1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 1
Este documento constitui um instrumento de documentação e não vincula as instituições
►B DIRECTIVA DO CONSELHO
de 26 de Julho de 1971
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos contadores de volume
de gás
(71/318/CEE)
(JO L 202 de 6.9.1971, p. 21)
Alterada por:
Jornal Oficial
n.opágina data
►M1 Directiva 74/331/CEE da Comissão de 12 de Junho de 1974 L 189 9 12.7.1974
▼B
DIRECTIVA DO CONSELHO
de 26 de Julho de 1971
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros
respeitantes aos contadores de volume de gás
(71/318/CEE)
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Económica
Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 100.o,
Tendo em conta a proposta da Comissão,Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (
1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Considerando que, nos Estados-membros, a construção e os métodos de
controlo dos contadores de volume de gás, são objecto de disposições
imperativas que diferem de um Estado-membro para outro e entravam,
assim, o comércio destes instrumentos; que é, por isso, necessárioproceder à aproximação destas disposições;
Considerando que a Directiva do Conselho, de 26 de Julho de 1971,
relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respei-tantes às disposições comuns sobre os instrumentos de medição e osmétodos de controle metrológico (
3) definiu os processos de aprovação
CEE do modelo o de primeira verificação CEE; que, em conformidade
com esta directiva, é necessário fixar, para os contadores de volume degás, as prescrições técnicas de realização e de funcionamento,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:
Artigo 1.o
A presente directiva é aplicável aos seguintes contadores de volume degás:
1. Contadores volumétricos:
— contadores de paredes deformáveis:
— contadores de êmbolos rotativos.
2. Contadores não volumétricos:
— contadores de turbina.
Artigo 2.
o
Os contadores de volume de gás que podem receber as marcas e sinais
CEE são descritos no anexo da presente directiva. São objecto de uma
aprovação CEE de modelo e submetidos à primeira verificação CEE.
Artigo 3.o
Os Estados-membros não podem recusar, impedir ou restringir a
colocação no mercado e a entrada em serviço dos contadores de volumede gás munidos do sinal de aprovação CEE de modelo e da marca deprimeira verificação CEE.
Artigo 4.
o
1. Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas,
regulamentares e administrativas necessárias para darem cumprimento àpresente directiva no prazo de dezoito meses a contar de sua notificaçãoe desse facto informarão imediatamente a Comissão.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 2
(1)J O n .oC 65 de 5. 6. 1970, p. 30.
(2)J O n .oC 131 de 29. 10. 1970, p. 7.
(3)J O n .oL 202 de 6. 9. 1971, p. 1.
▼B
2. Os Estados-membros devem assegurar que seja comunicado à
Comissão o texto das principais disposições de direito nacional queadoptarem no domínio regulado pela presente directiva.
Artigo 5.
o
Os Estados-membros são destinatários da presente directiva.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 3
▼B
ANEXO
CAPÍTULO I
A.DEFINIÇÃO DE CERTOS TERMOS UTILIZADOS NO PRESENTE
ANEXO
1.Alcance da medição
O alcance da medição de um contador de gás é delimitado pelo caudal máximo
Qmaxe o caudal mínimo Qmin.
2.Volume cíclico de um contador volumétrico
O volume cíclico V de um contador volumétrico é igual ao volume de gás
correspondente ao ciclo de funcionamento do contador, isto é, ao conjunto dos
movimentos dos órgãos móveis do contador no termo dos quais todos estes
órgãos, com excepção do dispositivo indicador e das transmissões intermédias,
retomam, pela primeira vez, a sua posição inicial.
O volume cíclico determina-se por cálculo, multiplicando o valor do volume
representado por uma rotação completa do elemento controlador pela razão de
transmissão do dispositivo medidor ao dispositivo indicador.
3.Pressão de funcionamento e pressão de referência
3.1.Pressão de funcionamento
A pressão de funcionamento de um contador de gás é a diferença entre a
pressão à entrada do contador e a pressão atmosférica.
3.2.Pressão de referência
A pressão de referência prde um contador de gás é a pressão de gás à qual
é referido o volume de gás indicado.
A tomada de pressão para a pressão de referência é fixada no Capítulo III.
4.Absorção de pressão
A absorção de pressão de um contador de gás é a diferença entre as pressões
medidas à entrada e à saída do contador, durante o escoamento do gás.
5.Constante dos comandos de saída
A constante de um comando de saída é o valor do volume correspondente a
uma rotação completa do eixo desse comando; este valor determina-se por
cálculo, multiplicando o valor do volume representado por uma rotação
completa do elemento controlador pela razão de transmissão do dispositivo
indicador a esse eixo.
B.PRESCRIÇÕES GERAIS PARA OS CONTADORES DE VOLUME DE
GÁS
1.Generalidades
1.1. O capítulo I do presente anexo fixa as prescrições gerais que devem
satisfazer todos os contadores de volume de gás referidos no artigo 1.o
da presente directiva.
1.2. Os capítulos II e III do presente anexo fixam as prescrições especiais
relativas aos contadores em questão.
2.Construção
2.1.Materiais
Os contadores devem ser fabricados com materiais sólidos com baixas
tensões internas, modificando-se pouco por envelhecimento e suficien-
temente resistentes à corrosão e aos ataques dos diversos gases
normalmente distribuídos e dos seus condensados eventuais.
2.2.Estanquidade dos contadores
Os contadores devem ser estanques à pressão máxima de funciona-
mento.
2.3.Protecção contra as intervenções exteriores
Os contadores devem ser contruídos de tal maneira que qualquer
intervenção susceptível de influenciar a exactidão da medição seja
impossível sem danificar as marcas de verificação ou de selagem.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 4
▼B
2.4.Sentido de escoamento do gás
Nos contadores cujo dispositivo indicador funcione no sentido positivo
apenas para um só sentido de escoamento do gás, este sentido deve ser
indicado por uma seta.
Este seta não é exigida, se o sentido de escoamento do gás for imposto
por construção.
2.5.Qualidades metrológicas
A um caudal igual a Qmax, um contador deve poder funcionar em regime
contínuo durante o tempo determinado nos capítulos II e III sem que as
alterações das suas qualidades metrológicas excedam os limites fixados
nesses capítulos.
3.Dispositivos adicionais
3.1. Os contadores podem ser munidos de dispositivos adicionais (de
correcção, registador, indicador suplementar, etc.); a sua ligação é
submetida ao processo de aprovação CEE de modelo.
3.2. Os contadores podem ser munidos de comandos de saída para accionar
um dispositivo indicador destacável, um dispositivo de pré-pagamento,
ou qualquer outro dispositivo complementar ou adicional.
3.2.1. Se estes comandos não forem utilizados, a sua tomada livre
exterior deve ser protegida por um tampão ou por um acessório
análogo que possa ser selado.
3.2.2. No caso de esta tomada ser um veio, este deve levar a indicação
do valor da sua constante sob a forma:«1 tr /wedgeq…m3(o dm3)».
3.3. Os contadores podem ser munidos de geradores de impulsos
incorporados. As tomadas de saída destes geradores de impulsos devem
levar a indicação do valor correspondente a um impulso sob a forma:
«1 imp /wedgeq…m3(o dm3)».
4.Marcações
4.1. Cada contador deve ostentar, agrupadas quer na placa do dispositivo
indicador quer numa placa sinalética, as indicações seguintes:
a) O número característico da aprovação de modelo do contador;
b) A marca de identificação do fabricante ou a sua firma;
c) O número do contador e o seu ano de fabrico;
d) Uma designação do contador:esta designação tem a forma da letra
maiúscula G, seguida de um número que é indicado nos capítulos II e
III;
e) O caudal máximo pela expressão:Qmax…m3/h;
f) O caudal mínimo pela expressão:Qmin…m3/h (ou dm3/h);
g) A pressão máxima de funcionamento pela expressão:pmax… MN/m2
(ou N/m2)o upmax… bar (ou mbar);
h) Para os contadores volumétricos, o valor nominal do volume cíclico
pela expressão:V … m3(ou dm3).
Estas indicações devem ser directamente visíveis, facilmente legíveis e
indeléveis nas condições normais de utilização dos contadores.
4.2. O serviço de metrologia que conceder a aprovação de modelo pode fixar
os casos em que a natureza do gás deve constar das indicações.
4.3. O contador pode, além disso, levar a designação comercial, um número
de ordem especial, o nome do distribuidor de gás, uma marca de
conformidade a uma norma europeia e uma indicação relativa às
reparações efectuadas. Salvo autorização especial, qualquer outra
indicação ou inscrição é proibida.
5.Dispositivos indicadores e elemento controlador
5.1.Dispositivos indicadores
5.1.1. Os dispositivos indicadores devem ser compostos por rolos;
contudo, o último elemento pode constituir uma excepção a esta
regra. Os rolos devem ser numerados em metros cúbicos ou em
múltiplos ou submúltiplos decimais do metro cúbico. Na placa do
dispositivo indicador deve figurar o símbolo «m3».
5.1.1.1. Os rolos destinados a indicar os submúltiplos decimais
do metro cúbico, se existirem, devem distinguir-se1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 5
▼B
nitidamente dos outros rolos e ser deles separados por
uma vírgula bem visível.
5.1.1.2. No caso de o último rolo ser numerado em múltiplos
decimais do metro cúbico, a placa do dispositivo
indicador deve levar:
a) Quer um (um, dois, ou três, etc.) zero fixo depois do
último rolo;
b) Quer a indicação «10» (ou «100» ou «1000» etc.), de
tal maneira que a leitura se faça sempre em m3.
5.1.2. O dispositivo indicador deve ter rolos numerados suficientes para
poder indicar, com precisão de uma unidade do último rolo, o
volume passado durante um período de funcionamento de mil
horas ao caudal máximo.
5.2.Elemento controlador
5.2.1. Os contadores devem ser concebidos de tal maneira que a
verificação possa ser efectuada com uma precisão suficiente.
Com este objectivo, os contadores devem ter por contrução, quer
um elemento controlador próprio, quer dispositivos que permitam
a ligação de um elemento controlador amovível.
5.2.2. O elemento controlador próprio do contador pode ser constituído
pelo último elemento do dispositivo indicador sob uma das duas
formas seguintes:
a) Um rolo com movimento contínuo que tenha uma escala
numerada;
b) Um ponteiro que se desloque em frente de um mostrador fixo
com uma escala numerada ou um disco munido de uma escala
numerada que se desloque em frente de uma referência fixa.
5.2.3. Nas escalas numeradas dos elementos controladores, a unidade de
numeração deve ser indicada de maneira clara e não ambígua em
m3ou em submúltiplos decimais do m3; o princípio da escala
deve ser indicado pelo algarismo zero.
5.2.3.1. O comprimento da divisão deve ser constante em toda a
escala e não inferior a 1 mm.
5.2.3.2. O valor da divisão deve ser da forma 1 × 10n,2×1 0nou
5×1 0nm3, sendo n um número inteiro, positivo ou
negativo, ou nulo.
5.2.3.3. Os traços da graduação devem ser finos e uniformes. No
caso de o valor da divisão ser da forma 1 × 10nou 2 × 10n
m3, todos os traços correspondentes a múltiplos de cinco
e, no caso de o valor da divisão ser da forma 5 × 10nm3,
todos os traços correspondentes a múltiplos de dois
devem distinguir-se por um maior comprimento.
5.2.4.►M1O ponteiro ou a referência fixa devem ser suficientemente
delgados para permitir uma leitura segura e fácil.
O elemento controlador pode ser provido de uma referência
facilmente indentifivável e de dimensão suficiente que permita a
leitura fotoeléctrica. A referência não deve cobrir a graduação; se
necessário, pode substituir o algarismo 0. Esta referência não
deve prejudicar a precisão da leitura. ◄
5.3.Diâmetros dos rolos e dos mostradores
O diâmetros dos rolos deve ser de pelo menos 16 mm. O diâmetro das
escalas numeradas referidas no ponto 5.2.2, alínea b), do capítulo I B
deve ser de pelo menos 32 mm.
5.4.Leitura do dispositivo indicador
O dispositivo indicador deve ser construído de modo a respeitar o
princípio da leitura por simples justaposição.
5.5.Avanço dos algarismos
O avanço de um unidade de qualquer década deve ser completamente
efectuado enquanto o rolo da década imediatamente inferior descreve o
último décimo da sua rotação.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 6
▼B
5.6.Desmontagem do dispositivo indicador
Os constadores devem ser contruídos de tal maneira que o dispositivo
indicador possa ser facilmente desmontado aquando de uma verificação.
6.Erros máximos admissíveis
6.1. Os erros de medição são expressos em valor relativo pela razão, em
percentagem, da diferença entre o volume indicado e o volume
realmente passado no contador e este último volume.
6.2. Estes erros refermse à medição de volumes de ar com uma massa
volúmica de referência de 1,2 kg/m3. Em condições atmosféricas
normais, pode considerar-se que o ar ambiente de um laboratório de
controlo satisfaz esta condição.
6.3. Os erros máximos admissíveis são fixados nos capítulos II e III; são
válidos para os sentidos de escoamento autorizados.
7.Absorção de pressão
7.1.Valores máximos admissíveis
Os valores máximos admissíveis de absorção de pressão são fixados nos
capítulos II e III.
8.Aposição de marcas de verificação e de selagem
8.1.Objectivo
A aposição das marcas de verificação e de selagem CEE num contador
de gás certifica exclusivamente que este contador corresponde às
disposições da presente directiva.
8.2.Localização
8.2.1. Os locais das marcas devem ser escolhidos de maneira a que uma
desmontagem da parte selada por uma das marcas provoque a
deterioração dessa marca.
8.2.2. Se as marcações previstas no ponto 4.1 do capítulo I B estiverem
apostas numa placa sinalética especial, uma das marcas deve
estar situada de tal maneira que se deteriore, se a placa especial
for retirada, com o objectivo de impedir a renovação dessa placa.
8.2.3. Devem ser previstos locais para marcas de verificação ou de
selagem:
a) Em todas as placas que levem uma indicação prescrita pelo
presente anexo;
b) Em todas as partes do corpo que não podem ser protegidas de
outro modo contra intervenções susceptíveis de influenciar a
exactidão da medição.
9.Aprovação CEE de modelo e primeira verificação CEE
9.1.Aprovação CEE de modelo
9.1.1. O pedido de aprovação de um modelo de contador deve incluir os
seguintes documentos, que acompanham o modello proposto:
— descrição do contador cuja aprovação é pedida;
— desenho em perpectiva ou uma fotografia deste contador;— plano de montagem do conjunto do contador completado, se
necessário, com desenhos de pormenores de fabrico;
— nomenclatura des peças constituintes e outras indicações
julgadas necessárias pelo serviço de metrologia competente;
— planta que indique os locais das marcas de verificação e das
marcas de selagem;
— declaração precisando que os contadores a fabricar conforme
o modelo corresponderão às condições regulamentares de
segurança, nomeadamente no que respeita à pressão máxima
de funcionamento indicada na placa sinalética.
9.2.Primeira verificação CEE
9.2.1. Os contadores apresentados à primeira verificação CEE devem
estar em condições de funcionamento. Se os contadores se
destinarem a ser utilizados com dispositivos adicionais accio-
nados por comandos de saída, estes dispositivos devem já estar
ligados aquando da verificação, a não ser que seja expressamente
autoirzada uma ligação posterior após verificação.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 7
▼B
10.Marcas de verificação e de selagem
Os contadores submetidos com êxito aos ensaios de verificação:
— são munidos da marca de verificação;
— recebem as marcas de selagem nos locais previstos para proteger certos
órgãos contra manobras exteriores que possam modificar as caracterís-
ticas dos contadores.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES RELATIVAS AOS CONTADORES DE VOLUME DE GÁS
COM PAREDES DEFORMÁVEIS
1.Campo de aplicação
O presente capítulo é aplicável, conjuntamente com as prescrições do capítulo
I, aos contadores de gás nos quais o gás passado é medido por meio de
câmaras medidoras de paredes deformáveis.
2.Alcance da medição e designação
2.1. Os valores autorizados dos caudais máximos e dos limites superiores dos
caudais mínimos correspondentes, bem como os valores mínimos dos
volumes cíclicos, são os indicados no quadro a seguir em relação à
designação (G) dos contadores:
GQmáx
m3/hQmin
m3/h
(valor máximo)V
dm3
(valor mínimo)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1 000 6,500 2 000
2.2. Se, para um tipo de contador, o valor de Q
minfor inferior ao número
mencionado no quadro do ponto 2.1 do presente capítulo, o valor
numérico deste Qmindeve ser expresso por um número da coluna 3 deste
quadro ou por um submúltiplo decimal deste número.
2.3. Os contadores com volume cíclico inferior ao valor mencionado no
quadro do ponto 2.1 do presente capítulo podem ser aprovados desde que
o modelo destes contadores satisfaça as exigências do ensaio de
envelhecimento mencionado para este efeito no ponto 7.2.5 do presente
capítulo.
3.Pormenores de construção
3.1. Para cada um dos contadores, a diferença entre o valor calculado do
volume cíclico V e o valor deste volume mencionado no contador não
deve exceder 5% deste último valor.
3.2. Os contadores G 1,6 até G 6 inclusive podem ser munidos de um
dispositivo que impeça o funcionamento do dispositivo medidor quando o
escoamento do gás se faz num sentido não autorizado.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 8
▼B
4.Elemento controlador
4.1. Para os contadores G 1,6 até G 6 inclusive, o elemento controlador é
construído como previsto no ponto 5.2.2 da secção B do capítulo I. Para
os contadores G 10 até G 650 inclusive, o elemento controlador é:
— quer contruído como previsto no ponto 5.2.2 da secção B do capítulo
I;
— quer amovível.
4.2. Se o elemento controlador for construído como previsto no ponto 5.2.2 de
secção B do capítulo I, o valor da divisão do elemento controlador e a
numeração devem satisfazer as disposições do quadro seguinte:
Designação dos contadoresValor
máximo da
divisãoNumeracão
em
G 1,6 até G 6 inclusive 0,2 dm31d m3
G 10 até G 65 inclusive 2 dm310 dm3
G 100 até G 650 inclusive 20 dm3100 dm3
4.3. Para os contadores cujo elemento controlador é construído como previsto
no ponto 5.2.2 da Secção B do capítulo I, o desvio-tipo de uma série de
pelo menos trinta medições sucessivas, a um caudal de 0,1 Qmaxe nas
mesmas condições, de um volume de ar a seguir fixado não deve exceder
os valores mencionados no quadro seguinte:
Designação dos contadoresVolume de ar
a medirDesvio-tipo
máximo
admissível
G 1,6 até G 4 inclusive 20 V 0,2 dm3
G 6 10 V 0,2 dm3
G 10 até G 65 inclusive 10 V 2 dm3
G 100 até G 650 inclusive 5 V 20 dm3
Os volumes de ar a medir podem ser substituídos pelos volumes mais
próximos que correspondam a um número inteiro de rotações do
elemento controlador.
5.Erros máximos admissíveis
5.1.Disposições gerais
5.1.1. Os erros máximos admissíveis para mais e para menos são dados
no seguinte quadro:
Caudais QErros máximos admissí-
veis na primeira
verificação CEE
Qmin≤Q< 2 Qmin3%
2Qmin≤Q≤ Qmáx2%
5.1.2. Na primeira verificação CEE, os erros de um contador para os caudais
Q, compreendidos entre 2 QmineQmax, não devem exceder todos 1 %, se
forem todos do mesmo sinal.
6.Absorção de pressão
6.1.Absorção total de pressão
A absorção total de pressão, aquando do escoamento de ar de massa
volúmica 1,2 kg/m3, a um caudal igual a Qmax, não deve exceder em
média:1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 9
▼M1
▼B
▼B
Designação dos contadoresValores máximos admissíveis
da média da absorção total de
pressão na primeira verifi-
caçao CEE
N/m2mbar
G 1,6 até G 10 inclusive 200 2
G 16 até G 40 inclusive 300 3
G 65 até G 650 inclusive 400 4
6.2.Absorção mecânica de pressão
A absorção mecânica de pressão, ou seja, a absorção de pressão aquando
do escoamento de ar de massa volúmica 1,2 kg/dm3a um caudal
compreendido entre Qmine2Qminnão deve exceder:
Designação dos contadoresValores máximos admissíveis
da absorção mecânica de
pressão na primeira verifi-
cação CEE
N/m2mbar
G 1,6 até G 40 inclusive 60 0,6
G 65 até G 650 inclusive 100 1,0
Os valores acima referm-se aos máximos de absorção mecânica de
pressão.
6.3.Disposição especial
Para os contadores cuja pressão de funcionamento seja superior a 0,1 MN/
/m2(1 bar) são aplicáveis as disposições do ponto 6.2 do presente capítulo
relativas à absorção mecânica de pressão, não sendo tomada em
consideração para estes contadores a absorção total de pressão referida
no ponto 6.3 do presente capítulo.
7.Aprovação CEE de modelo
7.1. Além do exemplar do modelo, o requerente deve colocar desde início à
disposição do serviço competente dois a seis contadores-amostra
construídos em conformidade com modelo.
Este número deve ser distribuído, a pedido do serviço competente, por
vários valores de G, se o pedido de aprovação disser respeito a contadores
de valores diferentes.
De acordo com o desenrolar dos ensaios, podem ser exigidos contadores-
-amostra suplementares.
7.1.1. Pode ser concedida uma derrogação desta disposição no sentido de
os contadores-amostra serem postos posteriormente à disposição
do serviço competente. Contudo, a decisão de aprovação do
modelo apenas é pronunciada quando estes contadores-amostra
tiverem sido completamente examinados.
7.1.2. Os contadores-amostra ficam propriedade do requerente e são-lhe
restituídos após concessão de aprovação de modelo.
7.2.Exame
7.2.1. O modelo e os seus contadores-amostra devem satisfazer as
disposições do capítulo I e dos pontos, 2, 3, 4, 5 e 6 do presente
capítulo.
7.2.2. Além disso, no alcance de medição, o desvio entre o máximo e o
mínimo dos erros em função do caudal Q não deve exceder 3% em
qualquer dos contadores.
7.2.3. O modelo e os seus contadores-amostra são em seguida
submetidos a um ensaio de envelhecimento. Este ensaio é
efectuado:
7.2.3.1. Para os contadores G 1,6 até G 10 inclusive:ao caudal
máximo dos contadores e com ar; contudo, para os
contadores em cuja placa sinalética esteja indicada a1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 10
▼B
natureza do gás a medir, o ensaio deve ser efectuado total
ou parcialmente com o gás indicado;
7.2.3.2. Para os contadores G 16 até G 650 inclusive:tanto quanto
possível ao caudal máximo dos contadores e com ar ou
gás.
7.2.4. A duração do ensaio de envelhecimento para os contadores cujo
volume cíclico é igual ou superior aos valores mencionados no
quadro do ponto 2.1 do presente capítulo é:
7.2.4.1. Para os contadores G 1,6 até G 10 inclusive:1 000 horas;
o ensaio pode ser interrompido, contudo deve estar
terminado em sessenta dias;
7.2.4.2. Para os contadores G 16 até G 650 inclusive:de tal modo
que cada contador meça um volume de ar ou de gás
correspondente a um funcionamento de 1 000 horas ao
caudal máximo do contador; o ensaio deve estar
terminado em seis meses.
7.2.5. Para os contadores cujo volume cíclico é inferior aos valores
mencionados no quadro do ponto 2.1 do presente capítulo, a
duração do ensaio de envelhecimento deve ser de 2 000 horas, e
ser feito num número de contadores superior ao previsto no ponto
7.1 do presente capítulo, segundo a designação d contador
examinado e suas características gerais.
7.2.6 Após o ensaio de envelhecimento, os contadores (excepto um
deles, no máximo, se o ensaio for efectuado em três contadores ou
mais) devem satisfazer o seguinte conjuncto de requistos:
a) No alcance da medição, a diferença entre o máximo e o mínimo
dos erros de cada contador em função do caudal Q não deve ser
superior a 4 %;
b) Os valores dos erros não devem diferir mais de 1,5 % dos
valores iniciais correspondentes;
Para o caudal Qminesta regra só se aplica às variações do erro
no sentido negativo;
c) A absorção necânica de pressão não deve ter aumentado mais
de 20 N/m2(0,2 mbar).
7.3.Modificação de um modelo já aprovado
Se o pedido de aprovação respeitar a uma modificação de um modelo já
aprovado, o serviço de metrologia que aprovou o modelo inicial decide,
segundo a natureza da modificação, se e em que medida são aplicáveis as
disposições dos pontos 7.1, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 do presente capítulo.
8.Primeira verificação CEE
8.1.Ensaios de exactidão
Considera-se que um contador satisfaz as prescrições respeitantes aos
erros máximos admissíveis se estes forem respeitados aos caudais
seguintes:
a) Caudal Qmin;
b) Caudal da ordem de /onefifthQmax;
c) Caudal Qmax.
Se o ensaio for efectuado noutras condições, estas devem garantir um
resultado indêntico às verificações acima mencionadas.
CAPÍTULO III
PRESCRIÇÕES RESPEITANTES AOS CONTADORES DE GÁS DE
ÊMBOLOS ROTATIVOS E AOS CONTADORES DE GÁS DE TURBINA
1.Campo de aplicação
O presente capítulo, conjuntamente com as prescrições do capítulo I, é
aplicável aos:1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 11
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
1.1.Contadores de gás de êmbolos rotativos
Nos quais a medição do gás passado se efectua por meio de câmaras
medidoras com paredes rotativas.
1.2.Contadores de gás de turbina
Nos quais o escoamento do gás põe em movimento uma roda de turbina e
em que o número de rotações de roda representa o volume do gás
passado.
2.Alcance das medições
2.1. Os contadores de gás devem ter um dos alcances de medição do quadro
seguinte, em função da designação G do contador:
GQmaxm3/hAmplitude da medição
pequeno médio grande
Qmaxm3/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 000 320 160 80
e os múltiplos decimais das cinco últimas séries.
3.Pormenores de construção
3.1.Contadores de êmbolos rotativos
3.1.1. Os contadores devem ter, a montante e a jusante do circuito do
gás, uma tomada de pressão estática de 3 a 5 mm de diâmetro que
permita medir a perda de pressão; a pressão medida a montante
constitui a pressão de referência.
3.1.2. Os contadores podem ter um dispositivo manual que permita fazer
rodar os êmbolos, com a condição de não poder ser utilizado
abusivamente para entravar o correcto funcionamento do contador.
3.1.3. As chumaceiras dos eixos dos êmbolos rotativos dos contadores de
designação G 160 e acima podem ser construídas de maneira a
poderem ser acessíveis sem deteriorar as marcas de protecção.
3.2.Contadores de turbina
3.2.1. Os contadores devem ter uma tomada de pressão estática que
permita determinar — se necessário, de maneira indirecta — a
pressão imediatamente a montante da roda da turbina como
pressão de referência.
3.2.1.1. Se existir um dispositivo de estrangulamento do escoa-
mento gasoso a montante da roda da turbina, os
contadores podem ter, além, da tomada de pressão exigida
no ponto 3.2.1 do presente capítulo, uma outra tomada de
pressão imediatamente antes deste estrangulamento que
permita medir, com a tomada de pressão conforme ao
ponto 3.2.1 do presente capítulo, a diferença de pressão no
dispositivo de estrangulamento.
3.3.Tomadas de pressão
3.3.1. As tomadas de pressão devem ser munidas de um dispositivo de
fecho.
3.3.2. A tomada de pressão para a pressão de referência deve ostentar de
maneira visível e indelével a indicação, «pr»; a outra tomada de
pressão, a indicação «p».1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 12
▼M1
▼B
▼B
4.Elemento controlador
4.1. Em aplicação do disposto no ponto 5.2.2, alíneas a) e b), da secção B do
capítulo I, o valor máximo da divisão do elemento controlador deve ser:
para as designações G 40 e G 65 … 0,002 m3
para as designações compreendendidas entre os
valores G 100 y G 650, inclusive … 0,02 m3
para as designações compreendidas entre os valoresG 1 000 e G 6 500 inclusive … 0,2 m
3
e para as designações G 10 000 e acima … 2,0 m3
4.2. A escala do elemento controlador deve ser numerada:
para as designações G 40 e G 65 inclusive, em cada … 0,01 m3
para as designações compreendidas entre os valores
G 100 e G 650 inclusive, em cada … 0,1 m3
para as designações compreendidas entre os valoresG 1 000 e G 6 500 inclusive, em cada … 1,0 m
3
para as designações G 10 000 e acima, em cada … 10,0 m3
5.Erros máximos admissíveis
5.1. Os erros máximos admissíveis para mais e para menos são dados no
quadro seguinte:
Caudais Q m3hErros máximos admissíveis na
primeira verificaçao CEE
Qmin≤Q < 0,2 Qmax2%
0,2 Qmax≤Q≤Qmax1%
5.2. Os erros não devem exceder todos metade dos erros máximos
admissíveis, se forem todos do mesmo sinal.
6.Aprovação CEE de modelo
6.1. Além do exemplar do modelo, o requerente deve colocar desde início à
disposição do serviço competente dois a seis contadores-amostra
construídos em conformidade com o modelo.
Este número deve ser distribuído, a pedido do serviço competente, por
vários valores de G, se o pedido de aprovação disser respeito a contadores
de valores diferentes.
De acordo com o desenrolar dos ensaios, podem ser exigidos contadores-
-amostra suplementares.
6.1.1. Pode ser concedida uma derrogação a esta disposição no sentido de
os contadores-amostra poderem ser postos posteriormente à
disposição do serviço competente. Contudo, a decisão de
aprovação de modelo apenas é pronunciada quando estes
contadores-amostra tiverem sido completamente examinados.
6.1.2. Os contadores-amostra ficam propriedade do requerente e são-lhe
restiuídos após concessão da aprovação de modelo.
6.2.Exame
6.2.1. O exame inclui nomeadamente a determinação dos erros de cada
contador, por um ensaio com ar de massa volúmica 1,2 kg/m3.
Cada resultado de ensaio será tomado separadamente em
consideração.
6.2.1.1. A curva dos erros de cada um destes contadores deve ficar
dentro da zona definida pelos limites dos erros máximos
admissíveis a primeira verificação CEE para o alcance da
medição cuja aprovação é pedida.
6.2.1.2. A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo dos
erros para cada um destes contadores não deve exceder
1% do alcance da medição de ½ QmaxaQmax.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 13
▼B
6.2.2. Os contadores são, em seguida, submetidos a um ensaio de
envelhecimento acelerado com ar ou gás.
6.2.2.1. Na medida do possível, o ensaio de envelhecimento
acelerado deve efectuar-se ao caudal máximo dos
contadores. A duração de funcionamento deve ser tal,
que cada contador meça um volume de ar ou de gás
correspondente a um funcionamento de 1 000 horas ao
caudal máximo, sem que a duração total do ensaio exceda
seis meses.
6.2.2.2. Após este funcionamento de envelhecimento, os conta-
dores são de novo ensaiados com ar de massa volúmica de
1,2 kg/m3, utilizando os mesmos instrumentos-padrões do
ensaio referido no ponto 6.2.1 do presente capítulo.
Nestas condições de ensaio:
a) Os valores dos erros determinados para os caudais
mencionados no ponto 7.1 do presente capítulo em
cada contador (savlo, no máximo, para um de entre
eles) não devem diferir de mais de 1% dos erros
determinados aquando do ensaio referido no ponto
6.2.1 do presente capítulo;
b) A diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da
curva de erros não deve exceder 1,5% para cada um
dos contadores (salvo, no máximo, para um de entre
eles) no alcance da medição de ½ Qmáxao Qmáx.
7.Primeira verificação CEE
7.1.Ensaios de exactidão
Considera-se que um contador satisfaz as prescritões respeitantes aos
erros máximos admissíveis, se estes forem respeitados aos caudais
seguintes:
a) Para os contadores de êmbolos rotativos:
Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Qmin, 0,5 QmaxeQmax
b) Para os contadores de turbina:
Qmin, 1,5 Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 QmaxeQmax.
Se o ensaio for efectuado noutras condições, estas devem garantir um
resultado idêntico às verificações acima mencionadas.
7.2. Os valores dos caudais mencionados no ponto 7.1 do presente capítulo
podem ser modificados em ± 5%.1971L0318 — PT — 21.06.1974 — 001.001 — 14
▼M1
▼B