1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
►B RÅDETSDIREKTIV
avden19november1973
omtillnärmningavmedlemsstaternaslagstiftningomlängdmått
(73/362/EEG)
(EGT L 335, 5.12.1973, s. 56)
Ändrat genom:
Officiella tidningen
nr sida datum
►M1Rådets direktiv 78/629/EEG av den 19 juni 1978 L 206 8 29.7.1978
►M2Kommissionens direktiv 85/146/EEG av den 31 januari 1985 L 54 29 23.2.1985
▼B
RÅDETSDIREKTIV
avden19november1973
omtillnärmningavmedlemsstaternaslagstiftningomlängdmått
(73/362/EEG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA
DIREKTIV
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag,med beaktande av Europaparlamentets yttrande,med beaktande av ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, ochmed beaktande av följande:Frågor om hur längdmått skall vara konstruerade och hur de skall
kontrolleras är i medlemsstaterna underkastade tvingande bestämmelsersom skiljer sig mellan medlemsstaterna och som därmed utgörhandelshinder för sådana mått. Det är därför nödvändigt att dessabestämmelser närmas till varandra.
Rådets direktiv av den 26 juli 1971(
1) om tillnärmning av medlems-
staternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och
metrologiska kontrollmetoder har fastställt förfaranden för EEG-typgodkännande och första EEG-verifikation av mätdon. Enligt detdirektivet skall det fastställas tekniska krav som längdmått skall uppfyllaför att fritt få importeras, marknadsföras och användas, sedan de
kontrollerats och märkts på föreskrivet sätt.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Detta direktiv avser sådana längdmått som anges i bilagan.
Artikel 2
De längdmått som får förses med EEG-märkning beskrivs i bilagan. De
skall vara föremål för EEG-typgodkännande och underkastas första
EEG-verifikation.
Artikel 3
Ingen medlemsstat får begränsa, vägra eller förbjuda att längdmätdon
som försetts med märket för EEG-typgodkännande och märkning förförsta EEG-verifikation släpps ut på marknaden eller tas i bruk.
Artikel 4
1. Medlemsstaterna skall inom 18 månader från anmälan av detta
direktiv sätta i kraft de lagar och andra författningar som krävs för attfölja det. De skall genast underrätta kommissionen om detta.
2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna
texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antarinom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 2
(1) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.
▼B
BILAGA
1.Definitioner
1.1 Längdmått är mätdon med skalmärken vars inbördes avstånd anges i en
författningsreglerad måttenhet för längd.
1.2 Den nominella längden för ett längdmått är den längd som måttet
betecknats med.
1.3 Huvudskalmärkena är de två skalmärken som ligger lika långt från
varandra som måttets ”nominella längd”.
1.4 Längdmåttets skala bildas av huvudskalmärkena och de andra skalmär-
kena.
1.5 Ett längdmått kan beskrivas som
1.5.1 — ett ändmått där huvudskalmärkena utgörs av två ytor,
1.5.2 — ett streckmått där huvudskalmärkena utgörs av två streck, hål
eller märken,
1.5.3 — ett sammansatt mått där det ena av huvudskalmärkena utgörs av
en yta och det andra av ett streck, ett hål eller ett märke.
2.Material
Längdmått och tillhörande utrustning skall vara tillverkade av material som
är tillfredsställande hållbara, stabila och motståndskraftiga mot miljöfaktorer
under normala användningsförhållanden.
De använda materialen skall uppfylla följande krav:
2.1 Vid normal användning vid temperaturer 8 ºC över eller under
referenstemperaturen får ändringar i längd inte överstiga största tillåtna
fel.
2.2 För mått som vid användning skall utsättas för en bestämd dragkraft,
skall längdvariationen understiga största tillåtna fel om den bestämda
dragkraften varierar inom ± 10 %.
3.Utförande
3.1 Längdmått och tillhörande utrustning skall vara väl och gediget utförda
och omsorgsfullt ytbehandlade.
3.2 Längdmått skall ha tvärsnitt med sådana dimensioner och former att
mätning under normala förhållanden kan ske med den noggrannhet som
krävs för den noggrannhetsklass som måttet tillhör.
3.3 Ändytorna på ett ändmått skall vara plana. Ändytor och streck skall vara
vinkelräta mot måttets längdaxel.
3.4 Ändytorna på ändmått eller sammansatta mått som tillverkats av trä eller
annat material med samma eller sämre hållbarhet, skall utgöras av beslag
eller skoningar som är slitstarka, stötsäkra och väl fästade vid måttet.
3.5 Tillbehör, t.ex. en eller flera fasta eller rörliga krokar, ringar, handtag,
plattor, stift, tungor, upprullare eller nonieskalor, som underlättar
användning av måttet och utökar dess användningsområde, är tillåtna
förutsatt att de inte kan leda till förväxling. Tillbehör skall vara
konstruerade och fästade vid måttet på sådant sätt att de under normala
användningsförhållanden inte nämnvärt ökar onoggrannheten vid
mätning.
3.6 Ett måttband skall utföras så att bandets kanter är praktiskt taget raka och
parallella då bandet ligger utsträckt på plant underlag.
3.7 Upprullare för måttband skall utföras så att de inte orsakar permanent
deformation hos bandet.
4.Skalorochbesiffring
4.1 Ett längdmått skall längs sin nominella längd vara tydligt, regelbundet
och beständigt graderat och besiffrat, så att avläsningen kan göras säkert,
enkelt och entydigt. Vissa icke besiffrade skalmärken får dock finnas1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 3
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
utanför slutmärket i änden på måttet, men antalet sådana märken får inte
överstiga antalet skalmärken mellan två närliggande besiffrade
skalmärken på måttet.
4.2 Skaldelen skall vara 10n,2×1 0neller 5 × 10nm, där n är ett positivt eller
negativt heltal eller noll.
Skaldelen får inte överstiga
— 1 cm om måttets nominella längd är 2 m eller mindre,
— 10 cm om måttets nominella längd är över 2 m och under 10 m,— 20 cm om måttets nominella längd är 10 m eller mer och under 50 m,
— 50 cm om måttets nominella längd är 50 m eller mer.
Dessa värden får dock överskridas för mått för speciella ändamål, om
orsaken till överskridandet anges i ansökan om typgodkännande och om
det anges på måttet vilket speciellt ändamål det är avsett för.
4.3 Om skalmärkena utgörs av streck skall dessa vara raka, vinkelräta mot
längdmåttets axel, lika breda och jämntjocka. Skalstreckens längd skall
stå i relation till den måttenhet de markerar. Strecken skall bilda en klar
och tydlig skala och ha en bredd som inte ökar onoggrannheten vid
mätning.
4.4 Vissa delar av skalan, särskilt vid dess ändar, får underindelas i
decimaldelar av den skaldel som gäller för hela måttet.
4.5 Skalmärken kan också utgöras av hål, om skaldelsvärdet är minst 1 cm,
eller av andra märken om skaldelsvärdet är minst 1 dm, förutsatt att
märkena medger avläsning med tillräcklig noggrannhet för den
noggrannhetsklass som måttet tillhör.
4.6 Skalindelning får vara löpande eller återupprepande. I en underindelad
skala enligt punkt 4.4 får besiffringen vara annorlunda än i resten av
måttet. Siffrornas placering, storlek, form, färg och kontrast skall
anpassas till skalan och respektive skalmärken.
Oavsett värdet på skaldelen enligt punkt 4.2 skall sifferuppgifterna avse
meter, decimeter, centimeter eller millimeter, utan angivelse avmotsvarande måttsymbol.
Antalet skalmärken med siffror skall vara tillräckligt litet för att medge
entydig avläsning.
Om sifferuppgifterna inte avser meter får metermarkeringar ändock
besiffras med metermätetalet. I så fall skall metermätetalet åtföljas av
beteckningen m.
Dessutom får värdet på närmast föregående metermätetal upprepas på
samma sätt före de andra besiffrade skalmärkena.
Om skaldelsvärdet för en skala med streck kan uttryckas som 2·10
nm
och är minst 2 cm skall alla skalmärken besiffras.
4.7 Om ett mått har flera skalor får skaldelsvärdena vara olika, och
besiffringen får vara stigande åt samma eller motsatt håll.
5.Nominelllängd
5.1 Måttets nominella längd skall ha något av följande värden: 0,5, 1, 1,5, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 m, eller en multipel av 5 m.
5.2 Andra värden kan dock godkännas för speciella ändamål om orsaken till
annat nominellt värde anges i ansökan om typgodkännande och om det
på måttet anges vilket speciellt ändamål det är avsett för.
5.3 Vissa av de nominella längderna i punkt 5.1 är inte tillåtna för de
längdmått som avses i punkt 9.4.2.
6.Inskrifter
6.1 Följande inskrifter är obligatoriska på alla längdmått:
6.1.1Inskrifter som alltid skall finnas:
6.1.1.1 nominell längd,
6.1.1.2 tillverkarens namn eller firmamärke,6.1.1.3 noggrannhetsklass: I, II eller III,1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 4
▼B
▼M1
▼B
▼B
6.1.1.4 EEG-typgodkännandemärke.
6.1.2Inskrifter som skall finnas på vissa mått:
6.1.2.1 referenstemperatur, om den är en annan än 20 ºC,
6.1.2.2 dragkraft,
6.1.2.3 speciellt användningsområde för måttet enligt punkterna
4.2 och 5.2.
6.2 Nominell längd, dragkraft och temperatur skall uttryckas med hjälp av
enheter som godtagits genom rådets direktiv av den 18 oktober 1971(1)
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om måttenheter, eller
med hjälp av någon multipel av dessa, åtföljt av motsvarande författ-
ningsenliga beteckning.
6.3 Alla inskrifter skall vara synliga och läsbara från början av måttet.
Efter överenskommelse med den berörda nationella myndigheten får
dock vissa inskrifter placeras på en med måttet sammanhängande del. I
så fall skall det i EEG-typgodkännandeintyget anges var dessa inskrifter
skall placeras.
Om längdmåttets bredd inte medger att EEG-typgodkännandemärket
anbringas läsbart får det märkets beståndsdelar, utan hinder av
föreskrifterna i punkt 3.1 i bilaga 1 till rådets direktiv av den 26 juli
1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma
föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder, och i
överensstämmelse med punkt 3.5 i den här bilagan, anbringas i följande
ordning:
— ett stiliserat ” ε”,
— bokstaven/bokstäverna som betecknar det land som beviljat EEG-
typgodkännandet,
— de två sista siffrorna i årtalet för EEG-typgodkännandet,— EEG-typgodkännandets referensnummer,
(exempel: εF 75 5345).
6.4 Påtillverkarens eget ansvar får längdutvidgningskoefficienten förmåttets
material anges på följande sätt: α=…
6.5 Dessutom får sådana andra icke-metrologiska uppgifter finnas på måttet,
som är särskilt föreskrivna eller som godtagits av ett behörigt nationellt
organ.
6.6 Om inskrifterna inte har kodad form skall de utformas på det officiella
språket i den medlemsstat som är mottagarland för måttet.
6.7 Reklamuppgifter får anbringas på längdmått, under förutsättning att de
placeras enligt bestämmelserna i punkt 6.8.
6.8 Inskrifter, inklusive reklam, skall anbringas på sådant sätt att de inte på
något sätt försvårar mätning med måttet. Obligatoriska inskrifter,
förutom EEG-typgodkännandemärket, samt placeringen av reklamupp-
gifter skall framgå av det typexemplar som genomgår EEG-
typgodkännandeprovning.
7.Störstatillåtnafel
Längdmått enligt detta direktiv skall alltefter mätnoggrannhet indelas i tre
klasser, betecknade I, II och III.
7.1 Det största tillåtna felet, positivt eller negativt
a) för den nominella längden, eller
b) för godtycklig annan längd mellan två icke intilliggande skalmärken,
skall uttryckas som en funktion av längden i fråga enligt formeln (a +
bL) mm, där
— L är längden, avrundad till närmast större hela antal meter,
— a och b är koefficienter, som för respektive noggrannhetsklass har
åsatts värden enligt följande tabell:1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 5
(1) EGT nr L 243, 29.10.1971, s. 29.▼M1
▼B
▼M2
▼M2
Noggrannhetsklass a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2
7.2.1 Största tillåtna fel, positivt eller negativt, för skaldelar som inte
överstiger 1 cm, skall för respektive noggrannhetsklass ha värden
enligt följande tabell:
Längd i av ifrågavarande
skaldelStörsta tillåtna fel i mm för
noggrannhetsklass
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
För skaldelar längre än 1 cm skall största tillåtna fel uttryckas som
en funktion av skaldelslängden enligt formeln (a + bL) mm, där
parametrarna a och b är desamma som i punkt 7.1 och L är
längden i fråga, avrundad till närmast större hela antal meter.
7.2.2 Största tillåtna avvikelse mellan längderna i för två intilliggande
skaldelar som är högst 1 cm långa skall för respektive noggrann-
hetsklass ha värden enligt följande tabell:
Längd i av ifrågavarande
skaldelStörsta tillåtna fel i mm för
noggrannhetsklass
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
För skaldelar som är längre än 1 cm skall största tillåtna avvikelse
mellan längderna i för två intilliggande skaldelar uttryckas som en
funktion av skaldelslängden enligt formeln (a + bL), enligt punkt
7.2.1.
7.3 För ett ändmått eller ett sammansatt mått skall dock det största tillåtna
felet, positivt eller negativt, i längden av den sista skaldelen somavgränsas av en yta, ökas med
— 0,1 mm för mått i noggrannhetsklass I,
— 0,2 mm för mått i noggrannhetsklass II,
— 0,3 mm för mått i noggrannhetsklass III.
Vidare gäller inte föreskrifterna i punkt 7.1 och 7.2.2
— om endera av de icke intilliggande skalmärkena som nämns i punkt
7.1 b utgörs av en yta, eller
— om endera av de två intilliggande skaldelar som nämns i punkt 7.2.2
är en slutskaldel som avgränsas av en yta.
7.4 Största tillåtna fel för mått i bruk skall vara lika med två gånger största
tillåtna fel vid första EEG-verifikation.
7.5 Största tillåtna fel får inte överskridas under följande referensbetingelser:
7.5.1 Referenstemperaturen skall normalt vara 20 ºC. För vissa
längdmått enligt punkt 9 nedan kan dock undantagsvis en annan
referenstemperatur godkännas.
7.5.2 Längdmått som märkts med ett värde på dragkraft enligt punkt 9
skall provas, liggande på horisontellt plant stöd under hela denprovade längden, utan nämnvärd friktion och utsatta för den på
måttet angivna dragkraften.1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 6
▼M1
▼M2
▼B
▼M2
8.MärkningförförstaEEG-verifikation
8.1 Plats skall finnas nära längdmåttets början eller på en tilläggsfixtur för
anbringande av märkning för första EEG-verifikation.
8.2 Märkningen skall anbringas enligt föreskrifterna i bilaga 2 i punkt 3.1 i
rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 senast ändrat genom
rådets direktiv 83/575/EEG av den 25 oktober 1983.
8.3 Trots punkt 3.1 får dock märket för första EEG-verifikation bestå av
bokstaven lilla ”e” i en sexhörning, varvid i övre hälften av bokstaven
”e” den/de särskiljande landbokstaven/landbokstäverna för den
medlemsstat där första EEG-verifikation ägt rum skrivits in och i dess
nedre hälft årtalet för verifikationen skrivits in. I punkt 12 återges ett
exempel på ett sådant märke.
8.4 Valet mellan de olika utformningarna av märkningen görs av det organ
som ansvarar för första EEG-verifikation.
9.Olikatyperavlängdmåttsomomfattasavdirektivet
9.1 Ändmått, streckmått eller sammansatta måttband av glasfiber och plast
Nominell längd mellan 0,5 och 100 m.Dragkraften, ca 20 N, skall anges på måttet.De fria ändarna på ändmått eller sammansatta mått skall vara
nötningsbeständiga.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I, II eller III.
9.2 Mått i ett stycke, styva eller halvstyva, av metall eller annat material
Nominell längd mellan 0,5 och 5 m.
Referenstemperaturen får i särskilda fall avvika från 20 ºC.Denna kategori omfattar också mätstickor för kontroll av vätskenivå.Änden på en styv mätsticka skall vara försedd med en stöt- och
nötningsbeständig klack eller spets, som inte ger upphov till gnistor vid
stötar.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I eller II.
9.3 Ledade mått av metall eller annat material.
Nominell längd mellan 0,5 och 5 m.Delarna skall vara lika långa mellan lederna.Ledernas funktion och uppriktningen i uppfällt läge skall säkerställas
med hjälp av en effektiv anordning som är konstruerad så att leden inte
ökar felet med mer än 0,3 mm för mått i noggrannhetsklasserna I och IIrespektive 0,5 mm för mått i noggrannhetsklass III.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I, II eller III.
9.4 Måttband av stål
9.4.1 Ändmått, streckmått eller sammansatta måttband på upprullare.
Nominell längd mellan 0,5 och 10 m. Mått med längd mellan 5
och 10 m skall ha buktigt tvärsnitt.
Dessa mått får inneslutas i ett hölje, varsena sidoyta kan ingå i den
del som används för mätning, särskilt vid mätning av invändiga
mått.
Den fria änden för dessa mått skall vara försedd med en fast eller
skjutbar hake eller tunga.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I eller II.
9.4.2 Ändmått eller streckmått, avsedda för mätning av längd som
överstiger deras nominella längd
Nominell längd: 5, 10, 20, 50, 100 eller 200 m.
Dragkraften, ca 50 N, skall anges på måttet.1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 7
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
Dessa mått skall vara försedda med handtag eller ringar i sina båda
ändar.
Handtag som räknas in i den nominella längden skall vara så utfört
att dess infästning inte ger upphov till onoggrannhet vid mätning.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I eller II.
9.4.3 Streckmått eller sammansatta mått på upprullare, som inte är
avsedda för mätning av längd som överstiger deras nominella
längd.
Nominell längd mellan 5 och 200 m.Referenstemperaturen får i särskilda fall avvika från 20 ºC.Dragkraften, ca 50 N, skall anges på måttet.
Nolländen skall vara försedd med ett handtag, en ring eller en hake
som inte räknas in i den nominella längden.
Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I eller II.
9.5 Sammansatta pejlingsmåttband av metall med lod för mätning av
vätskenivå
Nominell längd mellan 5 och 50 m.Referenstemperaturen får i särskilda fall avvika från 20 ºC.Dragkraften skall anges på måttet och vara tillräcklig för att sträcka
bandet på ett riktigt sätt.
Dragkraften skall utövas av ett lod, som skall vara märkt med st
massvärde.
Skalans nollmärke skall utgöras av den undre änden på ett lod med
lämplig form, gjort av ett material som inte ger upphov till gnistor vid
stötar.
Lodet skall vara permanent eller löstagbart fästat vid bandet på ett sådant
sätt att infästningen inte ger upphov till onoggrannhet vid mätning.
Hela bandet skall vara graderat i millimeter och graderingen skall
fortsätta på en plan yta på lodet.
Den andra änden på bandet får vara utrustad med en upprullare.Dessa mått skall tillhöra noggrannhetsklass I eller II.Det största tillåtna felet för hela måttet i läge för mätning med fästat lod
får dock aldrig understiga 0,6 mm.
10.EEG-typgodkännandeochförstaEEG-verifikation
EEG-tygodkännande och första EEG-verifikation av längdmått skall utföras
enligt det förfarande som fastställts i direktiv 71/316/EEG.
10.1Kontroll för EEG-typgodkännande
I kontrollen skall förutom granskning av inlämnade handlingar ingå en
verifiering av att den inlämnade typen överensstämmer med kraven i
punkterna 2, 3, 4, 5, 6 (utom punkt 6.4), 7, 8 och 9.
10.2Kontroll för första EEG-verifikation
10.2.1 Kontroll för första EEG-verifikation skall utföras antingen på
alla inlämnade längdmått eller på partier sammansatta av mått i
enlighet med punkt 11.
10.2.2 Kontroll för första EEG-verifikation skall omfatta okulärgransk-
ning av längdmåttet för att fastställa att det överensstämmer
med den godkända typen. Detta gäller särskilt föreskrifterna i
punkterna 3.6, 4.1 och 4.3.
10.2.3 Kontroll skall också ske av att längdmåttet uppfyller kraven i
fråga om största tillåtna fel för nominell längd, i tillämpliga fall
med beaktande av punkt 9.5.
10.2.4 Dessutom skall på fem slumpmässigt valda lägen längs
längdmåttet följande kontrolleras:
— Längden mellan två icke närliggande skalmärken.
— Skaldelslängden.1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 8
▼M2
▼M2
— Skillnaden mellan två närliggande skaldelars längd.
Syftet är att fastställa att bestämmelserna i punkterna 7.1 b,
7.2.1 och 7.2.2 är uppfyllda, i tillämpliga fall med beaktande av
bestämmelserna i punkterna 7.3 och 9.3.
Om kontrollresultaten ger anledning därtill får behörigt organ
minska eller öka antalet kontroller.
10.2.5 Alla ovannämnda kontroller skall utföras vid de referensbe-
tingelser som angivits i punkt 7.5.
11.StatistiskkontrolltillämpadsomförstaEEG-verifikation
Om längdmåtten är serietillverkade och den som ansvarar för inlämning för
första EEG-verifikation anger att de redan kontrollerats nöjaktigt, får på
dennes begäran de inlämnade partierna undergå statistisk attributkontroll
under följande villkor:
11.1Allmänt
11.1.1 Parti
Ett parti längdmått skall bestå av exemplar som
— är av samma typ,
— tillhör samma noggrannhetsklass,
— har tillverkats genom samma process.
Partistorleken är antalet ingående längdmått. Största partistorlek
för första EEG-verifikation är 10000 enheter.
11.1.2 Provuttag
Ett provuttag består av längdmått som valts slumpmässigt ur ett
parti. Antalet längdmått i uttaget benämns provgruppstorlek.
11.1.3 Attributkontroll
Attributkontroll innebär att längdmåtten i ett prov klassificeras
som felaktiga eller godtagbara enligt föreskrifterna i detta
direktiv.
11.1.4 Gränskvalitetsnivå (LQ 5)
Gränskvalitetsnivån är den kvalitetsnivå för det inlämnade
partiet som i en provtagningsplan motsvarar en sannolikhet för
godkännande på 5 %.
11.1.5 Standardiserad kvalitetsnivå (SQL)
Standardiserad kvalitetsnivå är den kvalitetsnivå för det
inlämnade partiet som i en provtagningsplan motsvarar en
sannolikhet för godkännande på 95 %.
11.1.6 Acceptanstal
Vid attributkontroll är acceptanstalet det största antal felaktiga
längdmått som får påträffas i det kontrollerade uttaget om
partiet skall accepteras.
11.1.7 Avvisningstal
Vid attributkontroll är avvisningstalet det minsta antal felaktiga
längdmått som om de upptäcks i en provgrupp leder till
avvisning av det kontrollerade partiet.
11.1.8 Enkel provtagningsplan
Antalet enskilda kontrollerade längdmått skall vara lika med
storleken på provuttaget enligt provtagningsplanen. Om antalet
felaktiga mått i provet är mindre än eller lika med acceptanstalet
skall partiet godtas. Om antalet felaktiga mått är större än eller
lika med avvisningstalet skall partiet avvisas.
11.1.9 Dubbel provtagningsplan
Antalet enskilda kontrollerade längdmått skall vara lika med
första provuttagets storlek enligt provtagningsplanen. Om
antalet felaktiga mått i det första provuttaget är mindre än eller
lika med det första acceptanstalet skall partiet godtas. Om
antalet felaktiga mått i det första provuttaget är större än eller
lika med det första avvisningstalet skall partiet avvisas. Om
antalet felaktiga mått i det första provet ligger mellan det första1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 9
▼M2
acceptanstalet och det första avvisningstalet skall ett andra
provuttag kontrolleras, vars storlek anges i provtagningsplanen.
Antalet felaktiga mått i det första och det andra provuttaget skall
sedan summeras. Om det totala antalet felaktiga mått är mindre
än eller lika med det andra acceptanstalet skall partiet godtas.
Om det totala antalet felaktiga mått är större än eller lika med
det andra avvisningstalet skall partiet avvisas.
11.2Kontrollförfarande
Endera av de nedan beskrivna kontrollförfarandena skall tillämpas.
Valet mellan dem görs av ansvarigt organ.
Det första förfarandet, nedan kallat ”metod A”, innebär att ett enda parti
inlämnas, medan det andra, ”metod B” innebär att flera partier
inlämnas. Kontrollen innebär att antalet felaktiga längdmått i
provuttaget räknas.
11.2.1 Om metod A tillämpas skall det ansvariga organet använda en
provtagningsplan med följande egenskaper för att godta eller
avvisa det inlämnade partiet:
— En standardiserad kvalitetsnivå (SQL) mellan 0,40 och
0,90 %.
— En gränskvalitet (LQ 5) mellan 4,0 och 6,5 %.
Exempel på provtagningsplaner:
Enkelprovtagningsplan
Provuttagsstor-
lekpeAcceptanstal Avvisningstal LQ 5 SQL
a 80 1 2 5,8 0,44
b 125 2 3 5,0 0,65
Dubbelprovtagningsplan
Provut-
tags-
storlekTotalt
antalAccep-
tanstalAvvis-
ningstalLQ
5SQL
aFörsta provuttaget 50 50 0 2
5,8 0,44Andra provuttaget 50 100 1 2
bFörsta provuttaget 80 80 0 3
5,0 0,65Andra provuttaget 80 160 3 4
Om ett parti avvisas skall det ansvariga organet genomföra en
allkontroll av partiet i fråga eller vidta nödvändiga åtgärder för
att förhindra att partiet marknadsförs i sitt aktuella tillstånd.
11.2.2 Om metod B tillämpas skall det ansvariga organet utnyttja
provtagningsplaner enligt nedanstående tabell, för att godta eller
avvisa det inlämnade partiet:
Provtagningsplaner
Partiord-
ningsföljdStorlek Acceptanstal Avvisningstal
17 0 01
28 5 01
3 105 0 1
4 120 0 1
När ett parti har godtagits skall nästa inlämnade parti
kontrolleras enligt villkoren för nr 1 i ordningsföljden.
När ett parti avvisats skall det ansvariga organet vidta
nödvändiga åtgärder för att förhindra att det avvisade partiet1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 10
▼M2
marknadsförs i sitt aktuella tillstånd. Den person som ansvarar
för inlämning för första EEG-verifikation får inlämna samma
parti eller annat. Partiet kontrolleras sedan enligt villkoren för
partiet närmast före i ordningsföljden. Om partiet inte godtas
efter kontroll enligt villkoren för nr 4 i ordningsföljden, skall
ansvarigt organ genomföra en allkontroll av partiet.
11.3Följder om partier avvisas ofta
Om partier måste avvisas ofta skall det ansvariga organet göra ett
uppehåll i den statistiska kontrollen. Om kvalitetsnivån inte höjs trots
att bristerna påvisats för innehavaren av EEG-typgodkännandet får
förfarandet för återkallande av EEG-typgodkännande inledas, enligt
artikel 7 i direktiv 71/316/EEG.
12. Exempel på märkning för första EEG-verifikation enligt punkt 8.3:
1973L0362 — SV — 04.02.1985 — 002.001 — 11