1.3.

Producătorul precizează condițiile climatice, mecanice și electromagnetice ale mediului în care urmează să fie utilizat mijlocul de măsurare, sursa de alimentare cu energie și alte mărimi care influențează măsurarea și îi pot afecta precizia, ținând seama de cerințele prevăzute în anexele corespunzătoare, specifice mijlocului de măsurare. 1.3.1. Condiții climatice Producătorul specifică limita superioară de temperatură și limita inferioară de temperatură pentru oricare din valorile din tabelul 1, dacă nu se specifică altfel în anexele III-XII, și precizează dacă mijlocul de măsurare este proiectat pentru condiții de umiditate cu sau fără condensare, precum și dacă acesta urmează să fie amplasat într-un spațiu deschis sau închis.



Tabelul 1 Limite de temperatură Limita superioară de temperatură 30 °C 40 °C 55 °C 70 °C Limita inferioară de temperatură 5 °C – 10 °C – 25 °C – 40 °C 1.3.2. (a) Condițiile mecanice de mediu sunt clasificate în clase de la M1 la M3, conform prezentării de mai jos.



M1 Această clasă se aplică mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu vibrații și șocuri de mică importanță, de ex. instrumente fixate pe structuri ușoare supuse unor vibrații și șocuri neglijabile, ca urmare a percuțiilor sau lucrărilor locale, uși trântite etc. M2 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu vibrații și șocuri de nivel semnificativ sau mare, de ex. cele transmise de mașini și vehicule care trec prin vecinătate sau de utilaje grele, benzi transportoare aflate în apropiere etc. M3 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații în care nivelul de vibrații și șocuri este mare și foarte mare, de ex. instrumentele montate direct pe utilaje, benzi transportoare etc. (b) Următoarele mărimi de influență trebuie să fie considerate în raport cu condițiile mecanice de mediu: — vibrația; — șocul mecanic. 1.3.3. (a) Condițiile electromagnetice de mediu sunt clasificate în clasele E1, E2 sau E3 conform prezentării de mai jos, dacă nu există dispoziții contrare în anexele specifice mijlocului de măsurare respectiv.



E1 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu perturbații electromagnetice de nivelul celor care pot fi întâlnite în clădirile rezidențiale, comerciale sau în construcțiile din industria ușoară. E2 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare utilizate în spații cu perturbații electromagnetice de nivelul celor care pot fi întâlnite în alte construcții industriale. E3 Această clasă se aplică în cazul mijloacelor de măsurare alimentate de bateria unui vehicul. Mijloacele de măsurare respective trebuie să respecte cerințele clasei E2 și următoarele cerințe suplimentare: — scăderi de tensiune determinate de amorsarea circuitelor motorului de pornire a motoarelor cu combustie internă; — fenomene tranzitorii de întrerupere a alimentării, care se produc când o baterie descărcată este deconectată în timp ce motorul funcționează. (b) Următoarele mărimi de influență sunt luate în considerare în raport cu condițiile electromagnetice de mediu: — întreruperi de tensiune; — scăderi de tensiune de scurtă durată; — fenomene tranzitorii de tensiune pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; — descărcări electrostatice; — câmpuri electromagnetice radiate la frecvențe radio; — câmpuri electromagnetice radiate la frecvențe radio care induc perturbații conduse pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal; — supratensiuni tranzitorii pe liniile de alimentare și/sau pe liniile de semnal. 1.3.4. Alte mărimi de influență care trebuie luate în considerare, când este cazul, sunt: — variația de tensiune; — variația de frecvență a rețelei; — câmpurile magnetice la frecvență industrială; — orice altă mărime care poate influența semnificativ precizia mijlocului de măsurare.