1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
►B RÅDETSDIREKTIV
avden26juli1971
omtillnärmningavmedlemsstaternaslagstiftningomgasvolymmätare
(71/318/EEG)
(EGTL202,6.9.1971,s.21)
Ändratgenom:
Officiellatidningen
nr sida datum
►M1Kommissionensdirektiv74/331/EEGavden12juni1974 L189 9 12.7.1974
▼B
RÅDETSDIREKTIV
avden26juli1971
omtillnärmningavmedlemsstaternaslagstiftningomgasvolymmä-
tare
(71/318/EEG)
EUROPEISKAGEMENSKAPERNASRÅDHARANTAGITDETTA
DIREKTIV
medbeaktandeavFördragetomupprättandetavEuropeiskaekonomiska
gemenskapen,särskiltartikel100idetta,
medbeaktandeavkommissionensförslag,medbeaktandeavEuropaparlamentetsyttrande(
1),
medbeaktandeavEkonomiskaochsocialakommitténsyttrande(2),och
medbeaktandeavföljande:Konstruktion och kontroll av gasvolymmätare är i medlemsstaterna
underkastadetvingandebestämmelsersominteärlikamellanmedlems-staterna och därmed utgör handelshinder för sådana mätare. Dessa
bestämmelsermåstedärförnärmastillvarandra.
I rådets direktiv av den 26 juli 1971(
3) omtillnärm ning av
medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för bådemätdon och metrologiska kontrollmetoder fastställdes förfarandena förEEG-typgodkännandeochförstaEEG-verifikation.Enligtdetdirektivetbördetekniskakravenpåkonstruktionochfunktionförgasvolymmätarefastställas.
HÄRIGENOMFÖRESKRIVSFÖLJANDE.
Artikel 1
Dettadirektivomfattarföljandegasvolymmätare:1. Volymetriskamätare:
— mätaremeddeformerbaraväggar,
— mätaremedroterandekolvar.
2. Ickevolymetriskamätare:
— turbinmätare.
Artikel 2
IbilagantilldettadirektivangesvilkamätaresomfårförsesmedEEG-
märkning. De skall vara föremål för EEG-typgodkännande och under-
kastasförstaEEG-verifikation.
Artikel 3
Ingen medlemsstat får begränsa, vägra eller förbjuda att en gasvo-
lymmätare som försetts med märket för EEG-typgodkännande ellermärkningenförförstaEEG-verifikationsläppsutpåmarknadenellertasidrift.
Artikel 4
1. Medlemsstaternaskallsättaikraftdelagarochandraförfattningar
somär nödvändiga för att följa detta direktiv inom18 m ånader efterdagenföranmälanochskallgenastunderrättakommissionenomdetta.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—2
(1) EGTnrC65,5.6.1970,s.30.
(2) EGTnrC131,29.10.1970,s.7.
(3) EGTnrL202,6.9.1971,s.1.
▼B
2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna
textentilldecentralabestämmelserinationelllagstiftningsomdeantarinomdetområdesomomfattasavdettadirektiv.
Artikel 5
Dettadirektivriktarsigtillmedlemsstaterna.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—3
▼B
BILAGA
KAPITELI
ADEFINITIONAVVISSAUTTRYCKIBILAGAN
1.Flödesområdet
EngasmätaresflödesområdebegränsasavdessstörstatillåtnaflödeQmaxoch
dessminstatillåtnaflödeQmin.
2.Envolymetriskmätarescykliskavolym
MeduttrycketdencykliskavolymenVförenvolymmätare avsesdengasvolym
som motsvarar en arbetscykel för mätaren. En arbetscykel är det samlade
rörelseförloppsomlederframtillattmätarensrörligadelarförförstagången
återtarsinastartlägen,räkneverketochkraftöverföringenundantagna.
Dencykliskavolymenberäknasgenomattvärdetpådenvolymsommotsvarar
ett helt varv på kontrollelementet multipliceras med utväxlingsförhållandet i
kraftöverföringentillräkneverket.
3.Driftstryckochreferenstryck
3.1Driftstryck
En gasmätares driftstryck är skillnaden mellan gastrycket vid mätarens
inloppochatmosfärstrycket.
3.2Referenstryck
En gasmätares referenstryck är det gastryck som gäller för den mätta
gasvolymen.
IkapitelIIIangeshuranslutningskallskeförmätningavreferenstrycket.
4.Tryckfall
En gasmätares tryckfall är skillnaden under gasgenomströmning mellan
gastryckenvidmätarensinloppochutlopp.
5.Utgåendeaxelsaxelkonstant
Denutgåendeaxelnsaxelkonstantärdenvolymsommotsvararettheltvarv
hos den utgående axeln. Värdet på denna volymberäknas genomatt den
volym som motsvarar ett helt varv på kontrollelementet multipliceras med
utväxlingsförhållandetmellanräkneverketochdenutgåendeaxeln.
B.ALLMÄNNABESTÄMMELSEROMGASVOLYMMÄTARE
1.Allmänt
1.1 IkapitelIidennabilagafastställsdeallmännabestämmelsersomskall
uppfyllasavallagasvolymmätaresomberörsavdettadirektivsartikel1.
1.2 IdennabilagaskapitelIIochIIIfastställsdesärskildabestämmelsersom
gällerfördeberördamätarna.
2.Utförande
2.1Material
En mätare skall vara tillverkad av massiva material med små inre
spänningar. Materialen skall vara tillräckligt motståndskraftiga mot
korrosionoch angrepp avde i normala fall distribuerade olika gaserna
ochderaskondensat.
2.2Täthet
Mätarhöljetskallvaragastättvidhögstadriftstryck.
2.3Skyddmotåverkan
Enmätareskallvarasåkonstrueradattingenåverkansomkanpåverka
mätarens noggrannhet är möjlig utan att verifikationsmärkningen eller
förseglingenskadas.
2.4Flödesriktning
Omenmätaresvisningsanordningbaragerpositivavisningsresultatvid
gasflödeienriktningskalldennariktningvaramarkeradmedenpil.
Dennapilbehöverintefinnasommätarenskonstruktionbaramedgeren
flödesriktningförgasen.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—4
▼B
2.5Metrologiskaegenskaper
Vid det största flödet Qmaxskall en mätare kunna arbeta kontinuerligt
under den tidrymd som anges i kapitlen II och III nedan utan att dess
metrologiska egenskaper ändras till att falla utanför de gränser som
angesdär.
3.Extrautrustning
3.1 Gasvolymmätare får vara försedd med extrautustning (för korrigering,
lagring av information, andra typer av mätningar, etc.). Tillägg av
extrautrustningskallvaraföremålförEEG-typgodkännande.
3.2 Gasmätare får vara försedd med utgående drivaxlar för att driva
löstagbara mätare, anordningar för betalning i förväg eller annan
extrautrustning.
3.2.1 Omingasådanaextramätareanvänds,skalldrivaxelnskyddasav
enpluggellerenliknandeanordningsomkanplomberas.
3.2.2 Omdrivaxeln är av spoltyp skall dess axelkonstant anges enligt
formeln:'1varv ∧…m3(ellerdm3).
3.3 Gasmätarefårvaraförseddmedintegralpulsgenerator.
Utgången för denna skall vara märkt med det värde sommotsvarar en
puls,enligtformeln:'1puls ∧…m3(ellerdm3).
4.Märkning
4.1 Varje mätare skall vara försedd med följande märkning, antingen på
skalskivanellerensärskildmärkskylt:
a) Typgodkännandetslöpnummer.
b) Tillverkarensigenkänningsmärkeellernamn.
c) Mätarenstillverkningsnummeroch-år.
d) Mätarensstorleksbeteckning,iformavbokstavenstoraGföljdavett
talenligtkapitelIIellerIII.
e) Störstaflöde,enligtföljande:Qmax=…m3/h.
f) Minstaflöde,enligtföljande:Qmin=…m3/h(ellerdm3/h).
g) Störstaarbetstryck,enligtföljande:pmax…MPa(ellerkPaellerPa
ellerbarellermbar).
h) Förvolymmätare,desscykliskavolym,enligtföljande:V…m3(eller
dm3).
Märkningenenligtovanskallvaravälsynlig,lättattläsaochbeständig
vidmätarensnormaladriftsbetingelser.
4.2 Detmetrologiskakontrollorgansomutfärdartypgodkännandetfåravgöra
ivilkafallmärkskyltenocksåskallvaraförseddmedinformationomdentypavgassommätarenäravseddför.
4.3 Mätarenfårocksåvaraförseddmedkommersiellmärkning,ettsärskilt
löpnummer,namnetpågasdistributören,ettmärkesomvisarattmätaren
motsvarar europeisk standard och märkning som hänför sig till
eventuella reparationer somutförts. All annan m ärkning är förbjuden,
utomeftersärskiltgodkännande.
5.Räkneverkochkontrollelement
5.1Räkneverk
5.1.1 Räkneverketskallbeståavrullar.Detsistaelementetkandockha
annan form. Rullarna skall vara kalibrerade i kubikmeter eller
decimala multipler av kubikmeter. Beteckningen m
3skall
återfinnaspåräkneverketsframsida.
5.1.1.1 Omräkneverketharrullarsomvisardelaravkubikmeter
skall dessa tydligt skilja sig från de övriga rullarna och
vara åtskilda från dessa medelst ett tydligt utmärkt
decimalkomma.
5.1.1.2 Omden sista rullens siffror avser decim aldelar av en
kubikmeter skall räkneverkets framsida vara märkt med
antingen
a) en eller flera fasta nollor efter den sista rullen, efter
behov,eller1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—5
▼B
b) en märkning ”x10”, ”x100”, ”x1000” eller motsva-
rande, så att det avlästa värdet alltid blir uttryckt i
kubikmeter.
5.1.2 Räkneverket skall ha tillräckligt många rullar för att kunna visa
den volym som strömmat genom mätaren under tusen timmars
drifttid vid största tillåtna flöde, ned till en enhet på den sista
rullen.
5.2Kontrollelement
5.2.1 Mätare skall vara konstruerade så att kontroll kan ske med
tillräcklig noggrannhet. I detta syfte skall de ha en inbyggd
provningsenhet eller en anordning somm edger anslutning av en
bärbarprovningsenhet.
5.2.2 Deninbyggdaprovningsenhetenfårutgörasavräkneverketssista
elementienderaavföljandetvåformer:
a) enkontinuerligtroteranderullemedgraderadskala,eller
b) en visare somlöper över en fast graderad visartavla eller en
graderadskivasompasserarettfastavläsningsmärke.
5.2.3 På kontrollelementens graderade skala skall graderingen vara
tydlig och entydig och avse m3eller decimaldelar av en m3.
Skalgraderingenskallbörjamedsiffrannoll.
5.2.3.1 Skaldelslängden skall vara konstant över hela skalan och
inteunderstiga1mm.
5.2.3.2 Skaldelen skall motsvara 1x10n, 2x10neller 5x10nm3,
varvidnutgörettpositivtellernegativtheltalellernoll.
5.2.3.3 Skalstrecken skall vara smala och jämntjocka. Om
skaldelen motsvarar 1x10nm3eller 2x10nm3skall alla
skalstrecksommotsvararmultiplerav5särskiljasgenom
större längd, och omskaldelen m otsvarar 5x10nm3skall
alla skalstreck som motsvarar multipler av 2 särskiljas
genomstörrelängd.
5.2.4►M1Visaren eller avläsningsmärket skall vara tillräckligt
smal(t)förattmedgesäkerochenkelavläsning.
Kontrollelementet får vara försett med ett flyttbart avläsnings-
streck och vara tillräckligt stort för att medge fotoelektrisk
avsökning.Avläsningsstrecketfårintedöljagraderingen,menfår
vid behov ersätta siffran 0. Det får inte påverka
avläsningsnoggrannheten. ◄
5.3Diameterpårullarochvisartavlor
Rullarnaskallvaraminst16mmidiameter.Degraderadeskalornaenligt
5.2.2bovanskallvaraminst32mmidiameter.
5.4Avläsningavräkneverket
Räkneverketskallvarasåutformatattdetkanavläsasgenomattsiffrorna
läsesiföljd.
5.5Frammatningavsiffror
Varje siffra i räkneverket skall matas fram enhel enhet samtidigt som
närmastlägrevärdesifframatasframdensistationdelenavsittvarv.
5.6Borttagningavräkneverket
Mätaren skall vara så konstruerad att räkneverket vid kontroll kan tas
bortutanbesvär.
6.Störstatillåtnafel
6.1 Mätfelet uttrycks somdet procentuella värdet av skillnaden m ellan
värdetpådenvisadevolymenochvärdetpådengasvolymsomfaktiskt
passeratmätareniförhållandetilldetsenarevärdet.
6.2 Felenbestämsgenommätningavluftvolymermedenreferensdensitetpå
1,2 kg/m3. Rumsluften i ett provningslaboratorium får vid normala
atmosfäriskaförhållandenansesuppfylladettavillkor.
6.3 DestörstatillåtnafelenangesikapitlenIIochIIInedan.Degällerför
denföreskrivnaflödesriktningen.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—6
▼B
7.Tryckfall
7.1Störstatillåtnatryckfall
DestörstatillåtnavärdenapåtryckfallangesikapitlenIIochIIInedan.
8.Placering avverifikationsmärkningochförseglingar
8.1Syfte
Verifikationsmärkningochförseglingavengasmätareinnebärendastatt
dennamotsvararkravenidettadirektiv.
8.2Placering
8.2.1 Märkningensplaceringmåstevarasådanattmärkenaförstörsom
någonförsökertabortdenförsegladedelen.
8.2.2 Omm ärkningen enligt kapitel 1 B punkt 4.1 anbringats på en
särskildmärkskyltskallnågonmärkningvaraanbringadsåattden
skadasommärkskyltenavlägsnas.
8.2.3 Platsförverifikationsmärkningellerplomberingskallfinnas
a) påallaskyltarsomförsettsmedmärkningenligtdennabilaga,
och
b) på alla delar av mätarens hölje som inte på annat sätt kan
skyddasmotåverkansomkanpåverkaprecisionenimätningen.
9.EEG-typgodkännandeochförstaverifikation
9.1EEG-typgodkännande
9.1.1 En ansökan omEEG-typgodkännande m åste innehålla följande
handlingar:
— Enbeskrivningavdenmätareförvilkenmansökertillstånd.
— Enperspektivritning,gjordutifrånettfotoavmätaren.— Ensammanställningsritningavmätaren,omsåkrävskomplet-
teradmedritningaröverenskildadetaljer.
— Enförteckningöverdelarochallövriginformationsomanses
nödvändigavberördametrologiskamyndigheter.
— En vy somvisar platsen för verifikationsm ärkning och
försegling.
— En försäkran om att de mätare som tillverkas i överensstäm-
melsemedtypenuppfyllersäkerhetskraven,särskiltifrågaom
störstatillåtnadriftstryckenligtmärkningsskylten.
9.2FörstaEEG-verifikation
9.2.1 Gasmätare sominlämnas för första EEG-verifikation skall vara i
driftsdugligt skick. Om mätaren skall användas med extrautrust-
ning driven av utgående drivaxel måste denna utrustning ha
använts vid utvärderingen, såvida inte tillstånd för den givits
separatiefterhand.
10.Märkningförverifikationsamtförsegling
Mätaresomtillfredsställandegenomgåttverifikationsprovningarna
— skallförsesmedmärkningförverifikation,
— skall förses med försegling på platser som valts ut för att skydda vissa
komponenter mot åverkan som skulle kunna påverka vågens mätegen-
skaper.
KAPITELII
BESTÄMMELSERFÖRGASVOLYMMÄTAREMEDDEFORMERBARA
VÄGGAR
1.Tillämpningsområde
Detta kapitel gäller, tillsammans med bestämmelserna i kapitel I ovan,
gasmätaresommätergenomströmmandegasmedhjälpavmätkammaremed
deformerbaraväggar.
2.Kapacitetsområdeochbeteckningar
2.1 Nedanstående tabell anger tillåtna värden för största tillåtna flöde, övre
gränsenförmotsvarandeminstatillåtnaflödesamtminstatillåtnacykliska
volymförmätarebetecknademedrespektiveG-värde.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—7
▼B
G-beteckning Qmax(m3/h) Qmin(m3/h)
(störstavärde)V(dm3)
(minstavärde)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,24 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1000 6,500 2000
2.2 OmenmätartypharettlägrevärdepåQ
minändetsomangesitabelleni
punktII2.1ovan,såskalldettavärdeuttryckasmedetttalitabellensspalt
3ellersomendecimaldelavdettatal.
2.3 Mätare med mindre cyklisk volym än det värde som anges i tabellen i
punkt II 2.1 ovan får godkännas, omm odellen uppfyller kraven vid
hållbarhetsprovningenligtpunkt27.2.5nedan.
3.Detaljeradekonstruktionskrav
3.1 Skillnaden mellan det värde på den cykliska volymen V som anges på
mätaren och det beräknade värdet får inte vara större än 5 % av det
angivnavärdet.
3.2 Mätare i klasserna G 1,6 t.o.m. G 6 får vara försedda med anordningar
som hindrar att mätaren arbetar, om gasen strömmar i icke tillåten
riktning.
4.Kontrollelement
4.1 Mätare i klasserna G 1,6 t.o.m. G 6 skall ha kontrollelement tillverkat
enligtkapitelIpunkt5.2.2b.FörmätareiklassernaG10t.o.m.G650
skallkontrollelementetantingenvara
— tillverkatenligtkapitelIpunkt5.2.2b,eller
— borttagbart.
4.2 Omkontrollelem entet är tillverkat enligt kapitel I punkt 5.2.2 b skall
värdetpådessskaldelochskalansgraderinguppfyllanedanståendekrav
förrespektivemätarklass.
MätarbeteckningSkaldelens
störstavärdeBesiffrings-
steg
G 1,6 t.o.m.G 6 inklusive 0,2dm31dm3
G 10 t.o.m.G 65 inklusive 2dm310dm3
G 100 t.o.m.G 650 inklusive 20dm3100dm3
4.3. I nedanstående tabell, somgäller kontrollelem ent enligt kapitel I punkt
5.2.2 b, anges den största tillåtna standardavvikelsen för en serie med
minst 30 på varandra följande mätningar som gjorts av en luftvolym
enligttabellenvidettflödepåca0,1Qmaxochkonstantabetingelser.
MätarbeteckningUppmättluft-
volymStörsta
tillåtnastan-
dardavvikelse
G 1,6 t.o.m.G 4 inklusive 20V 0,2dm3
G 6 10V 0,2dm31971L0318—SV—21.06.1974—001.001—8
▼B
MätarbeteckningUppmättluft-
volymStörsta
tillåtnastan-
dardavvikelse
G 10 t.o.m.G 65 inklusive 10V 2dm3
G 100 t.o.m.G 650 inklusive 5V 20dm3
Volymen uppmätt luft får ersättas med en volym som tillnärmelsevis
motsvararettheltantalvarvhoskontrollelementet.
5.Störstatillåtnafel
5.1.Allmännabestämmelser
5.1.1. Inedanståendetabellangesdestörstatillåtnafelen,positivaeller
negativa.
FlödeQStörstatillåtnafelvid
förstaEEG-verifika-
tion
Qmin≤Q<2\h2Qmin3%
2Qmin≤Q≤Qmax2%
5.1.2. OmallafelförenmätarevidflödenQmellan2QminochQQmaxhar
samma förtecken vid första EEG-verifikation skall minst ett av
felenunderstiga1%.
6.Tryckfall
6.1.Totalttryckfall
Medelvärdet av det totala tryckfallet vid genomströmning av luft med
densiteten 1,2 kg/m3och flödet Qmaxfår inte överstiga värdena i
nedanståendetabell.
MätarbeteckningStörstatillåtnamedelvärdeför
totalatryckfalletvidförsta
EEG-verifikation
Pa mbar
G 1,6 t.o.m.G 10 inklusive 200 2
G 16 t.o.m.G 40 inklusive 300 3
G 65 t.o.m.G 650 inklusive 400 4
6.2.Mekaniskttryckfall
Det mekaniska tryckfallet, dvs tryckfallet vid genomströmning av luft
med densiteten 1,2 kg/m3och ett flöde mellan Qminoch 2 Qminfår inte
överstigavärdenainedanståendetabell.
MätarbeteckningStörstatillåtnavärdefördet
mekaniskatryckfalletvid
förstaEEG-verifikation
Pa mbar
G 1,6 t.o.m.G 40 inklusive 60 0,6
G 65 t.o.m.G 650 inklusive 100 1,0
Ovanståendevärdenavserdetstörstaavvärdenapåmekaniskttryckfall.
6.3Särskildaföreskrifter
Föreskrifternaipunkt6.2ommekaniskttryckfallskallgällaförmätare
varsarbetstrycköverstiger0,1MPa(1bar),mendettotalatryckfallethos
dessamätareenligtpunkt6.1skallintebeaktas.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—9
▼M1
▼B
▼B
7.EEG-typgodkännande
7.1 Sökanden skall från början utöver typexemplaret till det behöriga
kontrollorganets förfogande ställa två till sex provexemplar som till-
verkatspåsammasättsomtypexemplaret.
Om ansökan om typgodkännande omfattar mätare av olika storlek skall
dessaprovexemplarpåbegäranavdetbehörigakontrollorganetinnefatta
mätarefrånolikastorleksklasser.
Omprovningsresultatetsåkräver,fårytterligareprovexemplarbegäras.
7.1.1 Trots ovanstående bestämmelse får provexemplaren ställas till det
behörigakontrollorganetsförfogandevidensenaretidpunkt.Beslut
omtypgodkännande skall dock inte fattas innan sam tliga prove-
xemplarundersöktstillfullo.
7.1.2 Provexemplaren skall förbli sökandens egendom och skall
återställastillsökandennärgodkännandeutfärdats.
7.2Undersökningen
7.2.1 Typexemplaret och provexemplaret skall uppfylla kraven enligt
kapitelIochenligtdettakapitelpunkt2,3,4,5och6.
7.2.2 Därutöverfårskillnadenöverhelaflödesområdetmellanstörstaoch
minstavärdetpåfelkurvansomfunktionavflödetQinteförnågon
mätareöverstiga3%.
7.2.3 Typexemplaret och provexemplaren skall genomgå hållbarhets-
provning.Dennaprovningskallutförasenligtföljande:
7.2.3.1 För mätare i klasserna G 1,6 t.o.m. G 10: med luft vid
mätarnas största tillåtna flöde. Mätare som enligt
märkskylten är avsedda för en viss gas får dock provas
heltellerdelvismeddennagas.
7.2.3.2 FörmätareiklassernaG16t.o.m.G650:imöjligastemån
medluftellergasvidstörstatillåtnaflöde.
7.2.4 Förmätaremedencykliskvolymsomärstörreänellerlikamedde
värden somanges i tabellen i punkt 2.1 i detta kapital skall
hållbarhetsprovetpågåunderdentidsomangesnedan:
7.2.4.1 För mätare i klasserna G 1,6 t.o.m. G 10: 1000 timmar.
Provningenfåravbrytas,menskallfullgöraspåhögstsextio
dagar.
7.2.4.2 FörmätareiklassernaG16t.o.m.G650:undersålångtid
att varje mätare mäter en gas- eller luftvolym som
motsvarar 1000 timmar vid mätarens största visning.
Provningenfårintepågålängreänsexmånader.
7.2.5 Förmätaremedencykliskvolymsomärmindreändevärdensom
anges i tabellen i punkt 2.1 i detta kapitel skall hållbarhetsprov-
ningenutsträckastillattpågåunder2000timmarochomfattaflermätareändetantalsomangesipunktII7.1,allteftermätarenstyp
ochallmännaegenskaper.
7.2.6 När hållbarhetsprovningen avslutats skall mätarna (undantaget
högstenavdem,omprovningengenomförsmedminsttremätare)
uppfyllaföljandekrav:
a) Skillnaden över hela flödesområdet mellan största och minsta
värdetpåfelkurvansomfunktionavflödetQfårinteförnågon
mätareöverstiga4%.
b) Felkurvan efter provningen får ingenstans avvika från den
ursprungliga felkurvan med mer än 1,5 %. För provning vid
flödetQ
mingällerdettaendastavvikelseinegativrikting
c) Det mekaniska tryckfallet får inte ha ökat med mer än 20 Pa
(0,2mbar).
7.3Ändringavförutgodkändtyp
Omansökanomgodkännandeavserenändringavenredangodkändtyp
skalldetmetrologiskakontrollorgansomgodkäntdenursprungligatypen
allt efter ändringens karaktär avgöra huruvida och i vilken utsträckning
bestämmelserna i punkterna 7.1,7.2.3,7.2.4 och 7.2.5 i detta kapitel är
tillämpliga.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—10
▼M1
▼B
▼B
8.FörstaEEG-verifikation
8.1Noggrannhetsprovning
En mätare skall anses uppfylla kraven rörande största tillåtna fel om
provningengenomförtsmedtillfredsställanderesultatvidföljandeflöden:
a) Qmin,
b) ca0,2Qmax,
c) Qmax.
Om provningen genomförs under andra betingelser måste den garantera
attresultatetvidprovningenligtovaninteskullevarasämre.
KAPITELIII
BESTÄMMELSER FÖR GASMÄTARE MED ROTERANDE KOLVAR
ELLERTURBINHJUL
1.Tillämpningsområde
Dettakapitelgäller,tillsammansmedbestämmelsernaikapitelIovan:1.1Gasmätaremedroterandekolv
— där mätningen av gasvolym sker med hjälp av mätkammare med
roterandeväggar.
1.2Gasmätaremedturbinhjul
— där gasflödet i axiell riktning skapar rotation hos ett turbinhjul och
antalet varv somhjulet roterat m otsvarar den volymav gas som
passerat.
2.Kapacitetsområden
2.1 Gasmätarefårvaraavseddaendastfördeområdensomangesitabellen
nedan,sommotsvararderasG-beteckning;
GQmaxm3/hOmråde
Liten Medel Stor
Qminm3/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20400 650 130 65 32
650 1000 200 100 50
1000 1600 320 160 80
samtfördecimalmultipleravdevärdensomframgåravdenederstafem
radernaitabellen.
3.Detaljeradekonstruktionskrav
3.1Mätaremedroterandekolvar
3.1.1 Mätaren skall både uppströms och nedströms i gaskretsen vara
försedd med mätuttag för tryckfallsmätning, med diameter på 3-
5 mm. Det tryck som uppmäts på uppströmssidan skall utgöra
referenstryck.
3.1.2 Mätarenfårvaraförseddmedenmanuellanordningförvridningav
kolvarna,förutsattattdennaintepåverkarmätarensfunktion.
3.1.3 AxellagrenförderoterandekolvarnaimätareiklassernaG160och
uppåtfårvarautfördasåattdeäråtkomligautanattskyddsförseg-
lingenbehöverbrytas.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—11
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
3.2Turbinhjulsmätare
3.2.1 Mätarenskallvaraförseddmedettmätuttagförtryckmätningsom
medger bestämning av trycket omedelbart uppströms om turbin-
hjulet.Dettatryckskallutgörareferenstryckochfåromnödvändigt
bestämmasindirekt.
3.2.1.1 Ommätarenärförseddmedenförstrypningsanordningför
flödet före rotorn får den förutom med mätuttaget enligt
punkt3.2.1idettakapitelocksåvaraförseddmedettannat
mätuttag omedelbart framför förstrypningen, avsett för
mätningavtryckfalletiförstrypningsanordningen.
3.3Tryckmätningsuttag
3.3.1 Tryckmätningsuttagskallvaraförseddamedstängningsanordning.3.3.2 Mätuttaget för mätning av referenstrycket skall tydligt och
beständigt vara märkt ”pr” och det andra uttaget skall vara märkt
”p”.
4.Provningselement
4.1 I enlighet med bestämmelserna i kapitel I B punkt 5.1.1.2 a och b får
skaldelenhosprovningselementetinteöverstigaföljandevärden:
förG40ochG65 …0,002m
3
förG100t.o.m.G650 …0,02m3
förG1000t.o.m.G6500 …0,2m3
förG10000ochstörre …2,0m3
4.2. Skalindelningen hos provningselementet skall numreras med följande
mellanrum:
förG40ochG65 …0,01m3
förG100t.o.m.G650 …0,1m3
förG1000t.o.m.G6500 …1,0m3
förG10000ochstörre …10,0m3
5.Störstatillåtnafel
5.1 De största tillåtna felen, positiva och negativa, anges i nedanstående
tabell:
FlödeQm3/hStörstatillåtnafelvidförsta
EEG-verifikation
Qmin≤Q<0,2Qmax2%
o,2Qmax<Q≤Qmax1%
5.2 omsamtligafelharsammaförteckenmåsteminstettavfelenunderstiga
hälftenavstörstatillåtnafel.
6.EEG-typgodkännande
6.1 Sökanden skall från början utöver typexemplaret till det behöriga
kontrollorganets förfogande ställa två till sex provexemplar som till-
verkatspåsammasättsomtypexemplaret.
Om ansökan om typgodkännande omfattar mätare av olika storlek skall
dessaprovexemplarpåbegäranavdetbehörigakontrollorganetinnefatta
mätarefrånolikastorleksklasser.
Omprovningsresultatetsåkräver,fårytterligareprovexemplarbegäras.6.1.1 Trots denna bestämmelse får provexemplaren ställas till det
behörigakontrollorganetsförfogandevidensenaretidpunkt.Beslut
omtypgodkännande skall dock inte fattas innan sam tliga prove-
xemplarundersöktstillfullo.
6.1.2 Provexemplaren skall förbli sökandens egendom och skall
återställastillsökandennärgodkännandeutfärdats.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—12
▼B
6.2Undersökningen
6.2.1 Undersökningenskallsärskiltomfattabestämningavvarjemätares
felvisning genomprov m ed luft av densiteten 1,2 kg/m3. Varje
provresultatskallbedömasförsig.
6.2.1.1 Varje mätares felkurva skall, för det flödesområde som
ansökanomgodkännandeavser,liggainomdegränsersom
utgörs av gränsvärdena vid EEG-typgodkännande för de
störstatillåtnafelen.
6.2.1.2 Inom flödesområdet mellan 0,5 Qmaxoch Qmaxfår för en
enskildmätare skillnaden mellanfelensstörstaochminsta
värdeinteöverstiga1%.
6.2.2 Därefterskallmätarnahållbarhetsprovasmedluftellergas.
6.2.2.1 Hållbarhetsprovningen skall i största möjliga utsträckning
genomförasvidmätarens störstatillåtna flöde.Provningen
skall pågå så länge att varje mätare mäter en gas- eller
luftvolym som motsvarar 1000 timmars drift vid dess
störstatillåtnaflöde.Provningenskallfullgöraspåhögstsex
månader.
6.2.2.2 Efter hållbarhetsprovningen skall mätarna undersökas på
nytt med luft av densiteten 1,2 kg/m3. Samma provning-
sutrustningskallanvändassomvidprovningenenligtpunkt
6.2.1idettakapitel.Underdessabetingelser
a) skall felvärdena vid flöden enligt punkt 7.1 för alla
mätare(utomhögsten)liggainom1%fråndefelvärden
sombestäm des vid provning enligt punkt 6.2.1 i detta
kapitel,
b) bör skillnaden mellan felkurvans största och minsta
värde för alla mätare (utom högst en) inte överstiga
1,5%överflödesområdetmellan0,5QmaxochQmax.
7.FörstaEEG-verifikation
7.1Noggrannhetsprovning
Enmätareansesmotsvarakravenpåstörstatillåtnafelomdenuppfyller
kravenvidföljandeflöden:
a) Förmätaremedroterandekolv:
Qmin,1,5Qmin,0,25Qmax,0,5QmaxochQmax.
b) förturbinmätare:
Qmin,1,5Qmin,2,5Qmin,0,25Qmax,0,5QmaxochQmax.
Omundersökningengenomförsunderandraförhållandenskallresultaten
minstmotsvarademsomskullehaerhållitsmedovannämndaprovningar.
7.2 De värden somanges i punkt 7.1 i detta kapitel får variera m ed upp
till±5%.1971L0318—SV—21.06.1974—001.001—13
▼M1
▼B