшее от прошлых проектов, а также учитывает их ошибки и расширяет функционал счетчика, в частности: увеличено время автономной работы; реализован функционал аудиоотклика; повышена эргономичность и универсальность корпуса; проект в целом упрощен и избавлен от “крафта” Не устаем повторять, что основной критерий успеха материала - наличие удачных повторов и ремейков проекта со стороны маленьких электронщиков-школьников, бесшабашных туристов-студентов, а также практичных грибников-родителей. Перед тем как листать дальше настоятельно рекомендуем ознакомиться с легендарным материалом (https://habr.com/ru/post/471236/). Краткая история и матчасть сами себя не прочитают ;)  Ознакомились? Отлично, тогда приступим! Шутейки иссякли. Далее вас ждет сухая пошаговая инструкция по сборке устройства от закупки компонентов до кода и тестирования. Плата разработки Wemos D1, от 117 руб. на Али Модуль дозиметра RadSens, от 4550 руб. на Али / Озоне OLED-экран 1.3” с I2C, от 161 руб на Али  Пассивный пьезоизлучатель, от 48.5 руб. на Али  Плата заряда TP4056, от 25 руб. на Али Аккумулятор 18650, от 210 руб. на Али Бокс одинарный для 18650 аккумулятора, от 19 руб. на Али  Макетная плата 7*3 см, от 17 руб. на Али  Выключатель KCD-01, от 64 руб. за 10 шт на Али Разъём XH-2.54 с обжатыми проводами, от 66 руб. за две пары на Али     Резисторы номиналами 220 и 100 кОм Винты/саморезы с диаметром резьбы 3 и 2.5 мм Корпус, изготовленный на 3d-принтере - о нем ниже Общая стоимость компонентов ~5500 рублей. Цена сравнима с древними дозиметрами советской или китайской разработки. Аналогичное, но современное решение на Озоне обходится уже в 7-9 тысяч рублей. Соединения показаны ниже на схеме. Особенности сборки:  В верхней части макетной платы располагается Wemos (2 пина от края) и OLED (2 пина от края). Внизу макетки установлены: зарядкаTP4056 (Type-C сдвинут максимально близко к краю платы, но не вылезает за её пределы) и пьезоизлучатель (любая удобная позиция). Выключатель стоит на разрыве плюсового выходного пина контроллера заряда. Если подключить его на разрыв плюсового провода батареи, то контроллер заряда будет уходить в защиту, это ведёт к некорректной работе устройства. Для расчёта и вывода остатка заряда батареи используется АЦП (пин А0). Для его правильной работы необходимо понизить напряжение с помощью делителя нпряжения. Подробнее о нем вы можете прочитать в статье о сборке анемометра (https://habr.com/ru/post/676348/). В результате должно получиться подобное устройство. Рекомендуем заизолировать контакты на лицевой стороне платы. Это одна из возможных способов собрать её, поэтому мы приветствуем критику и предложения :)     Мы постарались создать максимально удобный для печати, сборки и эксплуатации корпус. На углу предусмотрена проушина диаметром 3 мм под шнурок или брелок. Под трубкой Гейгера сделаны прорези для возможности детекции альфа-частиц, сделаны отверстия под пьезоизлучатель. Посадочные места дозиметра адаптированы под длинную и короткую версии модуля RadSens. Кнопка включения утоплена и защищена от случайных нажатий На крышке предусмотрены посадочное место для OLED-экрана для предотвращения западания, добавлены боковые стенки для увеличения жёсткости корпуса Модель адаптирована под 3d-печать, подобрана нормальная толщина стенки, минимизировано число поддержек Найти модели корпуса (stl и step-файлы) вы можете в нашем GitHub.    Для проекта использован слегка доработанный код из нашей предыдущей статьи "Народная дозиметрия". Нововведения: добавлен звук приветствия при включении устройства; добавлена индикация заряда; реализовано предупреждение при превышении порога интенсивности излучения. Для работы с OLED-экраном используется библиотека Алекса Гавера GyverOled. Вы также можете найти код в примерах библиотеки RadSens на GitHub. Для придания большей компактности мы свели к минимуму свободное пространство внутри корпуса. Поэтому необходимо придерживаться простого алгоритма сборки. Устанавливаем бокс для 18650 с помощью винта диаметром 3х7 мм и вставляем выключатель в отверстие с торца, подпаиваем к нему провода для разрыва линии +OUT контроллера заряда. Припаиваем провода от бокса к соответствующим выходам контроллера заряда, провода от выключателя – в разрыв между +OUT и плюсовыми контактами потребителей. Затем подключаем два шлейфа для дозиметра и экрана, выводим их и закрепляем корпус на три винта 2.5х7 мм. После вставляем батарею в бокс. Подключаем модуль RadSens через коннектор и закрепляем его винтам 2.5х7 мм. Закрепляем экран винтами 2.5х5 мм и подключаем его. Закрепляем крышку винтами 3х5 мм. Как и в предыдущих статьях мы проводим тестирование на сульфате калия. Если у вас в тумбочке завалялся кусок урана - можете использовать его, но помните о мерах безопасности. В рамках материала мы описали только базу дозиметра. Проект можно и нужно развивать: создать приложуху для сбора и записи статистики на телефон, интегрировать с Народным Мониторингом, добавить функции фонарика, датчика температуры и лазерной сабли. Пожалуйста, выбирайте задачку по себе, предлагайте новые идеи и помогайте нам. Наш же новый челендж - автономный дозиметр, работающий от солнечной батареи и передающий данные по модему на Нармон. Ждите, скоро на просторах хабра... Также мы планируем провести в Москве несколько мастер-классов по сборке дозиметров и прочих проектов. Если DIY-электроника для Вас в новинку, но очень хочется попробовать - присоединяйтесь к сообществу ClimateGuard, ловите объявления и приходите к нам в гости на Электрозавод (МЭЛЗ). Пользуясь случаем команда инженеров ClimateGuard передает благодарности и респекты: бессменному (и бессмертному, Илюха выздоравливай!) автору Илье Радченко (@octopoly)  за подготовку материала; Алексу Гаверу (@AlexGyver) за прекрасную библиотеку GyverOLED; магазину Амперкот за предоставленные компоненты и желание создавать крутые и полезные образовательные наборы; сообществу, поддерживающему проекты и участвующему в нашей жизни; ...и конечно же вам, дорогие читатели, за уделенные время и интерес к статье!  Давайте сплачиваться и нести DIY в массы!