—

OIML R 99-1 & 2 — 2008 Directiva 2004/22/CE Requisitos essenciais do anexo I e do anexo MI-010 OIML R 99-1 & 2 (2008) Conclusão 1.1 2.4, 3.17 a 3.19, 3.25, 5.5.2, 9.4.1, A.5 a A.9 Abrangido 1.2 3.20, 3.21, 3.27, 5.7, 9.5, A.11 a A.18 Abrangido para perturbações. Campo electromagnético permanente e contínuo não aplicável 1.3 5.6.2 Abrangido 1.3.1 5.6.2, 9.4.1 Abrangido 1.3.2. a) M1 e M2 5.7. a) e b), 9.5. a), A.11 Abrangido 1.3.2. a) M3 Sem efeito 1.3.2. b) Vibração e choques 5.7. a) e b), 9.5. a), A.11 Abrangido 1.3.3. a) E1 e E2 5.7. c) a e), 5.7. g) a k), 9.5. b) e c), 9.5. e) a h), A.12, A.13, e A.15 a A.18 Abrangido, excepto campos electromagnéticos de frequência de corrente e regimes transitórios nas linhas de alimentação e/ou de sinais 1.3.3. a) E3 5.7. c) a k), 9.5. b) a h), A.12 a A.18 Abrangido, excepto campos electromagnéticos de frequência de corrente e regimes transitórios nas linhas de alimentação e/ou de sinais e picos de tensão 1.3.3. b) 5.7. c) a k), 9.5. b) a h), A.12 a A.18 Abrangido 1.3.4 5.6.2. c) a g), 5.6.3, 5.7. j), 9.4.1. d) e e), 9.4.2, A.8 a A.10, A.18 Abrangido 1.4.1 8.1.2, 8.1.3, anexo A Abrangido 1.4.2 9.4.1. c), A.7 Abrangido o estado estacionário de calor húmido. Sem efeito para o de calor húmido cíclico 2 Sem efeito 3 5.13, 9.3, A.4 Abrangido 4 5.2, 5.3, 5.6.3, 5.8 Abrangido 5 5.12, 6, 9.2 Abrangido 6 6.3 Abrangido 7.1 6.3.9, 6.3.10 Abrangido 7.2 5.1, 5.9, 5.10, 5.11, 6.2, 6.3 Abrangido 7.3 Sem efeito 7.4 Sem efeito 7.5 6.1 Abrangido 7.6 6.1.4.2, 6.2.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.12, 6.3.10 Abrangido, excepto a descrição do procedimento de ensaio do manual de instruções 8.1 6.1.9 6.3.11 Abrangido 8.2 6.3.9 Abrangido 8.3 6.3.10 7.1.1 7.1.3 Abrangido, excepto as provas de uma intervenção 8.4 6.3.10 Abrangido 8.5 Sem efeito 9.1 7.1 Abrangido, excepto a informação relativa a dispositivos adicionais 9.2 Sem efeito 9.3 7.2 Abrangido 9.4 Sem efeito 9.5 5.1, 5.3 Abrangido 9.6 Sem efeito 9.7 5.1 Abrangido 9.8 7.1.1 Abrangido 10.1 4.1, 4.3 Abrangido 10.2 5.1, 5.3 Abrangido 10.3 5.4 Abrangido 10.4 Sem efeito 10.5 Sem efeito 11.1 5.4 Abrangido 11.2 5.4 Abrangido 12 Abrangido Introdução de MI-010 1 Abrangido Definições 1, 5.1, 3.33 Abrangido 1 5.2, 5.11 Abrangido 2.1 5.6.2, 5.7. a) e b) Abrangido 2.2 5.6.2. d) a g) Abrangido para os valores fixados em R 99 2.3 5.6.2. c) Abrangido 3.1 5.5.1, 5.5.2 Abrangido 3.2 5.11, anexo D Abrangido 4 3.21 Abrangido 5 9.5 Abrangido 6 5.3 Abrangido 7 5.13 Abrangido 8 5.8 Abrangido 9 5.6.3 Abrangido 10 6.2.1 Abrangido 11 6.3.6 Abrangido 12 6.3.2 6.3.3 Abrangido 13 6.3.4 Abrangido 14 5.11, anexo D Abrangido, desde que os coeficientes estejam disponíveis para os combustíveis pertinentes Notas: A coluna «Conclusão» indica a conclusão sobre a conformidade entre a OIML R 99-1 & 2 e o requisito aplicável da Directiva 2004/22/CE. A indicação «Abrangido» significa que: — O requisito da OIML R 99-1 & 2 é idêntico ao da Directiva 2004/22/CE; ou — O requisito da OIML R 99-1 & 2 é mais estrito do que o da Directiva 2004/22/CE; ou — Todos os requisitos da OIML R 99-1 & 2 preenchem os requisitos da Directiva 2004/22/CE (mesmo nos casos em que a Directiva 2004/22/CE permite outras alternativas); — No caso de o requisito não ser completamente abrangido, uma breve declaração explica quais as partes abrangidas. A indicação «Não abrangido» significa que o requisito da Directiva 2004/22/CE não é compatível com o requisito OIML R 99-1 & 2 aplicável ou que não está incluído na OIML R 99-1 & 2. A indicação «Sem efeito» significa que o requisito do anexo I da Directiva 2004/22/CE não tem efeito para o analisador dos gases de escape.