31975L0107
15.2.1975 JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 42/14
DIRECTIVA CONSILIULUI
din 19 decembrie 1974
privind apropierea legislațiilor statelor membre
referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare
(75/107/CEE)
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 100,
având în vedere propunerea Comisiei,având în vedere avizul Adunării (
1),
având în vedere avizul Comitetului Economicș i Social (2),
întrucât în mai multe state membre fabricareaș i încercarea
sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare sunt supuse unor
reglementări obligatorii care diferă de la un stat membru la altul,frânând astfel comerțul cu acest tip de sticle; întrucât aceste dis-poziții trebuie, prin urmare, apropiate;
întrucât sticlele utilizate ca recipiente de măsurare trebuie să aibă
anumite caracteristici metrologice specialeș i este necesar ca în
acestscopsăsespecificenumărulmaximdeeroripermiseînceeace privește capacitatea lor nominalăș i să se definească metodele
de verificare a unor astfel de erori;
întrucâtesteesențialcasticleleutilizatecarecipientedemăsurare
să poarte, aș a cum se stabileș te în directivă, nu numai o indicație
referitoare la capacitatea lor nominală, ciș i informații necesare
pentru umplerea lor,
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
Articolul 1
Directivaseaplicărecipientelornumiteînmoduzualsticle,făcutedin sticlă sau din alte substanțe având o rigiditateș i o stabilitatecare oferă aceleaș i garanții metrologice caș i sticla, atunci când
aceste recipiente:
1. suntcapsulatesausuntproiectatepentruaficapsulateș isunt
destinate depozitării, transportăriiș i livrării de lichide;
2. au o capacitate nominală între 0,05 litriș i 5 litri inclusiv;
3. au astfel de caracteristici metrologice (caracteristici de proiec-
tareși uniformitate de fabricație), încât pot fi utilizate ca
recipiente de măsurare, adică atunci când sunt umplute până
la un nivel specificat sau într-un procentaj specificat al capa-citățiilormaximedeumplere,conținutullorpoatefimăsuratcu suficientă acuratețe.
Acesterecipientesenumescsticleutilizatecarecipientedemăsu-rare.
Articolul 2
Numaisticleleutilizatecarecipientedemăsurarecareîndeplinesccerințele prezentei directive pot fi marcate cu semnul CEEprevăzut la punctul 5 al treilea paragraf din anexa I.
Ele sunt supuse controlului metrologic în condițiile specificate în
anexe.
Articolul 3
Statele membre nu pot refuza, interzice sau restricționacomercializareaș i folosirea ca recipiente de măsurare a sticlelor
care îndeplinesc cerințeleș i încercările stabilite în prezenta
directivăpentrumotivereferitoarelavolumullor,ladeterminareavolumului lor sau la metodele prin care au fost verificate.
(1) JO C 56, 2.6.1972. p. 35.
(2) JO C 123, 27.11.1972, p. 7.104 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 2
Articolul 4
(1) Statele membre adoptă actele cu putere de legeș i actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive
în termen de 18 luni de la notificarea eiș i informează de îndată
Comisia în legătură cu aceasta.
(2) Statele membre asigură comunicarea către Comisie a textului
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă îndomeniul reglementat de prezenta directivă.Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.
Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 1974.
Pentru Consiliu
Președintele
J. P. FOURCADE13/vol. 2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 105
ANEXA I
1. Sticlele utilizate ca recipiente de măsurare sunt caracterizate de urm ătoarele capacități, care sunt întotdeauna
specificate pentru o temperatură de 20 °C:
1.1. capacitateanominalăVnestevolumulcareestemarcatpesticlă;reprezintăvolumullichiduluipe careaceasta
este destinată să-l conțină când este umplută în condițiile de utilizare p entru care este proiectată;
1.2. capacitatea maximă este volumul de lichid pe sticla care ar trebui să- l conțină când este umplută plin ras;
1.3. capacitatea reală a unei sticle este volumul de lichid pe care aceasta îl conține când este umplută până la
nivelul teoretic corespunzător, fie capacității nominale, fie capacită ții maxime.
2. Există două metode de umplere a sticlelor utilizate ca recipiente de măs urare:
(1) la un nivel constant;
(2) la un gol constant.
Distanțadintrenivelulteoreticdeumplerepentrucapacitateanominală șinivelulmaximdeumplereș idiferența
dintre capacitatea maximă de umplereș i capacitatea nominală, cunoscută drept volum de expansiune sau golul
sticlei, trebuie să fie în mod perceptibil constante pentru toate sticlel e de acelaș i tip, adică pentru toate sticlele
făcute în acelaș i scop.
3.
Pentruafiposibilcamăsurareavolumuluiconținutuluisticlelorutiliz atecarecipientedemăsurare,ținândseama
de incertitudinile curente de umplere, să se facă cu suficientă acuratețe și mai ales cu acuratețea cerută de
directivele referitoare la produse preambalate, erorile maxime accepta bile (pozitive sau negative) ale capacității
unei sticle utilizate ca recipient de măsurare, adică cele mai mari difere nțe permise (pozitive sau negative), la o
temperaturăde20°Cș iîncondițiiledecontrolstabiliteînanexaII,întrecapacitatearealăș icapacitateanominală
Vnsunt în conformitate cu tabelul următor:
Capacitate nominală Vnîn mililitriErori maxime admise
în % din Vn în mililitri
de la 50 la 100 – 3
de la 100 la 200 3 –de la 200 la 300 – 6de la 300 la 400 2 –de la 500 la 1 000 – 10de la 1 000 la 5 000 1 –
Eroareamaximătoleratălacapacitateamaximădeumplereesteaceeaș icueroareamaximăadmisălacapacitatea
nominală corespunzătoare.
Exploatarea sistematică a toleranțelor este interzisă.
4. În practică, verificarea capacității reale a sticlei utilizate ca reci pient de măsurare se face prin determinarea
cantitățiideapălatemperaturade20°Cpecareoconțineînrealitatestic lacândesteumplutăpânăla nivelulteoretic
corespunzător cu capacitatea nominală. Poate fi verificatăș i indirect, printr-o metodă cu acuratețe echivalentă.106 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 2
5. Fiecare fabricant de sticle utilizate ca recipiente de măsurare supune spre aprobare departamentului competent
o marcă prin care poate fi identificat.
După ce acest departament dă aprobarea, informează departamentele compe tente ale celorlalte state membreș i
Comisia în legătură cu aceasta în termen de o lună.Fabricantul va aplica, pe proprie răspundere, semnul з (un epsilon întors ) menționat în articolul 6 din Directiva
71/316/CEEaConsiliului (
1)din26iulie1971,privinddispozițiicomunepentrumijloaceledemăsura reșipentru
metodeledecontrolmetrologic,astfelcumafostmodificatăultimadatăp rinActulprivindcondițiiledeaderare
și de adaptare a tratatelor (2), care atestă că sticlele îndeplinesc cerințele prezentei directiveș i ale anexelor la
aceasta.Cutoateacestea,nusuntnecesaredata,origineaș inumăruldereferințămenționateînanexaIpunctul6.3
din aceeași directivă.
Acest semn va avea o înălțime de cel puțin 3 mm.
6. Serviciilecompetentealestatelormembreverificărespectareadecăt resticleleutilizatecarecipientedemăsurare
aprevederilorprezenteidirective,prelevândeș antioanelaloculdefabricațiesau,dacăacestlucrunuesteposibil,
în incinta importatorului sau a agentului lui stabilit în Comunitate.Această verificare statistică prin eș antionare se execută în conformitate cu metodele acceptate ale inspecție id e
acceptare a calității. Eficacitatea ei trebuie să fie comparabilă cu cea a metodei de referință specificate
în anexa II.
7. Prezenta directivă nu exclude orice alte verificări ce ar putea fi efect uate de serviciile competente ale statelor
membre în timpul schimburilor comerciale.
8. Osticlăutilizatăcarecipientdemăsuraretrebuiesăpoarteurmătoare leindicațiiindelebile,uș orlizibileș ivizibile:
8.1. pe partea laterală, pe marginea fundului sau pe fund:
8.1.1. o indicație cu privire la capacitatea sa nominală în litri, centili tri sau mililitri, în cifre cu o înălțime
de cel puțin 6 mm, în cazul în care capacitatea nominală este de peste 100 cl, o înălțime de 4 mm
dacă aceasta este sub100 cl, dar fără a include 20 clș i o înălțime de 3 mm dacă nu este mai mare
de20cl,urmatădesimbolulunitățiidemăsurăutilizatesau,acoloundees tecazul,denumeleunității
în conformitate cu dispozițiile Directivei 71/354/CEE a Consiliului (3) din 18 octombrie 1971,
privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unităț ile de măsură, astfel cum a fost
modificată prin Actul privind condițiile de aderareș i de adaptare a tratatelor;
8.1.2. marca de identificare a fabricantului, descrisă la punctul 5 primu l alineat;
8.1.3. semnul descris la punctul 5 al treilea alineat.
8.2. Pe fund sau pe marginea fundului, în aș a fel încât să se evite confuzia cu indicațiile precedente, cu cifre de
aceeași înălțime minimă caș i cele care exprimă capacitatea nominală corespunzătoare, în conformita te cu
metoda sau metodele de umplere pentru care este destinată sticla:8.2.1. oindicațieacapacitățiimaximedeumplere,exprimatăîncentilit rișifărăafiurmatădesimbolulcl;
8.2.2.și/sauoindicațieadistanțeiînmilimetridelanivelulmaximdeumplerepâ nălaniveluldeumplere
corespunzător capacității nominale, urmat de simbolul mm.
Pe sticlă pot apăreaș i alte indicații, cu condiția ca acestea să nu dea naș tere la confuzii cu indicațiile
obligatorii.
(1) JO L 202, 6.9.1971, p. 1.
(2) JO L 73, 27.3.1972, p. 14.
(3) JO L 243, 29.10.1971, p. 29.13/vol. 2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 107
ANEXA II
Prezenta anexă stabileș te procedurile de verificare statistică a sticlelor utilizate ca recipie nte de măsurare pentru a
respecta cerințele articolului 2 din directivăș i ale punctului 6 din anexa I.
1.
METODA DE EȘ ANTIONARE
Se ia un eș antion de sticle utilizate ca recipiente de măsurare, de acelaș i modelși de aceeaș i fabricație, dintr-un
lot corespunzând, în principiu, producției dintr-o oră.
Dacărezultatulverificăriiunuilotcorespunzătorproducțieipetimpde oorănuestesatisfăcător,sepoateefectua
oadouaîncercare,fiepebazaunuialteș antiondintr-unlotcorespunzânduneiperioadedeproducțiemailungi,
fie pe baza rezultatelor înregistrate pe fiș ele de verificare ale fabricantului, atunci când producția a fost supusă
unui control recunoscut de departamentele competente ale statelor membr e.
Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare care constituie eș antionul va fi de 35 sau 40, în funcție de
caredinceledouămetodedeaplicarearezultatelor,detaliatelapunctul 3demaijos,afostaleasădefiecarestat
membru.
2.
MĂSURAREA CAPACITĂȚII STICLELOR UTILIZATE CA RECIPIENTE DE MĂSURARE CAR E CONSTITUIE
EȘANTIONUL
Sticlele utilizate ca recipiente de măsurare se cântăresc goale.Ele sunt umplute cu apă la temperatura de 20 °C cu o densitate cunoscută, pân ă la nivelul de umplere
corespunzător pentru metoda de verificare folosită.După aceea sunt cântărite pline.Verificareaesteefectuatăcuajutorulunorinstrumentedemăsurarelega le,potrivitepentruefectuareaoperațiilor
necesare.Erorile în măsurarea capacității nu trebuie să fie mai mari de o cincime din eroarea maximă admisă
corespunzătoare capacității nominale a sticlei utilizate ca recipient d e măsurare.
3.
APLICAREA REZULTATELOR
3.1.Metoda abaterii standard
Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eș antion este de 35.
3.1.1.
Se calculează după cum urmează (a se vedea3.1.4):
3.1.1.1. media xa capacităților reale xiale sticlelor din eș antion;
3.1.1.2. abaterea standard estimat ă s a capacităților reale xiale sticlelor din lot.
3.1.2.
Se calculează după cum urmează:
3.1.2.1. limita superioară Ts: suma capacității indicate (a se vedea anexa I, punctul 8)ș i a erorii
maxime admise corespunzătoare acestei capacități;
3.1.2.2. limita inferioară Ti: diferența dintre capacitatea indicată (a se vedea anexa I, punctul 8)
și eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacități.108 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 2
3.1.3.Criterii de acceptare:
Lotul va fi declarat conform cu directiva dacă valorile xși s verifică simultan următoarele trei
inecuații:
x+k∙s ≤Ts
x–k ∙ s ≥ Ti
s≤ F(Ts–Ti)
unde k = 1,57
și F = 0,266.
3.1.4.
Calculul valorii medii xși a abaterii standard estimat e s a lotului. 
Se calculează după cum urmează:
— suma celor 35 de măsurători reale ale capacității: x= Σ xi
— valoarea medie a celor 35 de măsurători: x=Σxi
35
— suma pătratelor celor 35 de măsurători: Σxi2
— pătratul sumei celor 35 de măsurători: (Σxi2), apoi(Σxi)2
35
— suma corectată: SC =∑xi2–1
35(Σxi)2
— dispersia estimată v=SC
34
De unde abaterea standard estimată: s=√v
3.2.Metoda amplitudinii medii
Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eș antion este de 40.
3.2.1.
Se calculează după cum urmează (a se vedea 3.2.4):
3.2.1.1. media xa capacităților reale xiale sticlelor din eș antion;
3.2.1.2. amplitudinea medie Ra capacităților reale xiale sticlelor din eș antion.
3.2.2.
Se calculează după cum urmează:
3.2.2.1. limitasuperioarăTs:sumacapacitățiiindicateș ieroareamaximăadmisăcorespunzătoare
acestei capacități;
3.2.2.2. limita inferioară Ti:
diferența dintre capacitatea indicatăș i eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei
capacități.13/vol. 2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 109
3.2.3.Criteriul de acceptare:
lotul este declarat conform cu directiva dacă valorile xșiRverifică simultan următoarele trei
inecuații:
x+k ′∙R≤Ts
x+k ′∙R≥Ti
R≤F ′(Ts-Ti)
unde k′ = 0,668
și F′ = 0,628.
3.2.4.
Calcululvaloriimedii xșiaamplitudiniimedii Rpentrucele40desticleutilizatecarecipientede
măsurare din eș antion.
3.2.4.1.
pentru a obține pe x, se calculează după cum urmează:
— suma celor 40 de măsurători reale ale capacității xi:Σxi
— valoarea medie a acestor 40 de măsurători: x=Σxi
40
3.2.4.2. pentru a obține pe R:
Se împarte eș antionul, în ordinea cronologică a selectării, în opt subeș antioane a câte
cinci sticle utilizate ca recipiente de măsurare.Se calculează după cum urmează:— amplitudinea fiecărui subeș antion, adică diferența dintre capacitatea reală a celei
mai mariș i a celei mai mici dintre cele cinci sticle din subeș antion; se obțin astfel
opt valori: R
1;R2;… R8
— suma valorilor celor opt subeș antioane:
ΣRi=R1+R
2+∙∙∙+R8
Amplitudinea medie Reste așadar:R=ΣRi
8110 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 13/vol. 2