Styrelsens för ackreditering och  
teknisk kontroll författningssamling  
 
ISSN 1400 -4682   
Utgivare: Gerda Lind   STAFS 20 16:4 
  Utkom från trycket  
  den 29 mars  2016 
 
 
 
1 
 
 
 
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac ) före-
skrifter om  mätare för aktiv elenergi ; 
 
beslutade den 2 4 mars 2016.  
 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (S wedac ) föreskriver1 följande med 
stöd av 4 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon .  
 
 
Tillämpningsområde  
 
1 §  Dessa föreskrifter innehå ller bestämmelser om elmätare  upp till och med 63 am-
pere som är avsedda för mä tning av aktiv elenergi i bostäder, butiks - och kontorsloka-
ler samt lätta industrier.  
 
Dessa föreskrifter tillämpas inte på mättransformatorer.   
 
 
Definitioner  
 
2 §  I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges i 1 kap. 5  § 
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 20 16:1) om mä t-
instrum ent.  
 
Dessutom avses i dessa föreskrifter med  
 
1. mätare för aktiv elenergi : en anordning som mäter den aktiva elektriska energi som 
förbrukas i en elenergikrets,  
2. I: den elektriska ström som passerar genom mät aren, 
3. In: den specificerade referensströ m för vilken den strömtransformatorkopplade mät a-
ren är konstru erad, 
4. Ist: det minsta angivna värde på I vid vilket mätaren registrerar aktiv elenergi vid 
effektfaktor ett (flerfasiga mätare med symmetrisk belastning),  
5. Imin: värde på I över vilket fele t ligger inom gränsen för största tillåtna fel (flerfa s-
mätare med symmetrisk b elastning),  
6. Itr: värdet på I över vilket felet ligger inom gränsen för minsta av de största tillåtna 
felen inom respektive klass,  
7. Imax: det största värde på I för vilket fe let ligger inom grä nsen för största tillåtna fel,  
                                                      
1  Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32/EU av den 26 februari 2014 om harmon i-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstr ument 
(omarbetning) , i lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/13 . 
STAFS 20 16:4 
 
 
2  8. U: den elektriska spänning som ansluts till mätarens mätingångar,  
9. Un: mätarens märkspänning,  
10. f: den spänningsfrekvens som ansluts till mätarens mä tingångar,  
11. fn: Mätarens märkfrekvens,  
12. PF: effektfaktor = cos φ = cosinus för  fasskillnaden φ mellan I och U, och  
13. bostadslägenhet : en bostad, som är avsedd för åretruntboende, som består av ett 
eller flera bostadsrum och är utrustad med utrymme för matlagning . 
 
 
Krav på elmätare  
 
3 §  För att få förses med CE-märkning och metrologisk tilläggsmärkning enligt 4 kap. 
14–25 §§ STAFS 2016: 1 om mätinstrument  ska en elmätare uppfylla kraven i  
 
1. bilaga 1 till STAFS 2016: 1 om mätinstrument, och  
2. bilagan till dessa föreskrifter.  
 
4 §  Elmätaren ska vara minst av n oggrannhetsklass  
 
1. A för att få tas i bruk för direktmätning och  
2. B för att få tas i bruk för övriga mätningar som omfattas av dessa föreskrifter.  
 
Elmätare n ska vara konstruerad för kondenserande fuktighet och klara av en övre tem-
peraturgräns på 70 °C och en undre tem peraturgräns på  - 40 °C.  
 
5 §  Elmätaren ska ha genomgått något av följande förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, som de beskrivs bilagorna B, D, F och H1 till  Styrelsens för ackre-
ditering och teknisk kontroll f öreskrifter (STAFS  2016: 1) om mätinstrument.  
 
1. B + F  
2. B + D eller  
3. H1. 
 
 
Ibruktagande av en elmätare  
 
6 §  Den som tar i bruk en elmätare  för att användas  
 
1. för mätning för annans räkning i koncessionspliktigt nät enligt 3 kap. 10 § ellagen 
(1997:857),  
2. för mätn ing av elproduktion enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat där mätning är 
en förutsättning för tilldelning av elcertifikat enligt 2 kap. 3 § nyssnämnd lag , eller  
3. i bostadslägenheter inom en byggnad om det föreligg er en skyldighet att mäta  enligt 
2 § lagen (2014:267) om energ imätning i byggnader,  
 
ska använda elmätare  som uppfyller kraven i 3 –5 §§.  
 
7 §  Den som tar i bruk en elmätare i annat fall än det som avses i 6 § och väljer mätare 
som är försedda med CE -märkning och metrologisk tilläggsmärkning får använda en 
sådan mätare under förutsättning att den uppfyller kraven i 3 –5 §§.   
 
 
 
 
 
STAFS 20 16:4 
 
 
3  De ekonomiska aktörernas skyldigheter  
 
8 §  Tillverkaren ska säkerställa att en elmätare genomgår något av de förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som framg år av 5 §.  
 
9 §  En tillverkare, importör eller distributör får endast  tillhandahålla en elmätare på 
marknaden eller släppa  ut den på marknaden för de ändamål som avses i 6 § om elmä-
taren uppfyller kraven i 3 –5 §§.  
 
10 §  En tillverkare, importör eller di stributör som tillhandahåller en elmätare på mark-
naden eller släpper ut den på marknaden för andra ändamål än dem som avses i 6 § 
ska, om mätaren är försedd med CE -märkning och metrologisk tilläggsmärkning, se till 
att elmätaren  uppfyller kraven i 3 –5 §§.    
 
11 §  Utan hinder av 8–10 §§ får en tillverkare, importör eller distributör visa en elmä-
tare, som inte överensstämmer  med bestämmelserna i dessa föreskrifter, på mässor och 
utställningar, vid demo nstrationer och liknande evenemang. I sådana fall ska det  tyd-
ligt och klart anges att elmätare  inte överensstämmer med krav en i 3 –5 §§ och att el-
mätaren inte får til lhandahållas på marknaden eller tas i bruk för de syften som anges i 
6 § förrän den uppfyller kraven.   
 
12 §  Bestämmelser i övrigt om skyldigheter för ekonomiska aktörer finns i 3 kap. 
STAFS 2016: 1 om mätinstrument.  
 
 
Övrigt  
 
12 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll  kan, i enskilda fall och om det 
finns särskilda skäl, medge undantag från ti llämpningen av dessa föreskrifter.   
–––––––––– ––– 
 
1. Denna författning träder i kraft den 20 april  2016.  
 
2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskrifter (STAFS 2006: 7) om m ätare för 
aktiv elenergi .  
 
3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006: 7 om mätare för aktiv elenergi ska 
vara gi ltiga enligt de n nya för fattning en. 
 
4. Utan hinder av denna författning får en mätare för aktiv elenergi tillhandahå llas på 
marknaden, släppas ut på marknaden och tas i bruk för de syften som anges i 6 § 1 
även om den inte uppfyller de krav som det hänvisas  till i 3–5 §§, förutsatt att mätaren 
har certifierats eller verifierats före den 30 oktober 2006 enligt kraven i St atens ener-
gimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2001:3) om mätning, beräkning 
och rapportering av överförd el. Detta undantag g äller så länge certifikatet eller verifie-
ringsprotokollet är giltigt, dock längst till den 30 oktober 2016. Gällande certifikat eller 
verifikationsprotokoll får inte förlängas.  
 
5. Utan hinder av denna författning får en elmätare tillhandahållas på markna den, släp-
pas ut på marknaden eller  tas i bruk för de syften som anges i 6  § 2 även om den inte 
uppfyller kraven i 3–5 §§, förutsatt att mätaren har genomgått bedömning  av överens-
stämmelse enligt kraven i Statens energimyndighets föreskrifter och  allmänna råd 
(STEMFS 2003:2) om mätning och rapportering av överförd el i särskilda  fall. En e l-
mätare får med stöd av detta undantag endast sättas på marknaden  eller tas i bruk så 
STAFS 20 16:4 
 
 
4  länge elmätarens certifikat eller motsvarande godkännande är giltigt,  dock längst til l 
den 30 oktober 2016. Gällande certifikat får inte fö rlängas.  
 
På Swedacs vägnar  
 
 
 
 
 
PETER STRÖMBÄCK  
Magnus Danielsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAFS 20 16:4 
 
 
5  Bilaga  
 
Särskilda krav på aktiva energimätare  
 
1.  Noggrannhet  
 
Tillverkaren ska specificera mätarens klassbeteckning. K lassbeteckning def i-
nieras som klass A, B och C.  
 
2.  Nominella driftsförhållanden  
 
Tillverkaren ska  specificera mätarens nominella driftsförhållanden, sä rskilt 
 
de värden f n, U n, In, Ist, Imin, Itr och I max som gäller för mätaren. För de aktuella 
specif icerade värdena ska  mätaren uppfylla villkoren i tabell 1 . 
 
Tabell 1  
 
 Klass A  Klass B  Klass C  
För direktanslutna mätare  
Ist  0,05  Itr  0,04  Itr  0,04  Itr  
Imin  0,5  Itr  0,5  Itr  0,3  Itr 
Imax  50  Itr  50  Itr  50  Itr 
För transf ormatorstyrda mätare  
Ist  0,06  Itr  0,04  Itr  0,02  Itr 
Imin  0,4  Itr  0,2  Itr*  0,2  Itr 
In = 20  Itr  = 20  Itr = 20  Itr 
Imax  1,2  In  1,2  In  1,2  In 
 
* För elektro mekaniska mätare av klass B ska  Imin  0,4  Itr gälla.  
 
 
Spänningen, frekvensen och de effektfaktorsområden inom v ilka mätaren ska  
uppfylla de största tillåtna felkrav som anges i tabell 2 . Dessa områ den ska  
känna igen de typiska egenskaperna för den elektricitet som levereras genom 
offentliga distribution ssystem. 
 
Spänningen och frekvensen ska  vara minst  
 
0,9.Un   U   1,1.Un, 
 
0,98.fn   f   1,02.fn. 
 
Effektfaktorsområdet ska  sträcka sig minst från cos   = 0,5 vid induktiv last 
till cos   = 0,8 vid kapacitiv last.  
 
3.  Största tillåtna fel  
 
Effekten av de o lika mätstorheterna och influensstorheterna (a, b, c ...) b edöms 
separat, varvid alla andra mätstorheter och influensstorheter behålls relativt 
konstanta vid sina referensvärden. Mätfelet, som inte får överstiga det största 
tillåtna fel som anges i tabell 2, beräknas som  
STAFS 20 16:4 
 
 
6   
mätfel = 
...c b a2 2 2  
 
När mätaren är i drift unde r växlande belastningsström sk a det procentuella a n-
talet fel inte överskrida de gränser som anges i tabell 2 . 
 
Mätaren får inte utnyttja de största tillåtna felen eller systemati skt gynna någon 
part. 
 
 
Tabell 2  
 
Största tillåtna fel i procent av nominella driftsförhållanden oc h  
fastställda b elastningsnivåer och drifttemperatur  
 
 
 
 Drifts -
temp eratur  Drifts -
temperatur  Driftstemp e-
ratur  Driftstemp e-
ratur  
 
 
 
 + 5 C ... + 
30 C - 10 C ... + 
5 C 
eller 
+ 30 C ... + 
40 C - 25 C ... - 
10 C 
eller 
+ 40 C ... + 
55 C - 40 C ... - 
25 C 
eller 
+ 55 C ... + 
70 C 
 
Mätarklass  
 A B C A B C A B C A B C 
 
Enfasmätare; flerfasmätare med symmetrisk belastning  
 
Imin  I < I tr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2 
Itr  I  Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5 
 
Flerfasmätare med en fas belastad  
 
Itr  I  Imax, se 
undantaget ne dan 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2 
 
För elektromekaniska flerfasmätare är strömområdet för enfaslasten begränsa t till 
5Itr  I  Imax 
 
 
När mätaren är i drift ino m olika temperaturområden, ska  de relevanta vä rdena 
för största tillåtna fel vara tillämpliga.  
 
4.  Tillåten påverkan av störningar  
 
4.1  Allmänt  
 
Eftersom elenergimätare är direkt anslutna till kraftförsö rjningen och e ftersom 
nätströmmen också är en av mätstorheterna, används en särskild elektromagn e-
tisk mi ljö för elmätare.  
 
Mätaren ska  överensstämma med den elektromagnetiska miljöklassen E2 och 
de kompletterande kraven i punkterna 4.2 och 4.3.  
 
STAFS 20 16:4 
 
 
7  Den elektr omagnetiska miljön och tillåten påverkan avspeglar att det för e-
kommer långvariga störningar som inte får påverka noggrannheten utanför de 
kritiska avvikelsevärden samt transientstörningar som kan orsaka att funktio n-
en eller prestandan tillfälligt försämras  eller förlo ras, men från vilka mätaren 
ska återställas och får inte påverka noggrannheten utanför de kritiska avvike l-
sevärdena.  
 
När det finns en förutsebar stor risk på grund av åska eller där luftledningar 
domin erar ska  mätarens metrologiska egenskaper skyddas.  
 
 
4.2  Påverkan av långvarig störning  
 
 
Tabell 3  
 
Kritiska avvikelsevärden för långvariga störningar  
 
Störning  
 Procentuell andel av kr i-
tiska avvikelsevärden för 
mätare av klass  
 A B C 
Motriktad fasföljd  1,5 1,5 0,3 
Spänningsosymmetri (gäller e ndast flerfasmätare)  4 2 1 
Övertonsinnehåll i strömkretsen* 1 0,8 0,5 
Likström och övertoner i strömkretsen* 6 3 1,5 
Snabba transientskurar  6 4 2 
Magnetfält, elektromagnetiskt fält med hög frekvens 
(utstrålad radiofrekvens), ledningsbundna störningar i n-
förda genom radiofrekvensfält samt skydd mot oscill e-
rande vågor  3 2 1 
 
* När det gäller elektromekaniska elmätare har inga kritiska avvikelsevärden fastställts 
för övertonsinnehåll i strömkretsen och för likström och övertoner i strö mkretsen.  
 
4.3  Tillå ten påverkan av transienta elektromagnetiska fenomen  
 
4.3.1  Påverkan av en elektromagnetisk st örning i en elenergimätare ska  vara sådan 
att under och omedelbart efter en störning  
 
a. ska de resultat  (output)  som är avsedda för prov av mätarens tillförlitlighe t 
inte framkalla pulser eller signaler som motsvarar en energi som överstiger 
det kritiska avvikelsevärdet,  
 
och mätaren ska  i rimlig tid efter störningen  
 
b. återgå till att fungera inom det största tillåtna felområdet,  
 
c. ha alla mätfunktioner intakta,  
 
d. medge  framhämtning av alla mätdata som förelåg innan störningen appl i-
cerades och inte visa på någon avvikelse i den registrerade energin som 
överst iger det kritiska avvikelsevärdet.  
 
Det kritiska avvikelsevärdet i kWh är m U n · Imax 10-6 
STAFS 20 16:4 
 
 
8   
(där m är antalet mäte lement i mätaren, U n uttryckt i volt och I max i ampere).  
 
4.3.2  För överström är det kritiska avvikelsevärdet 1,5 %.  
 
5.  Lämplighet  
 
5.1 Under den nominella driftsspänningen ska  mätarens positiva fel inte öve rstiga 
+ 10 %.  
 
5.2  Displayen för total energ i ska  ha tillräckligt antal sifferpositioner för att säke r-
ställa att den inte återgår till sitt initialvärde när mätaren är i drift under 4  000 
timmar med full belastning (I = I max, U = U n och PF = 1) och att det inte går att 
nollställa den vid användning.  
 
5.3  Vid elbortfall i kre tsen ska  den summerade mängden uppmätt elektrisk energi 
kunna avläsas under en period av minst fyra månader.  
 
5.4  Tomgång  
 
När spänningen appliceras utan ström i strömkretsen (strömkretsen ska vara 
öppen krets) ska  mätaren inte registrera energi vid spänningar mellan 0,8  · U n 
och 1,1  · U n. 
 
5.5  Start  
 
Mätaren ska  starta och fortsätta att registrera med U n, PF = 1 (flerfasmätare 
med symmetrisk belastning) och en ström motsvarande I st. 
 
 
6.  Enheter  
 
Den u ppmätta elektriska energi n ska  visas i kilowattimmar eller i megawa t-
timmar.