1.3

Tillverkaren skall specificera de klimatmässiga, mekaniska och elektromagnetiska miljöer där mätinstrumentet är avsett att användas, strömkälla och andra influensstorheter som kan inverka på dess noggrannhet med hänsyn till de krav som anges i de tillämpliga instrumentspecifika bilagorna. 1.3.1 Klimatmässiga miljöer Tillverkaren skall ange den övre och den nedre temperaturgränsen från något av värdena i tabell 1, om inte annat anges i bilagorna MI-001-MI-010, och lämna uppgift om huruvida instrumentet är konstruerat för kondenserande eller icke-kondenserande fuktighet samt om instrumentets avsedda placering, dvs. öppen eller sluten.



Tabell 1 Temperaturgränser Övre temperaturgräns 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C Nedre temperaturgräns 5 °C – 10 °C – 25 °C – 40 °C 1.3.2 a) Mekaniska miljöer delas in i klasserna M1-M3 enligt följande beskrivning: M1 Denna klass avser instrument som används i utrymmen med vibrationer och stötar av mindre betydelse, t.ex. för mätinstrument monterade på lätta bärande konstruktioner som är utsatta för försumbara vibrationer och stötar från lokala sprängnings- eller pålningsarbeten, slående i dörrar etc. M2 Denna klass avser instrument som används i utrymmen med betydande eller höga vibrations- och stötnivåer, som t.ex. härrör från maskiner och förbipasserande fordon i närheten eller som förekommer intill tunga maskiner, bandtransportörer etc. M3 Denna klass avser instrument som används i utrymmen där vibrations- och stötnivåerna är höga och mycket höga, t.ex. för mätinstrument som monterats direkt på maskiner, bandtransportörer etc. b) Följande influensstorheter skall beaktas när det gäller mekaniska miljöer: — Vibration. — Mekanisk stöt. 1.3.3 a) Elektromagnetiska miljöer delas in i klasserna E1, E2 och E3 enligt beskrivningarna nedan, om inte annat anges i de relevanta instrumentspecifika bilagorna: E1 Denna klass avser mätinstrument som används på platser med elektromagnetiska störningar som motsvarar sådana störningar som sannolikt påträffas i byggnader avsedda för bostäder, handel och kontor samt lätt industri. E2 Denna klass avser mätinstrument som används på platser med elektromagnetiska störningar som motsvarar sådana störningar som sannolikt påträffas i andra industribyggnader. E3 Denna klass avser mätinstrument som tillförs el från ett fordonsbatteri. Dessa mätinstrument skall uppfylla kraven för E2 samt följande tilläggskrav: — Spänningsreduceringar som orsakas av att startmotorkretsarna i förbränningsmotorer aktiveras. — Belastningstransienter som uppstår när ett urladdat batteri kopplas ur medan motorn är igång. b) Följande influensstorheter skall beaktas när det gäller elektromagnetiska miljöer: — Spänningsavbrott. — Kortvariga spänningsreduceringar. — Spänningstransienter på matarledningar och/eller signalledningar. — Elektrostatisk urladdningar. — Radiofrekventa elektromagnetiskt fält. — Överföra radiofrekventa elektromagnetiskt fält på matarledningar och/eller signalledningar. — Överspänningar på matarledningar och/eller signalledningar. 1.3.4 Andra influensstorheter som skall beaktas då så är lämpligt: — Nätspänningsvariation. — Nätfrekvensvariation. — Magnetfält som uppstår på grund av spänningsfrekvens. — Andra storheter som skulle kunna ha en avgörande inverkan på mätinstrumentets noggrannhet.