1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
►B RÅDETS DIREKTIV
av den 26 juli 1971
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon
och metrologiska kontrollmetoder
(71/316/EEG)
(EGT L 202, 6.9.1971, s. 1)
Ändrat genom:
Officiella tidningen
nr sida datum
►M1Rådets direktiv 72/427/EEG av den 19 december 1972 L 291 156 28.12.1972
►M2Rådets direktiv 83/575/EEG av den 26 oktober 1983 L 332 43 28.11.1983
Ändrat genom:
►A1Anslutningsakten för Danmark, Irland, Förenade konungariket Storbritan-
nien och Nordirland(*)L 73 14 27.3.1972
(anpassad genom rådets beslut av den 1 januari 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2Anslutningsakten för Grekland (*) L 291 17 19.11.1979
►A3Anslutningsakten för Spanien och Portugal L 302 23 15.11.1985
(*) Denna rättsakt finns inte publicerad på svenska.
▼B
RÅDETS DIREKTIV
av den 26 juli 1971
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma
föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder
(71/316/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekono-
miska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och
med beaktande av följande:
Mätdons tekniska egenskaper och metoderna för metrologisk kontroll
är i medlemsstaterna underkastade tvingande bestämmelser som skiljersig mellan medlemsstaterna och därmed utgör handelshinder och kan
skapa skilda konkurrensvillkor inom gemenskapen.
Ett av syftena med medlemsstaternas kontrollverksamhet är att
säkerställa att kunden får den kvantitet som motsvarar betalat pris.
Avsikten med detta direktiv är därför inte att avskaffa denna kontroll-
verksamhet utan att eliminera de skillnader mellan bestämmelsernasom utgör handelshinder.
Dessa hinder mot att skapa en väl fungerande gemensam marknad kan
minskas och avlägsnas om samma krav gäller i alla medlemsstater.Inledningsvis kan de gemensamma kraven komplettera de gällandenationella bestämmelserna, och senare, när de nödvändiga förutsätt-ningarna föreligger, ersätta dessa.
Även under den period när gemenskapsbestämmelserna och nationella
bestämmelser existerar vid sidan av varandra kommer gemenskapsbe-
stämmelserna att göra det möjligt för företag att tillverka produkter
med enhetliga tekniska egenskaper, så att produkterna kan marknads-föras och användas i hela gemenskapen när de varit föremål för EEG-kontroll.
Gemenskapsbestämmelserna om tekniska krav på konstruktion och
funktion bör säkerställa att mätdon fortlöpande ger mätresultat som ärtillräckligt noggranna för avsett ändamål.
Medlemsstaterna kontrollerar vanligen att mätdon uppfyller de tekniska
kraven, särskilt genom förfaranden för typgodkännande och verifika-tion, innan de släpps ut på marknaden eller tas i bruk. När det ärlämpligt kontrolleras mätdonen också när de är i drift. För att uppnå
fri rörlighet för mätdon inom gemenskapen måste medlemsstaterna
också ömsesidigt erkänna varandras kontroller, och lämpliga formerför EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation liksom EEG-metoder för metrologiskk ontroll måste fastställas, i enlighet med dettadirektiv och tillämpliga särdirektiv.
När ett mätdon eller en produkt försetts med märkning som visar att
mätdonet eller produkten genomgått de tillämpliga kontrollerna innebärdetta att mätdonet eller produkten uppfyller de tillämpliga tekniska
kraven inom gemenskapen. Det är därför inte nödvändigt att upprepa
de kontroller som gjorts, när detta mätdon eller denna produkt impor-teras eller tas i drift.
De nationella reglerna om metrologi omfattar många olika kategorier
av mätdon och produkter. Detta direktiv bör fastställa de allmännabestämmelserna, särskilt för EEG-typgodkännande och första EEG-1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 2
(1) EGT nr C 45, 10.5.1971, s. 26.
(2) EGT nr C 36, 19.4.1971, s. 8.
▼B
verifikation samt för EEG-metoder för metrologisk kontroll. I direktiv
med närmare bestämmelser kommer de tekniska kraven på konstruk-tion, funktion och noggrannhet att fastställas, liksom
kontrollförfarandena för de olika kategorierna av mätdon och produkter
samt där så är lämpligt förutsättningarna för att gemenskapsbe-stämmelser skall ersätta gällande nationella bestämmelser.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
KAPITEL I
Grundläggande principer
Artikel 1
1. a) Detta direktiv gäller produkter som betecknas mätdon, innefat-
tande mätinstrument, komponenter till mätdon,tillsatsanordningar och mätutrustning.
b) Direktivet gäller också måttenheter och harmonisering av
metoder för mätning och metrologiskk ontroll, samt i tillämpligafall de medel som krävs för att tillämpa dessa metoder.
c) Det gäller också föreskrifter, mätmetoder, metrologisk kontroll
och kvantitetsmärkning för färdigförpackade varor.
2. Ingen medlemsstat får, enligt detta direktiv och därmed samman-
hängande särskilda direktiv, förhindra, förbjuda eller begränsa att ettmätdon eller en vara enligt punkt 1 släpps ut på marknaden och/eller
tas i drift om mätdonet eller varan försetts med EEG-märkning och/
eller märkning enligt villkoren i detta direktiv och i de särskildadirektiv som gäller mätdonet eller varan.
3. Medlemsstaterna skall ge EEG-typgodkännande och första EEG-
verifikation samma status som motsvarande nationella förfaranden.
4. De särskilda direktiv som gäller frågorna i punkt 1 skall specifi-
cera följande:
— Särskilt mätmetoderna, egenskaperna, de tekniska förutsättningarna,
samt konstruktion och arbetssätt för objekten enligt punkt 1 a.
— De krav som gäller för punkt 1 b och c.
Dessa särskilda direktiv kan fastställa ett datum när de gällande nation-
ella föreskrifterna skall ersättas av gemenskapsföreskrifter.
KAPITEL 2
EEG-typgodkännande
Artikel 2
1. EEG-typgodkännande av ett mätdon innebär att det får genomgå
första EEG-verifikation, och när detta inte krävs, att det är tillåtet attplacera mätdonet på marknaden eller att ta det i drift. Om det eller desärskilda direktiv som är tillämpliga för en viss kategori mätdonundantar denna kategori från EEG-typgodkännande, får mätdonen i
denna kategori genomgå första EEG-verifikation direkt.
2. Om en medlemsstat har erforderlig utrustning för kontroll, skall
medlemsstaten utfärda EEG-typgodkännande för varje mätdon som
uppfyller kraven enligt detta direktiv och enligt de särskilda direktiv
som rör mätdonet ifråga.
3. Endast tillverkaren eller dennes inom gemenskapen etablerade
ombud får ansöka om EEG-typgodkännande. För ett visst mätdon får
ansökan endast inlämnas i en medlemsstat.
4. En medlemsstat som utfärdat EEG-typgodkännande skall
säkerställa att den hålls informerad om alla modifikationer av eller1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 3
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
tillägg till den godkända typen. Medlemsstaten skall informera de
övriga medlemsstaterna om sådana förändringar.
Modifikationer av eller tillägg till en godkänd typ måste i sin tur
typgodkännas av den medlemsstat som utfärdade EEG-typgodkän-nandet, om sådana förändringar påverkar eller kan påverka mätresultateller de villkor som föreskrivits för användning av mätdonet.
Ett tillägg till ett ursprungligt EEG-typgodkännande får dock inte
utfärdas för en modifierad typ som ändrats efter det att föreskrifterna idetta direktiv eller det tillämpliga särskilda direktivet ändrats elleromarbetats på ett sådant sätt att den modifierade typen endast skullekunna godkännas enligt de nya villkoren. I ett sådant fall skall i ställetett nytt EEG-typgodkännande utfärdas.
5. Medlemsstaterna skall utfärda EEG-typgodkännande enligt
bestämmelserna i detta direktiv och de tillämpliga särskilda direktiven.
Artikel 3
Om EEG-typgodkännande beviljas för tillsatsutrustning skall följande
specificeras i godkännandeintyget:
— Vilka typer av mätdon som tillsatsutrustningen kan anslutas till eller
ingå i.
— De allmänna villkor som gäller för det typgodkända mätdonets
helhetsfunktion.
Artikel 4
När ett mätdon klarat kontroll för EEG-typgodkännande enligt detta
direktiv och de tillämpliga särskilda direktiven, skall den medlemsstatsom genomfört kontrollen utfärda ett EEG-typgodkännandeintyg ochsända detta till sökanden. I de fall som beskrivs i artikel 11 eller i ettsärskilt direktiv skall sökanden på varje mätdon som motsvarar den
godkända typen anbringa eller låta anbringa det EEG-godkännan-
demärke som anges i intyget. I alla andra fall får sökanden anbringaeller låta anbringa märket.
Artikel 5
1. Ett EEG-typgodkännande skall gälla i tio år. Det får därefter
förlängas i tioårsperioder. Antalet mätdon av den godkända typen somfår tillverkas får inte begränsas.
Ett EEG-typgodkännande som utfärdats enligt detta direktiv och ett
särskilt direktiv får inte förlängas efter den tidpunkt när någon ändring
eller anpassning av gemenskapsbestämmelserna i fråga trätt i kraft, om
EEG-typgodkännandet inte skulle ha utfärdats med stöd av de nyabestämmelserna.
Om ett EEG-godkännande inte förlängs skall godkännandet likväl fort-
sätta att gälla de EEG-märkta mätdon som redan är i drift.
2. Om ny teknik utnyttjas, som inte beaktas i ett särskilt direktiv, får
EEG-typgodkännande med begränsad omfattning utfärdas, efter samrådmed de övriga medlemsstaterna.
Godkännandet får ha följande inskränkningar:
— Begränsning av antalet mätdon som godkännandet får omfatta.
— Skyldighet att underrätta behöriga myndigheter om var mätdon
installeras.
— Begränsning av användningsområdet.— Särskilda inskränkningar beträffande den använda tekniken.
Godkännandefår dock endast utfärdas under följande förutsättningar:
— Det särskilda direktivet för denna mätdonkategori har trätt i kraft.
— Ingen avvikelse har gjorts i förhållande till de största tillåtna fel
som fastställts i de särskilda direktiven.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 4
▼B
▼M2
▼M2
Ett sådant godkännande får inte ha längre giltighet än två år. Det får
förlängas med högst tre år.
3. Den medlemsstat som utfärdat ett begränsat EEG-typgodkännande
enligt punkt 2 ovan skall, så snart den anser att ny teknik visat sig varatillförlitlig, ansöka om anpassning till tekniska framsteg av bilagornatill detta direktiv i tillämplig utsträckning, och av de särskilda direkt-iven, på det sätt som anges i artikel 18.
Artikel 6
Om EEG-typgodkännande inte krävs för en kategori av mätdon som
uppfyller kraven i ett särdirektiv får tillverkaren på eget ansvaranbringa det särskilda märke som beskrivs i bilaga 1 punkt 3.3 påmätdon i den kategorin.
Artikel 7
1. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande får återkalla
detta i följande fall:
a) De mätdon som godkänts motsvarar inte den godkända typen eller
uppfyller inte kraven i det tillämpliga särdirektivet.
b) De metrologiska kraven enligt godkännandeintyget eller enligt
►
M2artikel 5.2 ◄uppfylls inte.
c) Om medlemsstaten i fråga konstaterar att godkännande utfärdats
oriktigt.
2. Den medlemsstat som beviljat EEG-typgodkännande skall
återkalla detta om de mätdon som har samma utförande som dengodkända typen under drift uppvisar någon felaktighet av allmänkaraktär som gör dem olämpliga för avsedd användning.
3. Om denna medlemsstat av någon annan medlemsstat informeras
om att något av fallen enligt punkterna 1 och 2 inträffat, skallåtgärderna enligt dessa punkter vidtagas efter samråd med den informe-rande medlemsstaten.
4. Den medlemsstat som tillkännager att ett fall enligt punkt 2 har
inträffat får förbjuda tills vidare att ifrågavarande mätdon släpps ut påmarknaden eller tas i drift. Den skall genast informera de andramedlemsstaterna och kommissionen och ange skälen för sitt beslut.Samma procedur skall tillämpas om ett fall enligt punkt 1 ovan
inträffar för mätdon som undantagits från första EEG-verifikation, om
tillverkaren trots anmaning inte åtgärdar mätdonen så att deöverensstämmer med den godkända typen respektive uppfyller kraveni det tillämpliga särdirektivet.
5. Om den medlemsstat som utfärdat typgodkännandet blivit infor-
merad om att ett fall enligt punkt 2 har inträffat och bestrider detta,
eller bestrider att de åtgärder som vidtagits enligt punkt 4 är berätti-gade, skall de inblandade medlemsstaterna söka komma överens.
Kommissionen skall hållas informerad, och skall vid behov genomföra
särskilt samråd för att uppnå en överenskommelse.
KAPITEL III
Första EEG-verifikation
Artikel 8
1. a) Första EEG-verifikation innebär undersökning av ett nytt eller
renoverat mätdon och bekräftelse av dess överensstämmelse medden godkända typen och/eller med kraven i detta direktiv och detillämpliga särskilda direktiven. Verifikationen bekräftas medEEG-verifikationsmärket.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 5
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
b) Första EEG-verifikation av ett mätdon kan genomföras på annat
sätt än genom enöhetskontroll i de fall som anges i de särskildadirektiven och genom de förfaranden som fastställts.
2. Vid tillgång till erforderlig utrustning skall medlemsstaterna
utföra första EEG-verifikation av mätdon som underkastats kontroll
och som uppges ha de mätegenskaper och uppfylla de tekniska kravom konstruktion och funktion som fastställts i särdirektivet för denaktuella kategorin av mätdon.
3. För mätdon som försetts med märkning för första EEG-verifika-
tion skall den skyldighet som ålagts medlemsstaterna enligt►
M2artikel 1.2 ◄gälla fram till slutet av året efter det år då
märkningen anbringades, om längre giltighetstid inte föreskrivs i särdi-rektiv.
Artikel 9
1. När ett mätdon inlämnas för första EEG-verifikation skall den
medlemsstat som utför undersökningen bestämma följande:
a) huruvida mätdonet tillhör en kategori som undantagits från EEG-
typgodkännande, och i så fall huruvida det uppfyller de krav i
fråga om teknisk uppbyggnad och funktion som fastställts i de
särskilda direktiven rörande detta mätdon;
b) huruvida mätdonet har erhållit EEG-typgodkännande, och i så fall
huruvida det överensstämmer med den godkända typen och
uppfyller kraven i de särskilda direktiv rörande detta mätdon somgällde när detta EEG-typgodkännande utfärdades.
2. Den undersökning som utförs vid första EEG-verifikation enligt
de särskilda direktiven skall särskilt omfatta följande:
— De metrologiska egenskaperna.
— De största tillåtna felen.
— Konstruktionen, i den mån denna garanterar att egenskaperna
sannolikt inte kommer att försämras avsevärt under normala drifts-förhållanden.
— Förekomsten av föreskriven märkning och märkskyltar eller förbe-
redelser för EEG-verifikationsmärkning.
Artikel 10
När ett mätdon godkänts vid en första EEG-verifikation enligt kraven i
detta direktiv och de särskilda direktiven skall mätdonet förses med
märket för partiell eller slutlig EEG-verifikation enligt reglerna i bilaga
2 till detta direktiv. Ansvaret för märkningen åvilar medlemsstaten.
Artikel 11
Om första EEG-verifikation inte krävs för en kategori av mätdon som
uppfyller kraven i ett särdirektiv skall tillverkaren på eget ansvaranbringa på mätdonet det särskilda märke som beskrivs i punkt 3.4 ibilaga 1.
KAPITEL IV
Gemensamma bestämmelser för EEG-typgodkännande och första
EEG-verifikation
Artikel 12
Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som behövs för att hindra att
mätdon förses med märkning som kan förväxlas med EEG-märkning.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 6
▼B
▼M2
▼B
▼M2
Artikel 13
Varje medlemsstat skall anmäla till de övriga medlemsstaterna och till
kommissionen vilka organ som bemyndigats att genomföra undersök-
ning enligt detta direktiv och de särskilda direktiven, att utfärda EEG-typgodkännandeintyg och att utföra första EEG-verifikationsmärkning.
Artikel 14
Medlemsstaterna får kräva att den föreskrivna märkningen utförs på
landets officiella språk.
KAPITEL V
Kontroll av mätdon i drift
Artikel 15
De särskilda direktiven skall specificera de krav som gäller vid kontroll
av EEG-märkta mätdon i drift, särskilt vilka största fel som tillåtsunder drift. Om nationella föreskrifter ställer lägre krav på mätdon
som inte är EEG-märkta kan dessa krav få ligga till grund för
kontrollen.
KAPITEL VI
Anpassning av direktiven till tekniska framsteg
Artikel 16
De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till detta direktiv
och bilagorna till de särskilda direktiven enligt artikel 1 till tekniskaframsteg skall fastställas enligt det förfarande som anges i artikel 18.
Detta förfarande skall dock inte gälla det kapitel som berör brittiska
måttenheter i bilagan till direktivet om måttenheter och bilagorna omkvantitetsintervall för färdigförpackade varor till direktiven omfärdigförpackade varor.
Artikel 17
1. Härmed tillsättes en kommitté för anpassning till tekniska
framsteg av direktiven enligt artikel 16 (nedan kallad ”kommittén”).Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och dess ordförandeskall vara en företrädare för kommissionen.
2. Kommittén skall fastställa sin arbetsordning.
Artikel 18
1. När förfarandet enligt denna artikel 18 skall tillämpas skall
ordföranden hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativeller på begäran av någon företrädare för en medlemsstat.
2. Kommissionens företrädare skall inge till kommittén ett utkast till
de åtgärder som skall fastställas. Kommittén skall inom en avordföranden satt tidsfrist, vars längd beror av ärendets brådska, avgeett yttrande över utkastet. Yttranden från kommittén skall antas medkvalificerad majoritet enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall
inte delta i omröstningar.
3. a) Kommissionen skall anta de föreslagna åtgärderna om kommittén
tillstyrker dessa.
b) Om de föreslagna åtgärderna inte tillstyrkes av kommittén, eller
om kommittén inte avgett något yttrande, skall kommissionenutan dröjsmål föreslå rådet de åtgärder som skall vidtas. Rådetfattar beslut med kvalificerad majoritet.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 7
▼B
▼M2
▼M2
c) Om rådet inom tre månader efter det att förslaget inkommit inte
fattat beslut skall de föreslagna åtgärderna fastställas av kommis-sionen.
KAPITEL VII
Slutbestämmelser
Artikel►M219◄
I alla beslut, som fattas enligt de bestämmelser som antagits för att
följa detta direktiv och särdirektiven för mätdonen i fråga och sominnebär att EEG-typgodkännande eller förlängning av EEG-typgodkän-nande vägras, att EEG-typgodkännande återkallas, att första EEG-verifikation vägras eller ►
M2att förbjuda att mätdonen släpps ut på
marknaden eller tas i drift ◄, skall skälen för beslutet anges. Den
berörda parten skall underrättas om beslutet och samtidigt få upplys-ning om vilka möjligheter som finns att få beslutet prövat enligtmedlemsstaternas lagstiftning och om den tid vilken sådan prövningkan begäras.
Artikel►
M220◄
1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader från dagen för anmälan
av detta direktiv sätta i kraft de lagar och andra författningar som
krävs för att följa det. Kommissionen skall genast underrättas om detta.
2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna
texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antarinom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel►
M221◄
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 8
▼B
▼B
BILAGA1
EEG-TYPGODKÄNNANDE
1.Ansökan om EEG-godkännande
1.1. Ansökan och skriftväxling i samband därmed skall avfattas på ett offici-
ellt språkenligt lagstiftningen i den stat där ansök an inlämnas.
Medlemsstaten får kräva att också de handlingar som bifogas ansökan
skall avfattas på samma officiella språk.
Sökanden skall samtidigt sända en kopia av sin ansökan till alla
medlemsstater.
1.2. Ansökan skall innehålla uppgifter om:
— namn och adress för tillverkaren eller företaget, för tillverkarens
eller företagets befullmäktigade representant eller för sökanden,
— mätdonskategori,— avsett användningsområde,— mätegenskaper,— eventuell kommersiell beteckning eller typbeteckning.
1.3 Till ansökan skall fogas två exemplar av alla handlingar som krävs för
bedömning av ansökan, särskilt följande:
1.3.1 Beskrivning av
— mätdonets konstruktion och funktion,
— skyddsanordningar för att säkerställa korrekt funktion,— anordningar för inställning och justering,— avsedd placering av
— verifikationsmärkning,
— eventuell försegling.
1.3.2 Sammanställningsritningar och vid behov detaljritningar över
viktiga komponenter.
1.3.3 Schematiskritning som visar mätdonets funk tionsprinciper och
om nödvändigt ett fotografi.
1.4 Till ansökan skall där så är lämpligt fogas de handlingar som rör redan
beviljade nationella godkännanden.
2.Undersökning för EEG-godkännande
2.1 Undersökningen skall omfatta följande:
2.1.1 Granskning av handlingarna och undersökning av typens mätegen-
skaper i det metrologiska kontrollorganets laboratorium, i annat
godkänt laboratorium eller hos tillverkaren, leverantören eller
användaren.
2.1.2 Om typens mätegenskaper är väl kända, är en granskning av hand-
lingarna tillräcklig.
2.2 Undersökningen skall omfatta mätdonets alla egenskaper vid normala
driftsförhållanden. Under sådana förhållanden skall kraven i fråga om
mätegenskaper vara uppfyllda.
2.3 Inriktningen och omfattningen av undersökningen enligt punkt 2.1 ovan
kan specificeras i särdirektiv.
2.4 Kontrollorganet kan kräva att sökanden ställer normaler och nödvändiga
resurser i form av utrustning och personal till förfogande för genom-
förande av godkännandeprovningen.
3.Intyg och märke för EEG-godkännande
3.1 I intyget skall resultaten av undersökningen av typen redovisas och de
andra krav förtecknas som skall uppfyllas. Till intyget skall fogas de
beskrivningar, ritningar och diagram som krävs för att identifiera typen
och för att förklara hur den fungerar. Godkännandemärket enligt artikel
4 i detta direktiv skall ha formen av ett stiliserat ” ε” som
— in the upper part, the distinguishing capital letter of the State which
granted the approval ►
A3(B för Belgien, D för Tyskland, DK för
Danmark, E för Spanien, F för Frankrike, GR för Grekland, I för1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 9
▼A1
▼A1
Italien, IRL för Irland, L för Luxemburg, N L för Nederländerna, P
för Portugal, UK för Förenade kungariket) ◄and the last two digits
of the year of approval,
— i sin nedre del innehåller en beteckning som bestämts av det kontrol-
lorgan som utfärdat godkännandet (ett identifikationsnummer).
— I punkt 6.1 nedan visas ett exempel på detta godkännandemärke.
3.2 Om ett begränsat EEG-godkännande utfärdats skall bokstaven P med
samma storleksom den stiliserade bok staven εplaceras framför denna.
I punkt 6.2 nedan visas ett exempel på detta märke för begränsat
godkännande.
3.3 Märkningen enligt artikel 6 i detta direktiv är densamma som EEG-
godkännandemärket, frånsett att den stiliserade bokstaven är symmet-
riskt spegelvänd kring en vertikal axel, och innefattar inga andra tecken
om inte annat föreskrivs i de särskilda direktiven.
I punkt 6.3 visas ett exempel på denna märkning.
3.4 Märket enligt artikel 11 i detta direktiv är EEG-godkännandemärket
inskrivet i en sexhörning.
I punkt 6.4 nedan visas ett exempel på detta märke.
3.5. De märken som tillverkaren anbringar enligt bestämmelserna i detta
direktiv skall anbringas på en synlig plats på varje mätdon och varje till-
satsutrustning. Märkningen skall vara läslig och beständig. Om det är
tekniskt svårt att anbringa märkningen, kan undantag göras enligt särdi-
rektiv eller efter överenskommelse mellan medlemsstaternas
metrologiska kontrollorgan.
4.Deponering av typexemplar
Kontrollorgan som beviljat godkännande kan, i de fall som anges i särdi-
rektiv och om så bedöms nödvändigt, begära att ett provexemplar för vilket
godkännande utfärdats skall deponeras. Kontrollorganet kan tillåta att delar,
skalmodeller eller ritningar av mätdonet deponeras i stället för ett prove-
xemplar. Detta skall i så fall anges på typgodkännandeintyget.
5.Offentliggörande av godkännanden
5.1. EEG-typgodkännanden och begränsade EEG-typgodkännanden skall
offentliggöras i en särskild bilaga till Europeiskagemenskapernasoffici-
ella tidning . Detta gäller också typgodkännanden av tillsatsutrustning.
5.2. Samtidigt som underrättelse lämnas till den berörda parten skall kopior
av EEG-godkännandeintyget sändas till kommissionen och till övriga
medlemsstater. Medlemsstaterna kan också efter begäran få kopior av
de metrologiska undersökningsrapporterna.
5.3. Proceduren för offentliggörande enligt punkt 5.1 och 5.2 skall gälla
också vid återkallande av EEG-godkännanden och andra meddelanden
som rör omfattningen och giltigheten av EEG-typgodkännanden.
5.4. En medlemsstat som avslår en ansökan om typgodkännande skall infor-
mera övriga medlemsstater och kommissionen om detta.
6.Märken för EEG-typgodkännande
6.1.EEG-typgodkännandemärke
Exempel:
 EEG-typgodkännande utfärdat av
Förbundsrepubliken Tysklands metrolo-
giska kontrollorgan år 1971 (se första
strecksatsen i punkt 3.1).
Identifieringsnummer för EEG-godkän-
nandet (se andra strecksatsen i punkt
3.1.)1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 10
▼B
▼M2
▼B
▼B
6.2.MärkeförbegränsatEEG-typgodkännande(se punkt3.2)
Exempel:
 Begränsat EEG-typgodkännande utfärdat
av Förbundsrepubliken Tysklands metro-
logiska kontrollorgan år 1971.
Identifieringsnummer för det begränsade
EEG-typgodkännandet.
6.3.UndantagsmärkningfrånEEG-typgodkännande(se punkt3.3)
Exempel:
6.4.Märke för EEG-typgodkännande av mätdon som undantas från första
EEG-verifikation(se punkt3.4)
Exempel:
 EEG-typgodkännande utfärdat av
Förbundsrepubliken Tysklands metrolo-
giska kontrollorgan år 1971.
Identifieringsnummer för EEG-
typgodkännandet.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 11
▼M2
▼B
▼B
BILAGA2
FÖRSTA EEG-VERIFIKATION
1.Allmänt
1.1 Första EEG-verifikation kan omfatta ett eller flera steg (vanligen två).
1.2 Om inte annat föreskrivs i särdirektiv gäller följande:
1.2.1 Första EEG-verifikation skall utföras i ett steg för mätdon som när
de lämnar fabriken utgör en enhet, dvs. som i princip kan flyttas
till installationsplatsen utan att först tas isär.
1.2.2 Första EEG-verifikation skall utföras i två eller flera steg för
mätdon som för att fungera korrekt är beroende av installations-
eller användningsvillkor.
1.2.3 Verifikationens första steg skall särskilt säkerställa att mätdonet
överensstämmer med den godkända typen eller, för ett mätdon
som undantagits från typgodkännande, att det överensstämmer
med tillämpliga bestämmelser.
2.Plats för första EEG-verifikation
2.1 Om ingen plats anges i särdirektiven skall verifikation av mätdon som
skall verifieras i ett enda steg utföras på den plats som det berörda
metrologiska kontrollorganet bestämmer.
2.2 Mätdon som kräver verifikation i två eller flera steg skall verifieras av
det för det enskilda fallet territoriellt behöriga metrologiska kontrollor-
ganet.
2.2.1 Det sista steget i en verifikation skall utföras på installations-
platsen.
2.2.2 För de övriga stegen i en verifikation gäller punkt 2.1.
2.3 Om verifikationen utförs utanför det metrologiska kontrollorganets
lokaler kan kontrollorganet särskilt kräva att sökanden
— ställer normaler och resurser i form av utrustning och personal till
förfogande för verifikationen,
— tillhandahåller en kopia av EEG-typgodkännandeintyget.
3.Märkning för första EEG-verifikation
3.1Beskrivning avmärkningförförstaEEG-verifikation.
3.1.1 Om inte annat föreskrivs i särdirektiv gäller följande för märkning
för första EEG-verifikation som anbringas enligt punkt 3.3:
3.1.1.1 Slutlig märkning för första EEG-verifikation skall bestå av
två märken, varav
a) det första märket skall ha formen av bokstaven ”e”,
som
— in the upper half, the distinguishing capital letter of
the State where the original checkis carried out
►A3(B för Belgien, D för Tyskland, DK för
Danmark, E för Spanien, F för Frankrike, GR för
Grekland, I för Italien, IRL för Irland, L för Luxem-
burg, N L för Nederländerna, P för Portugal, UK för
Förenade kungariket) ◄together, where necessary,
with one or two figures identifying a territorial or
administrative subdivision,
— i sin nedre hälft innehåller identifikationsnumret för
det organ eller myndighet som genomför verifika-
tionen.
b) Det andra märket skall bestå av de två sista siffrorna i
årtalet för verifikationen, inskrivna i en sexhörning.
3.1.1.2 Märkning för partiell första EEG-verifikation skall enbart
omfatta det första märket. Detta skall också fungera som
försegling.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 12
▼A1
▼B
▼B
3.2Märkenasformochstorlek
3.2.1 I bifogade figurer visas form, mått och konturer för de bokstäver
och siffror som ingår i märkning för första EEG-verifikation enligt
punkt 3.1 ovan. De första två figurerna visar märkenas olika delar,
den tredje är ett exempel på märket. De mått som anges i figurerna
har enheten lika med diametern på den cirkel som omskriver
bokstaven e resp sexhörningen. Dessa cirklars faktiska diameter är
1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm eller 12,5 mm.
3.2.2 Medlemsstaternas metrologiska kontrollorgan skall utväxla origi-
nalritningarna över sina märken för första EEG-verifikation, vilka
är utformade i enlighet med förebilderna i figurerna.
3.3Anbringandeavmärkningen
3.3.1 Slutlig märkning för EEG-verifikation skall anbringas på angiven
plats på mätdonet när detta genomgått fullständig verifikation och
befunnits uppfylla EEG-kraven.
3.3.2 Märkning för partiell EEG-verifikation:
3.3.2.1 När verifikation utförs i flera steg på ett mätdon eller en
del av ett mätdon som uppfyller de krav som inte behöver
verifieras på installationsplatsen, skall märkningen
anbringas på samma ställe som märkskylten eller på annan
plats som anges i särdirektiven.
3.3.2.2 I samtliga fall skall märkningen anbringas som försegling
på de ställen som anges i särdirektiven.1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 13
▼B
►(1)M11971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 14
▼B
1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 15
▼B
1971L0316 — SV — 01.01.1986 — 004.001 — 16