1  
Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontrolls författningssamling 
 
ISSN 1400-4682 
 
Utgivare: Anette Arveståhl 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls f öreskrifter 
om värmeenergimätare 
 
Beslutade den 1 september 2022 
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (S wedac) föreskriver 1 
följande med stöd av 4 § förordningen (1993:1066) o m måttenheter, 
mätningar och mätdon och 7 § förordningen (1994:99)  om vatten- och 
värmemätare. 
  
 
Tillämpningsområde  
 
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om värme energimätare 
som 
 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggs märkning, 
 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruk-
tagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 
 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstr ationer och liknande 
evenemang. 
 Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagan de av värmeenergi-
mätare för användning för vissa särskilt angivna än damål. 
 
Definitioner 
 
2 § I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 1 kap. 5 § STAFS 2016:1 2 om mätinstrument. Dessutom avses i dessa 
föreskrifter med 
 1. delenhet : flödesgivare, temperaturgivarpar eller integrerin gsverk, 
 2. värmeenergimätare : instrument som är utformat för mätning av 
värmeenergi, som i en värmeväxlarkrets avges av en värmebärande vätska; 
en värmeenergimätare är antingen ett komplett instr ument eller ett 
kombinerat instrument bestående av delenheterna flö desgivare, 
temperaturgivarpar samt integreringsverk, eller en kombination av dessa, 
 3.  : värmebärarens temperatur, 
 
                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32 /EU av den 26 februari 2014 om harmoni-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhand ahållande på marknaden av mätinstrument, i 
lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv ( EU) 2015/13, samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 o m energieffektivitet, om ändring av 
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphäv ande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets oc h rådets direktiv (EU) 2019/944. Se även 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15 35 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskr ifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster. 
2 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. STAFS 2022:5 
Publicerad 
den 7 september 2022 

 
 STAFS 2022:5 
2  
 4. in : värdet på  vid värmeväxlarkretsens framledning, 
 5. ut : värdet på  vid värmeväxlarkretsens returledning, 
 6.  : temperaturdifferensen in  – ut  med  ≥ 0, 
 7. max : övre värdegräns på  vid vilken värmeenergimätaren ska fungera 
korrekt inom största tillåtna fel, 
 8. min : undre värdegräns på  vid vilken värmeenergimätaren ska 
fungera korrekt inom största tillåtna fel, 
 9. max : övre värdegräns på  vid vilken värmeenergimätaren ska 
fungera korrekt inom största tillåtna fel, 
 10. min : undre värdegräns på  vid vilken värmeenergimätaren ska 
fungera korrekt inom största tillåtna fel, 
 11. q: värmebärarens flödeshastighet, 
 12. qs: det största värde på q som är tillåtet under kort a tidsperioder för 
att värmeenergimätaren ska fungera korrekt, 
 13. qp: det största värde på q som är permanent tillåtet för att värme-
energimätaren ska fungera korrekt, 
 14. qi: det minsta värde på q som är tillåtet för att vär meenergimätaren 
ska fungera korrekt,  
 15. P: värmeeffekten från värmeutbytet, och 
 16. Ps: övre gräns för P som är tillåten för att värmeene rgimätaren ska 
fungera korrekt. 
 
Krav på värmeenergimätare 
 
3 § För att en värmeenergimätare med en prestanda som g ör att den i första 
hand är anpassad för mätning i bostäder, lokaler fö r kommersiellt ändamål 
samt lätt industri ska få förses med CE-märkning oc h metrologisk 
tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§ STAFS 2016: 1 om mätinstrument, 
ska mätaren uppfylla kraven i 
 1. bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument, oc h 
 2. bilagan till dessa föreskrifter.  
 
4 §  En värmeenergimätare ska, om inte undantaget i 6 § tillämpas,  vara 
försedd med CE-märkning och metrologisk tilläggsmär kning  om den släpps 
ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden f ör ibruktagande för 
mätning av mängden levererad värmeenergi 
 1. om det finns en skyldighet att mäta enligt fjär rvärmelagen (2008:263), 
eller 
 2. till lägenheter inom en byggnad, om det finns e n skyldighet att se till 
att mätning ska kunna ske enligt lagen (2022:333) o m energimätning i 
byggnader. 
 Den ska dessutom  
 1. vara minst av noggrannhetsklass 2 för mätning s om avses i första 
stycket 1 för andra ändamål än leverans till bostäd er, 
 2. klara de temperatur- och fuktförhållanden i vil ka den avses användas, 
dock åtminstone 
 a) en övre temperatur på 55 °C, och 
 b) om den avsedda placeringen är öppen, kondensera nde luftfuktighet och 
en undre temperatur på -25 °C. 
 
 
 
 
 STAFS 2022:5 
3  
5 § Värmeenergimätaren ska, om inte undantaget i 6 § ti llämpas, ha 
genomgått något av följande förfaranden för bedömni ng av överens-
stämmelse, som de beskrivs i bilagorna B, D, F och H1 till STAFS 2016:1 
om mätinstrument.  
 1. B + D.  
 2. B + F. 
 3. H1. 
 
6 §  Kraven i 4 och 5 §§ behöver inte vara uppfyllda f ör en värme-
energimätare som släpps ut på marknaden eller tillh andahålls på marknaden 
för ibruktagande för mätning av mängden levererad v ärmeenergi för det 
ändamål som anges i 4 § första stycket 1 om den 
 1. ska användas i en leveranspunkt för andra slutk under än sådana som 
avser bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål sa mt lätt industri, 
 2.  uppfyller minst de krav avseende största tillå tna relativa fel som anges 
i punkterna 3 och 7.1 – 7.3 i bilagan, 
 3. är minst av noggrannhetsklass 2, 
 4. klarar de temperatur- och fuktförhållanden i vi lka den avses användas, 
och 
 5. är spårbart utvärderad vad gäller största tillå tna relativa fel med 
tillhörande mätosäkerhet och utvärderingen är dokum enterad i ett 
provningsprotokoll, kalibreringsbevis eller motsvar ande handling. 
 
7 § Krav på delenheter får tillämpas på delenheter som  tillverkats av 
samma eller av olika tillverkare. Då en värmeenergi mätare består av 
delenheter gäller samma krav på delenheterna som på  mätaren när detta är 
lämpligt. 
 
8 § En värmeenergimätare, som inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter, 
får visas på mässor och utställningar, vid demonstr ationer och liknande 
evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att värmeenergi-
mätaren inte uppfyller kraven och att den inte får tillhandahållas på 
marknaden eller tas i bruk för de ändamål som anges  i 4 § första stycket 
förrän den uppfyller kraven. 
 
Ibruktagande av en värmeenergimätare 
 
9 § Den som tar i bruk en värmeenergimätare för de änd amål som anges i 
4 § första stycket ska använda en värmeenergimätare  som uppfyller kraven 
i 4 §. Den som tar i bruk en värmeenergimätare för det ändamål och den 
användning som avses i 6 § får i stället använda en  värmeenergimätare som 
uppfyller kraven i den paragrafen. 
 
10 § Den som tar i bruk en värmeenergimätare för de änd amål som anges i 
4 § första stycket ska se till att mätaren är lämpl ig för de driftförhållanden 
som kan förutses. Detta gäller särskilt värmebärare ns temperatur, tryck, 
flödesområde samt värmeeffekt enligt punkt 1.1–1.4 i bilagan. 
  
 
 STAFS 2022:5 
4  
Övrigt 
 
11 § Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särsk ilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 
__________ 
 
 1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2022.  
 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskri fter (STAFS 2016:5) 
om värmeenergimätare.  
 3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006:8  om värmemätare    
eller STAFS 2016:5 om värmeenergimätare ska vara gi ltiga enligt den 
nya författningen. 
 
På Swedacs vägnar 
 
ULF HAMMARSTRÖM 
   Mikael Schmidt 
 
 
 
 
  
 
 STAFS 2022:5 
5 Bilaga 
 
Särskilda krav på värmeenergimätare 
 
1. Nominella driftsförhållanden  
 
Värdena för nominella driftsförhållanden ska specif iceras av tillverkaren 
enligt följande. 
 
1.1 För värmebärarens temperatur: max , min , 
För temperaturdifferenser: max , min , där max /min   10, min  = 3 K, 
5 K eller 10 K. 
 
1.2 För värmebärarens tryck: Det största positiva i nre tryck som mätaren  
klarar permanent, vid temperaturens övre gräns. 
 
1.3 För värmebärarens flödesområde: q s, q p, q i, där q p/q i ≥10. 
 
1.4 För värmeeffekten: P s. 
 
2. Noggrannhetsklasser  
 
Följande noggrannhetsklasser är fastställda för vär meenergimätare: 1, 2 och 
3. 
 
3. Största tillåtna fel vad avser kompletta värmeenerg imätare  
 
Vad avser kompletta värmeenergimätare är största ti llåtna relativa fel, 
uttryckta i procent av det sanna värdet, för varje noggrannhetsklass följande. 
 1. Klass 1: E = E f + E t + E c, med E f,  Et,  Ec enligt punkt 7.1–7.3. 
 2. Klass 2: E = E f + E t + E c, med E f,  Et,  Ec enligt punkt 7.1–7.3. 
 3. Klass 3: E = E f + E t + E c, med E f,  Et,  Ec enligt punkt 7.1–7.3. 
Den kompletta värmeenergimätaren får inte utnyttja de största tillåtna 
felen eller systematiskt gynna någon part.  
 
4. Tillåtna elektromagnetiska störningsinfluenser  
 
4.1 Instrumentet får inte påverkas av statiska magn etfält eller av elektro- 
magnetiska fält, med nätfrekvens. 
 
4.2 Influensen av elektromagnetiska störningar ska vara sådan att föränd-
ringen i mätresultatet inte överskrider det kritisk a avvikelsevärde enligt 
punkt 4.3, eller att presentationen av mätresultate t är sådant att det inte kan 
tolkas som ett giltigt mätresultat. 
 
4.3 Det kritiska avvikelsevärdet för en komplett vä rmeenergimätare utgör 
det absoluta värdet för det största tillåtna fel so m är tillämpligt på den 
värmeenergimätaren (se punkt 3). 
 
5. Hållbarhet  
 
Efter det att en lämplig provning genomförts, där h änsyn tagits till den tid 
som tillverkaren uppskattat, ska följande kriterier  uppfyllas. 
 
5.1 Flödesgivare: variationen i mätresultatet efter  hållbarhetsprovet får, i 
förhållande till det initiala mätresultatet, inte ö verskrida det kritiska 
avvikelsevärdet. 
 
5.2 Temperaturgivare: variationen i mätresultatet e fter hållbarhetsprovet 
får, i förhållande till det initiala mätresultatet,  inte överskrida 0,1°C. 
 
 STAFS 2022:5 
6  
6. Märkning på en värmeenergimätare 
 
 1. Noggrannhetsklass. 
 2. Flödesgränser. 
 3. Temperaturgränser. 
 4. Temperaturdifferensgränser. 
 5. Plats för flödesgivarinstallation – framledning  eller retur. 
 6. Angivande av flödesriktning. 
 
7. Delenheter 
 
Utöver de grundläggande kraven på värmeenergimätare n gäller följande 
krav på delenheterna. 
 
7.1 Största tillåtna relativa fel för flödesgivaren  uttryckt i procent för 
följande noggrannhetsklasser. 
 1. Klass 1: E f = (1 + 0,01 q p/q), men inte större än 5 %, 
 2. Klass 2: E f = (2 + 0,02 q p/q), men inte större än 5 %, 
 3. Klass 3: E f = (3 + 0,05 q p/q), men inte större än 5 %, 
där felet E f sätter det visade värdet i relation till det sanna  värdet av sam-
bandet mellan flödesgivarens utsignal och massan el ler volymen. 
 
7.2 Största tillåtna relativa fel för temperaturgiv arparet uttryckt i procent: 
Et = (0,5 + 3· min /), där felet E t sätter det visade värdet i relation till det 
sanna värdet av sambandet mellan temperaturgivarpar ets utsignal och 
temperaturdifferensen. 
 
7.3 Största tillåtna relativa fel för integreringsv erket uttryckt i procent: 
Ec = (0,5 + min  /), där felet E c sätter det visade värmeenergivärdet i 
relation till det sanna värmeenergivärdet. 
 
7.4 Det kritiska avvikelsevärdet för en underhet ti ll en värmeenergimätare 
motsvarar respektive absoluta värdet för det störst a tillåtna fel som är 
tillämpligt på delenheten (se punkterna 7.1,7.2 ell er 7.3). 
 
7.5 Märkning av delenheterna 
 
 
Flödesgivare Noggrannhetsklass 
 
Flödesgränser 
 
Temperaturgränser 
 
Nominell mätarfaktor (t.ex. liter/puls) eller 
motsvarande signal 
 
Angivande av flödesriktning 
 
Temperaturgivarparet Typ av temperaturgivare (t.ex.  Pt 100) 
 
Temperaturgränser 
 
Temperaturdifferensgränser 
 
Integreringsverk Typ av temperaturgivare 
- Temperaturgränser 
- Temperaturdifferensgränser 
- Nödvändig nominell mätarfaktor (t. ex. 
 liter/puls) eller motsvarande insignal från 
 flödesgivaren 
- Plats för flödesgivarinstallation – 
 framledning eller retur