—

OIML R 117-1 – 2007 Direktiv 2004/22/EG Grundläggande krav i bilagorna I och MI-005 OIML R 117-1 (2007) Slutsats Bilaga I 1.1 T.c.3.3, T.e.4.3, 2.5 Täckt 1.2 T.d.3, T.f.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2 Täckt med undantag för om det utstrålade elektromagnetiska fältet (amplitudmodulerad provning) ska betraktas som en influensfaktor 1.3 T.c.3.3, 2.3.1, 3.1.1.1, 3.1.6.2, A.10.2, A.10.3, A.10.4, A.11.1.1 Täckt 1.3.1 A.10.2, A.10.3, A.10.5, A.10.6, A.10.7 Täckt 1.3.2 a) M1 a) M2 a) M3 A.10.4 Täckt för vibrationer Ej tillämpligt på stötar b) A.10.4, A.10.8 Täckt för vibrationer Ej tillämpligt på stötar 1.3.3 a) E1 a) E2 A.11 Täckt a) E3 A.12 Täckt med undantag för belastningstransienter b) A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.3–A.11.11, A.12.3 Täckt 1.3.4 A.11.2.1, A.11.2.2, A.12.2 Täckt med undantag för frekvensvariationer i växelströmsnät och för magnetfält som uppstår på grund av spänningsfrekvens 1.4 1.4.1 6.1.11.2, bilaga A Täckt 1.4.2 A.10.7 Täckt 2 2.12–2.18 Täckt 3 T.e.4.4, 3.1.2.2, A.6.1 Täckt 4 T.q.1.3, 2.3.2 Täckt 5 T.e.2, T.e.3, 3.1.2.3, A.7, T.d.4, 4.1.3 Täckt 6 4 Täckt 7 7.1 2.9–2.18, 2.20 Täckt 7.2 2, 3, 5 Täckt 7.3 Ej tillämpligt 7.4 Ej tillämpligt 7.5 2, 5, 6.1.11.1 Täckt 7.6 3.1.4, 3.7.6, 4.3.4.3, 4.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3, 6.1.2.1, 6.1.3 Täckt med undantag för provningsförfaranden som ska anges i instruktionsboken 8 8.1 2.2.3, 2.20.2.2, 2.20.2.3 Täckt 8.2 2.20.1, 3.1.3 Täckt 8.3 a) 6.1.3 Täckt 8.3 b) Inte täckt 8.3 c) 2.20.2.1.5 Täckt 8.4 2.20.1, 2.20.2 Täckt 8.5 Ej tillämpligt 9 9.1 2.19.1, 2.2.3 Täckt 9.2 Ej tillämpligt 9.3 2.19.1, 6.1.3 Täckt med undantag för uppgifter om drift, installation, underhåll, reparationer, tillåtna justeringar, korrekt användning samt villkor för överensstämmelse 9.4 Ej tillämpligt 9.5 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.3.3, 2.9.1 Täckt 9.6 Ej tillämpligt 9.7 2.9.1 Täckt 9.8 2.19.1 Täckt 10 10.1 T.m.2, T.m.3, T.a.6, T.q.1.2, 2.9.2, 3.2, 3.4, 3.5, 5.1.9, 5.2.7, 5.4.8, 5.6.4 Täckt 10.2 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 3.2.1.1, 3.2.1.3, 3.3 Täckt 10.3 2.2, 2.2.2, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 Täckt 10.4 T.d.2, B.T.d.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.10, 2.2.3, 5.9 Täckt 10.5 Ej tillämpligt 11 11.1 T.a.6, T.s.4.2, T.s.5, 3.5, 5.10.1.7, 5.10.3.1, 5.11, 5.12 Täckt 11.2 3.5, 5.10.2, 5.10.3, 5.11, 5.12 Täckt 12 Täckt Bilaga MI-005 Räckvidd 1.1, 2.9.1 Täckt Definitioner T.m.1, T.m.3, T.c.1, T.m.3, T.a.7, T.a.8, T.a.9, T.c.4, T.c.3.1, T.m.2, T.a.2, T.a.6, T.f.4, T.s.1, T.s.2, T.q.1.3, T.i.4, T.c.3.3, 2.3.1, 2.3.3.2 Täckt med undantag för direktindikering 1 2.3.1, 6.1.2.2, B.2.3.1 Täckt 1.1 2.3.3.1, 2.3.3.3 Täckt med undantag för förhållanden som är mindre än 4:1 för mätsystem 1.2 1.2, 2.3.1, 3.1.1.1 Täckt 1.3 2.3.1 Täckt 1.4 T.c.3.1, 2.19.4 Täckt 2 2.1 2.5.1 Täckt förutsatt att mätaren också bedöms separat från resten av mätinstrumentet 2.2 2.5.2 Täckt 2.3 2.5.3 Täckt 2.4.1 2.5.3 Täckt 2.4.2 2.5.3 Täckt 2.5 2.5.1 Täckt 2.6 a) och 2.6 b) 2.5.1, 2.7.1, 2.8, 2.7.2.2.1, 2.7.2.1.2 Täckt med undantag för kryovätskor 2.6 c) 2.7.2.1.2 Täckt med undantag för kvadratisk addition av partiella största tillåtna fel; inte täckt för kryovätskor 2.7 2.8 Täckt 2.8 Tillämplig fr.o.m. den 1 juni 2011, inte täckt 3 3.1 T.f.1, 4.3.1, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.5 Täckt 3.2 2.5.4 Täckt 4 T.e.3, A.7, 3.1.2.3 Täckt 5 5.1 2.9.4, 5.10.1.3 Täckt 5.2 2.16, 2.17.2, 5.1.7, 5.5.5, 5.9.2 Täckt 5.3 2.10.1 Täckt 5.4 5.4.1 3.2.4.5, 5.1.5, 5.2.7, 5.5.1, 2.16.1, 5.1.7, 5.5.5, 5.9.2, 5.1.9 Täckt med undantag för avledning som klart framgår 5.4.2 3.2.3, 3.3.3, 5.10.1.7, 5.10.2.1.1, 5.10.2.1.3, 5.10.3.1.1, 5.11 Täckt 5.4.3 4.1.2, 5.1.10, 5.5.1, 5.9.1 Täckt 5.4.4 2.10, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.8, 5.9.1 Täckt 5.5 5.5.1 3.2.4.2, 3.3.3 Täckt 5.5.2 5.1.7, 5.5.5, 5.9.1 Täckt 5.5.3 T.d.1.2, 3.3.7 Täckt 6 4.2 Täckt 7 2.4, 2.5.5 Täckt 8 2.9.1 Täckt Anmärkning: I kolumnen ”Slutsats” anges graden av överensstämmelse mellan OIML-R 117-1 och det tillämpliga kravet i direktiv 2004/22/EG. Med ”täckt” avses något av följande: — Kravet i OIML R 117-1 är identiskt med kravet i direktiv 2004/22/EG. — Kravet i OIML R 117-1 är strängare än kravet i direktiv 2004/22/EG. — Alla krav i OIML R 117-1 uppfyller kraven i direktiv 2004/22/EG (även om andra alternativ är tillåtna enligt direktivet). — Om kravet inte är helt täckt anges kortfattat vad som är täckt. Med ”inte täckt” avses att kravet i direktiv 2004/22/EG antingen inte är förenligt med det tillämpliga kravet i OIML R 117-1 eller inte ingår i OIML R 117-1. Med ”ej tillämpligt” avses att kravet i bilaga I till direktiv 2004/22/EG inte är tillämpligt på mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten.