—

OIML R 137-1 2006 Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-002) OIML R 137-1 (2006) Uwaga Załącznik I 1.1 5.3.1 Objęte 1.2 7.4.15 tabela 6, A.1 Objęte 1.3 7.3.5 Objęte 1.3.1 5.1, A.4.2.1, A4.2.2 Objęte 1.3.2 a) M1 a) M2 7.4.13, A.5.1, A.5.2 Objęte a) M3 Nie dotyczy b) 7.4.13 Objęte w odniesieniu do gazomierzy do 10 kg 1.3.3 a) E1 7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5 Objęte a) E2 Nie dotyczy a) E3 Nie dotyczy b) 7.4.15 Objęte 1.3.4 7.4.15, A.7 Objęte w odniesieniu do wahań napięcia 1.4 1.4.1 5.3.1, 7.4, A.1 Objęte w odniesieniu do klasy 0.5 lub jeśli nie przekracza się dopuszczalnych błędów granicznych (MPE) przy stosowaniu wielkości wpływających 1.4.2 A.4.2.1, A.4.2.2 Objęte 2 Nie dotyczy 3 7.4.4 Objęte 4 6.1.3 Objęte 5 7.4.9 Objęte 6 3.1.1, 6.5 Objęte 7 7.1 3.1.4, 4.3.1 Objęte 7.2 3 Objęte 7.3 7.4.11 Objęte w odniesieniu do mierników mechanicznych 7.4 Nie dotyczy 7.5 3.1.1, 3.1.4 Objęte 7.6 6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4.x Objęte, z wyjątkiem procedury sprawdzania 8 8.1 6.3.1, 4.3.4.2 Objęte 8.2 4.3.14.3.3 Objęte 8.3 7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1 Objęte 8.4 4.3.1, 7.4.1.16 Objęte 8.5 6.1.1 Objęte 9 9.1 4.2.1 Objęte, z wyjątkiem informacji o dodatkowych urządzeniach 9.2 4.2.1 Objęte 9.3 4.2 Objęte w odniesieniu do informacji na tabliczce znamionowej 9.4 Nie dotyczy 9.5 6.2.2, 6.1.1 Objęte 9.6 Nie dotyczy 9.7 4.1 Objęte 9.8 4.2 Objęte 10 10.1 6.1.1 Objęte 10.2 6.1.1 Objęte 10.3 2.1.10, 6.3 Objęte 10.4 Nie dotyczy 10.5 3.1.5 Objęte 11 11.1 Nie dotyczy 11.2 Nie dotyczy 12 Objęte Załącznik MI-002 Definicje 2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4, 7.4.11 Objęte 1 7.3.5 Objęte 1.1 5.2 Objęte w odniesieniu do klasy 1.5, jeśli Qmax/Qmin ≥ 150 Objęte w odniesieniu do klasy 1.0, jeśli Qmax/Qmin ≥ 20 1.2 Nieobjęte 1.3 5.1 Objęte 1.4 5.1 Objęte, z wyjątkiem trzech zakresów temperatur wymienionych w OIML R137-1 1.5 4.2.4 Objęte 2 2.1 5.3.3 Objęte, z wyjątkiem wymogu błędów mających ten sam znak, określonego w pkt 2.1 załącznika MI-002 2.2 5.3.4 Objęte, jeśli wybrana temperatura mieści się w przedziale od 15 °C do 25 °C 3 3.1 3.1.1 7.4.15 Objęte 3.1.2 7.4.15 Objęte 3.1.3 7.4.15, 2.2.10 Objęte w odniesieniu do pierwszego ppkt wymogu 3.2 7.4.8 Objęte 4 4.1 4.1.1 7.4.9 Objęte 4.1.2 7.4.9 Objęte 4.2 4.2.1 7.4.9 Nieobjęte 4.2.2 7.4.9 Nieobjęte 5 5.1 6.4.2 Nieobjęte 5.2 6.4.4 Objęte jedną z możliwości 5.3 6.1.2 Nieobjęte 5.4 3.4, 7.4.5 Objęte 5.5 6.2.1 Objęte 5.6 3.2, 7.4.5 Objęte 6 4.1 Objęte, jeśli stosowane są kg lub m3 Uwaga: Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 137-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE. Określenie „Objęte” oznacza, że: — Wymóg OIML R 137-1 jest identyczny z wymogiem MID; lub — Wymóg OIML R 137-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg MID; lub — Całość wymogów OIML R 137-1 spełnia wymogi MID (nawet, jeśli MID zezwala na inne możliwości), — W przypadku, gdy wymóg nie jest w pełni objęty, w polu „Uwaga” znajduje się adnotacja wyjaśniająca, która część wymogu jest objęta. Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg MID jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137-1, bądź nie został ujęty w OIML R 137-1. Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg w załączniku I do MID nie dotyczy gazomierzy.