1  
Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontrolls författningssamling 
 
ISSN 1400-4682 
 
Utgivare: Anette Arveståhl 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls f öreskrifter 
om vattenmätare 
 
Beslutade den 1 september 2022 
  
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (S wedac) föreskriver 1 
följande med stöd av 4 § förordningen (1993:1066) o m måttenheter, 
mätningar och mätdon och 7 § förordningen (1994:99)  om vatten- och 
värmemätare. 
 
 
Tillämpningsområde 
 
1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vat tenmätare som 
 1. förses med CE-märkning och metrologisk tilläggs märkning, 
 2. släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på marknaden för ibruk-
tagande för vissa särskilt angivna ändamål, eller 
 3. visas på mässor och utställningar, vid demonstr ationer och liknande 
evenemang. 
 Föreskrifterna innehåller också krav på ibruktagan de av vattenmätare för 
användning för vissa särskilt angivna ändamål. 
 
Definitioner 
 
2 §  I dessa föreskrifter används ord och begrepp i den betydelse som anges 
i 1 kap. 5 § STAFS 2016:1 2 om mätinstrument. Dessutom avses i dessa 
föreskrifter med 
 1. vattenmätare : mätinstrument utformat för att mäta, registrera o ch visa 
volymen av det vatten som passerar genom mätgivaren  (beräknat vid 
mätningsförhållandena), 
 2. minsta flöde (Q 1): lägsta flöde vid vilket vattenmätaren inte över-
skrider största tillåtna fel, 
  
  
                                                           
1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/32 /EU av den 26 februari 2014 om harmoni-
sering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhand ahållande på marknaden av mätinstrument, i 
lydelsen enligt kommissionens delegerade direktiv ( EU) 2015/13, samt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 o m energieffektivitet, om ändring av 
direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphäv ande av direktiven 2004/8/EG och 
2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets oc h rådets direktiv (EU) 2019/944. Se även 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/15 35 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskr ifter och beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster. 
2 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om 
mätinstrument. STAFS 2022:4 
Publicerad 
den 7 september 2022 

 
 STAFS 2022:4 
2  
 3. gränsflöde (Q 2): flödesvärde som ligger mellan det permanenta flöd et 
och minsta flödet och som bildar gränsen mellan två  flödesområden – "övre 
området" och "undre området"; för vardera området f inns ett eget största 
tillåtna fel fastställt, 
 4. permanent flöde (Q 3): största flöde vid vilket vattenmätaren fungerar 
tillfredsställande under normala driftförhållanden,  dvs. vid stationärt eller 
intermittent flöde, och 
 5. överlastflöde (Q 4): största flöde vid vilket mätaren fungerar tillfre ds-
ställande under kort tid utan att ta skada. 
 
Krav på vattenmätare 
 
3 §  För att en vattenmätare med en prestanda som gör at t den i första hand 
är anpassad för mätning i bostäder, lokaler för kom mersiellt ändamål samt 
lätt industri ska få förses med CE-märkning och met rologisk 
tilläggsmärkning enligt 4 kap. 14–25 §§ STAFS 2016: 1 om mätinstrument, 
ska mätaren uppfylla kraven i 
 1. bilaga 1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument, oc h 
 2. bilagan till dessa föreskrifter. 
 
4 §   En vattenmätare ska  vara försedd med CE-märkning och metrologisk 
tilläggsmärkning  om den släpps ut på marknaden eller tillhandahålls på 
marknaden för ibruktagande för mätning av volymer a v rent kall- eller 
varmvatten som levereras 
 1. i debiteringssyfte till byggnader där det finns  en eller flera bostäder, 
eller 
 2.  till lägenheter inom en byggnad, om det finns en skyldighet att se till 
att mätning av tappvarmvatten ska kunna ske enligt lagen (2022:333) om 
energimätning i byggnader. 
 Den ska dessutom  
 1. vara konstruerad för kondenserande fuktighet, o ch 
 2. klara de temperaturförhållanden i vilka den avs es användas, dock 
åtminstone en övre omgivningstemperatur på 40 °C. 
 
5 §  Vattenmätaren ska ha genomgått något av följande fö rfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, som de beskrivs i bi lagorna B, D, F och 
H1 till STAFS 2016:1 om mätinstrument. 
 1. B + D. 
 2. B + F. 
 3. H1. 
 
6 §   En vattenmätare, som inte uppfyller kraven i dess a föreskrifter, får 
visas på mässor och utställningar, vid demonstratio ner och liknande 
evenemang. I sådana fall ska det tydligt och klart anges att vattenmätaren 
inte uppfyller kraven och att den inte får tillhand ahållas på marknaden eller 
tas i bruk för de ändamål som anges i 4 § första st ycket förrän den uppfyller 
kraven. 
 
Ibruktagande av en vattenmätare 
 
7 §  Den som tar i bruk en vattenmätare för de ändamål s om anges i 4 § 
första stycket ska använda en vattenmätare som uppf yller kraven i 4 §. 
 
 
 
 
 STAFS 2022:4 
3  
8 §    Den som tar i bruk en vattenmätare för de ändamå l som anges i 4 § 
första stycket ska se till att mätaren är lämplig f ör de driftförhållanden som 
kan förutses. Detta gäller särskilt flödesområde, t emperaturområde och 
område för vattnets relativa tryck enligt punkt 1–3  i bilagan. 
 
Övrigt 
 
9 §   Swedac kan, i enskilda fall och om det finns särs kilda skäl, medge 
undantag från tillämpningen av dessa föreskrifter. 
__________ 
 
 1. Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2022. 
 2. Genom författningen upphävs styrelsens föreskri fter (STAFS 2016:2) 
om vattenmätare. 
 3. Intyg som utfärdats i enlighet med STAFS 2006:5  om vattenmätare 
eller STAFS 2016:2 om vattenmätare ska vara giltiga  enligt den nya 
författningen. 
 
På Swedacs vägnar 
 
ULF HAMMARSTRÖM 
      Mikael Schmidt 
  
 
 STAFS 2022:4 
4 Bilaga 
 
Särskilda krav på vattenmätare 
 
Nominella driftförhållanden 
 
Tillverkaren ska ange nominella driftförhållanden f ör mätinstrumentet, 
särskilt: 
 
1. Vattnets flödesområde. Flödesområdets värden ska  uppfylla följande 
villkor. 
 Q 3/Q 1  40 
 Q 2/Q 1 = 1,6 
 Q 4/Q 3 = 1,25 
 
2. Vattnets temperaturområden. Temperaturområdets v ärden ska uppfylla 
något av följande villkor. 
 Från 0,1 C till minst 30 C. 
 Från 30 C till minst 90 C. 
Mätaren kan vara konstruerad för att fungera inom b åda områdena. 
 
3. Område för vattnets relativa tryck. Detta omfatt ar värden från och med 
0,3 bar till minst 10 bar vid Q 3. 
 
4. Kraftförsörjning: nominell växelspänning eller g ränser för likströms-
försörjning. 
 
Största tillåtna fel 
 
5. Största tillåtna visningsfel, positivt eller neg ativt, från sann volym vid 
flöden från och med gränsflödet (Q 2) och upp till och med överlastflödet 
(Q 4) är  
 1. 2 % för vatten med en temperatur av  30 C, och 
 2. 3 % för vatten med en temperatur av > 30 C. 
Mätaren får inte utnyttja det största tillåtna fele t eller systematiskt gynna 
någon part. 
 
6. Största tillåtna visningsfel, positivt eller neg ativt, från sann volym, vid 
flöden från och med minsta flödet (Q 1) och mindre än gränsflödet (Q 2), är 
5 % för vatten vid alla temperaturer.  
Mätaren får inte utnyttja det största tillåtna fele t eller systematiskt gynna 
någon part. 
 
Tillåten påverkan av störningar  
 
7.1  Elektromagnetisk tålighet 
 
7.1.1  Påverkan av elektromagnetiska störningar på vattenmätaren ska vara 
sådan  
 1. att förändringen i mätresultatet inte överskrid er det kritiska avvikelse-
värdet enligt 7.1.3, eller  
 2. det presenterade mätresultatet är sådant att de t inte går att tolka som 
ett giltigt resultat. Ett exempel är en momentan va riation som inte kan tolkas, 
registreras eller överföras som ett mätresultat.  
 
 
 
 
 
 STAFS 2022:4 
5  
7.1.2  Efter att ha varit utsatt för en elektromagn etisk störning ska vatten-
mätaren  
 1. återgå till att fungera inom största tillåtna f el,  
 2. ha alla mätfunktioner intakta, och  
 3. medge framhämtning av alla mätdata som förelåg omedelbart före 
störningen.  
 
7.1.3  Det kritiska avvikelsevärdet är det minsta a v följande två värden:  
 1. Den volym som motsvarar hälften av det största tillåtna felets storlek i 
den uppmätta volymens övre område.  
 2. Den volym som motsvarar det största tillåtna fe let för den volym som 
motsvaras av flödet Q 3 under en minut.  
 
7.2 Hållbarhet  
 
Sedan ett lämpligt prov genomförts, varvid hänsyn t agits till den tid som 
tillverkaren beräknat, ska följande kriterier uppfy llas.  
 
7.2.1  Variationen i mätresultatet efter provningen  av hållbarhet får, i 
förhållande till det initiala mätresultatet, inte ö verskrida följande värden:  
 1. 3 % av den uppmätta volymen i flödesområdet frå n och med Q 1 till Q 2.  
 2. 1,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet f rån och med Q 2 till 
och med Q 4.  
 
7.2.2  Mätfelet för den volym som uppmäts efter pro vningen får inte över-
skrida följande värden:  
 1.  6 % av den uppmätta volymen i flödesområdet från o ch med Q 1 till 
Q2.  
 2.  2,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet från  och med Q 2 till 
och med Q 4 för vattenmätare avsedda för vattentemperaturer i o mrådet 0,1–
30 C.  
 3.  3,5 % av den uppmätta volymen i flödesområdet från  och med Q 2 till 
och med Q 4 för vattenmätare avsedda för vattentemperaturer i området 30–
90 C. 
 
Lämplighet 
 
8.1 Mätaren ska kunna installeras i valfritt läge u tan att det påverkar 
funktionen, såvida inget annat är tydligt angivet p å mätaren. 
 
8.2 Tillverkaren ska specificera om mätaren är kons truerad för att mäta 
reverserat flöde. Om så är fallet ska den reversera de flödesvolymen antingen 
subtraheras från den sammanlagt genomströmmade voly men (oavsett 
flödesriktning) eller registreras separat. Samma st örsta tillåtna fel ska gälla 
för båda flödesriktningarna. 
Vattenmätare som inte är konstruerade för mätning a v reverserat flöde ska 
antingen förhindra reverserat flöde eller klara ett  tillfälligt reverserat flöde 
utan att skadas och utan att de metrologiska egensk aperna förändras. 
 
Måttenheter 
 
9. Uppmätt volym ska visas i kubikmeter (m3).