Логгер – это датчик, отслеживающий температурные режимы и записывающий их во внутреннюю память, специальное устройство, ориентированное не только на измерения, но и на дальнейшую обработку, запись и документирование информации. Конструкции могут различаться, но в большинстве случаев это компактные портативные или стационарные устройства. В основе - цифровая начинка с обрабатывающим поступающие данных микропроцессором. Он состоит из небольшого корпуса, дополненного дисплеем и органами управления. Важной частью устройства является чувствительный элемент, своеобразный датчик, улавливающий характеристики микроклимата. Оттуда данные отправляются на узлы обработки и отображаются пользователю на экранах. Логгеры, как и любое другое измерительное устройство характеризуется диапазоном измерений. Важно понимать, что чем шире диапазон, тем выше шанс погрешности данных. Обычно средний диапазон температур от -40 до 90 °С. При этом шаг шкалы измерения -оно же разрешение, составляет обычно 0,5 °С. Очень важно в построении сети LoRaWAN предусмотреть месторасположение оконечных устройств, это позволит определить необходимый способ питания и уровень защищенности.  Поскольку кабельное подключение не всегда возможно, большинство датчиков оснащены возможностью беспроводного питания. В этом случае, необходимо учитывать влияние внешней среды на аккумуляторы так, например, датчик в условиях сурового холода может разрядиться спустя весьма короткий промежуток времени. Если вернутся к защищенности, то тут нам помогает стандарт IP, который отображает уровень защищенности электроприборов от пыли и влаги. К основным характеристикам датчиков можно также отнести скорость передачи данных и общую потребляемую мощность. Здесь всё просто, в первом случае – чем больше, тем лучше, во втором - наоборот. Сделаем обзор на логгеры, которые предлагает российский рынок Датчик предназначен для длительного автономного сбора и хранения данных о контролируемых средах (воздух, газы, жидкости, сыпучие материалы, продукты питания). Температура измеряется с помощью двух термисторов, внешнего датчика, подключенного к термологгеру, и встроенного внешнего терморезистора. Значения температуры архивируются в памяти устройства с привязкой ко времени, и как только появится стабильное соединение с сетью LoRaWAN, архивированные данные будут загружены в сеть. Аккумулятор емкостью 6400 мАч обеспечивает длительное время автономной работы. Термологгер Вега TL-11 можно использовать в системах, не имеющих возможности быстрой передачи данных в сеть и требующих длительного контроля температуры, например, при перевозке скоропортящихся грузов или когда требуются контролируемые условия перевозки. Попутно устройство записывает значения температуры продукта в свою память, а по достижении пункта назначения загружает сохраненные данные в свою сеть LoRaWAN. Характеристики: Питание батарейное от встроенной батареи Частотные планы RU868, EU868, KZ865 - по умолчанию Частотные планы IN865, AS923, AU915, KR920, US915 - опция заказа Возможность задания произвольного частотного плана (на основе EU868) Объем памяти для накопления пакетов 1300 записей (1275 для прошивки АМ) Привязка показаний ко времени по внутренним часам Период сбора данных - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12, 24 часа Период выхода на связь - раз в 5, 15, 30 минут, 1, 6, 12, 24 часа Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) Поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается) Способ активации OTAA, ABP (настраивается) Два режима работы «Активный» и «Склад» Выход на связь при срабатывании датчика вскрытия Измерение заряда встроенной батареи Настройка через USB-интерфейс с помощью Vega LoRaWAN Configurator ICB718B4 — это термисторный датчик с 4 входами, используемый в основном для измерения температуры. Собирает данные и отправляйте их на шлюз через LoRaWAN. Полностью совместим с протоколом LoRaWAN. Работает в диапазоне EU868. Характеристики: Входная мощность: 2 литиевые батарейки АА 3,6 В ER14505 (3,6 В 2400 мАч/шт.) Размер: Основной корпус: Длина: 112 мм*Ширина: 65 мм*Высота: 28,8 мм Длина провода термистора: 1 м Диапазон температуры окружающей среды от -20 до 55°C Диапазон измерения температуры среды от -50°C до 200°C Степень защиты IP67 (Основной корпус) Датчик температуры и влажности LoRaWAN содержит емкостный чувствительный элемент влажности и высокоточный датчик температуры, подключенный к высокопроизводительному микропроцессору. Сенсор отличается высоким качеством и быстрым откликом. Каждый датчик калибруется на специальном оборудовании. Калибровочные коэффициенты сохраняются в микропроцессоре и вызываются преобразователем во время регистрации сигнала. Небольшой размер датчика, низкое энергопотребление и большая дальность связи делают его идеальным для использования в сетях передачи IoT. Характеристики: Процессор ARM 32bit-Cortex-M3 kernel, основная частота: 32MHz. Скорость передачи данных: 300bps～5.4Kbps. Рабочая частота: 863MHz~870MHz Поддержка: LoRaWAN и P2P Максимальная передаваемая мощность: 17 дБм Чувствительность: Rx -140 дБм Общая потребляемая мощность: 5mW Тип батареи: 3.6V/2700mAh Рабочая температура: -10 ℃ ~ 55 ℃ Рабочая влажность: 10% ~ 90% Электропитание: Встроенная батарея Состояние передачи: 110 мА Габаритные размеры: 200мм*120мм*42мм Корпус: IP67 Этот датчик измеряет температуру в холодильных и климатических камерах в агропродовольственном и транспортном секторах. Передача данных осуществляется через его сеть LoRaWAN. При возникновении тревоги температура будет немедленно отправлена на удаленный сервер. Датчик температуры прост в использовании, действие основано на магнитном переключателе и соответствующем светодиодном индикаторе для включения/выключения датчика. Данные о температуре можно хранить локально, объединять, сжимать и отправлять по сети LoRaWAN. Эта технология передачи значительно сокращает объем передаваемых данных, тем самым увеличивая автономию датчиков и снижая стоимость подписки. Емкость памяти датчика позволяет хранить данные локально в течение 30 дней на основе одного измерения в час. Применение: холодильники, морозильники, авторефрижераторы, рефрижераторные контейнеры. Характеристики: История и хранение данных: память на 30 дней при измерении каждые 60 минут Диапазон измеряемой температуры: -30 ° C до+ 35 ° C Погрешность:  +/- 1 ° C в диапазоне температур от -30 ° C до + 5 ° C +/- 0,5 ° C в температурном диапазоне от + 5 ° C до + 35 ° C Разрешение: 0,1 ° C Источник питания: 3,6 В / 3600 мАч литиевая батарея Кабель: 5м Частота (МГц): 863–870 Мощность передачи (дБм): +14 Чувствительность приемника (дБм): -140 Циклы измерения: 15-минутная настройка по умолчанию, перепрограммируемая с удаленного сервера Циклы передачи: 60-минутная настройка по умолчанию, перепрограммируемая с удаленного сервера Сжатие данных: да (дифференциальное кодирование) или нет Способ активации: активация посредством персонализации (ABP) переадресация (OTAA) Шифрование данных: AES128 Передача напряжения аккумулятора: настройка каждые 7 дней по умолчанию, перепрограммируемая с удаленного сервера Автономность работы: в диапазоне температур от + 10 ° C до + 25 ° C> 7 лет Сжатие данных для пакетного отчета: есть Класс устройства: A Монтаж: на двусторонний клей Корпус: IP66 Огнезащита: UL94-V0BH Размеры: 100x100x25 мм Рабочая температура (° C): от -40 ° C до + 40 ° Температура хранения: от + 10 ° C до + 30 ° C; + 20% rH / + 60% rH LW002-TH — это передовой технический датчик влажности и температуры, который эффективен и удобен для измерения как температуры, так и влажности. В отличие от современных датчиков температуры и влажности, он имеет встроенный блок питания на 8000 мАч и незаряжаемый аккумулятор. Устройство LW002-TH имеет широкий спектр применения и приложений, поскольку оно подходит для внутренней и внешней среды. Характеристики: Источник питания: 4000Аккумулятор мАч, не заряжаемый Рабочий ток: Макс.150 мА при 20 дБм Отслеживание движения: Встроенный 9 осевой акселерометр MPU-9250 Режим позиционирования: GPS LoRa Диапазон: Вплоть до 4 км (на открытой местности) Tx Power: максимум 19 дБм Чувствительность: -142.5дБм при SF12 300 бит / с Рабочая Температура: -40℃ ~ + 70 ℃ Влажность при эксплуатации: 10%~ 90% Корпус: IP65 ICB718AB в основном используется для измерения температуры и влажности. Полностью совместимый с протоколом LoRaWAN, он собирает данные и отправляет их на шлюз через LoRaWAN. Работает в диапазоне EU868. Характеристики: Входная мощность: 2 литиевые батарейки АА 3,6 В ER14505 (3,6 В 2400 мАч/шт.) Рабочий режим: 6,3 мА @3,3 В Порог низкого напряжения: 3,2 В Ток в режиме передачи (макс.): 120 мА@3,3 В Ток в режиме приема (макс.): 11 мА @3,3 В Размер:  Основной корпус: Длина: 112 мм*Ширина: 65 мм*Высота: 28,8 мм  Размер крышки датчика: D: 16 мм*E: 34,5 мм, Вес: 141 г Диапазон температуры окружающей среды: от -20°C до 55°C Диапазон влажности окружающей среды: <90% относительной влажности (без конденсации) Диапазон измерения температуры: от -20°C до 55°C Диапазон измерения влажности: от 10% относительной влажности до ~90% относительной влажности Степень защиты IP: IP64 ICB0715 предназначен для контроля качества воздуха в помещении (IAQ), температуры, влажности и уровня CO2 на основе беспроводной связи LoRa. Связь полностью совместима с протоколом LoRaWAN (класс A). Характеристики: Входная мощность: 12 В–/1 А Рабочий ток: 40 мА (RX), 80 мА (TX) Датчик CO2 Рабочее напряжение: от 4,5 В– до 5,5 В– Рабочий ток: <85 мА Точность: +/-{значение}) Диапазон: 0-5000 ч.н.м. Время разогрева: 3 мин Время ответа: T <90 с Выход: PWM UART Датчик SHT-30 T/H Рабочее напряжение: +3.,3 В Диапазон температуры: от -20°C до +40 Точность измерения температуры: +/-0,8°C Диапазон влажности: от 10% относительной влажности до 90% относительной влажности Точность измерения влажности: +/-4% относительной влажности @25°C Сравним логгеры по следующим характеристикам: Диапазон температур Рабочая температура Уровень защищенности Энергопотребление Объём встроенных аккумуляторов Датчик Диапазон измеряемых температур Рабочая температура Уровень защищенности   Энергопотребление   Объём встроенных аккумуляторов Вега ТЛ-11 -55…+100 °С -40…+85 °С IP67 25 мВт 6400 мАч ICB718B4 -50°C до 200°C -20 до 55°C IP67   4800 мАч ICB103 -10 ℃ ~ 55 ℃   IP67 5 мВт 2700mAh Датчик компании «ICBCOM» -30 ° C до+ 35 ° C -40 ° C до + 40 ° IP 66   3600 мАч LW002-TH -40℃ ~ + 70 ℃   IP65   4000 мАч ICB718AB от -20°C до 55°C от -20°C до 55°C IP64   4800 мАч ICB0715 от -20°C до +40         Практика использования логгеров показала, что их ценность как индикаторов контроля параметров микроклимата может быть выше, чем у альтернативных приборов. Даже специализированные станции уступают им по некоторым эксплуатационным характеристикам. При этом основное преимущество датчиков температуры в некоторых случаях может заключаться не в точности и диапазоне измерений, а в средствах постобработки. Устройство подготавливает записанную информацию для дальнейшего использования. Такой подход освобождает оператора от лишней работы по регистрации информации и в целом оптимизирует систему управления микроклиматом. Беспроводной датчик температуры с 4 входами ICB718В4 Термологгер Вега ТЛ-11. Руководство пользователя Датчик температуры/влажности «ДТВ-03». Руководство по эксплуатации ICB103 Датчик температуры и влажности LoRaWAN Датчик температуры ICBCOM  LW002-TH датчик температуры и влажности LoRaWAN ICB220-01 Датчик температуры клеящегося типа Датчик атмосферной температуры, влажности и давления ICB330-01. Руководство по эксплуатации ICB310-01 PT100/PT1000 Датчик атмосферной температуры Беспроводной датчик температуры и влажности ICB718AB Беспроводной датчик CO2/Температуры/Влажности ICB0715