1.6.2.1.

Jeśli ciśnienie na wejściu pompy może być nawet chwilowo mniejsze od ciśnienia atmosferycznego lub od ciśnienia pary cieczy, to w instalacji pomiarowej należy przewidzieć urządzenie do usuwania gazów, z zastrzeżeniem punktu 1.6.6. 1.6.2.1.1. Zatwierdzenia typu EWG urządzeń do usuwania gazów, przystosowanych do strumienia objętości mniejszych niż 100 m3/h, mogą być wydane oddzielnie lub jako części zatwierdzeń typu EWG instalacji pomiarowych, do których należą, o ile zatwierdzenia typu takich instalacji są przewidziane w niniejszym załączniku. Dla urządzeń do usuwania gazów, przystosowanych do strumienia objętości większych niż 100 m3/h, zatwierdzenia typu mogą być udzielane analogicznie jak zatwierdzenia typu takich urządzeń o takiej samej konstrukcji i o mniejszych rozmiarach. Urządzenia do usuwania gazów, dla których wydane zostało zatwierdzenie typu EWG, mogą być stosowane w instalacjach pomiarowych bez przeziernika. 1.6.2.1.2. Urządzenia do usuwania gazów należy w zasadzie montować na stronie tłocznej pompy. Może być ono zespolone z pompą. We wszystkich przypadkach urządzenie do usuwania gazów należy umieścić możliwie blisko przed licznikiem komorowym, aby wartość spadku ciśnienia podczas przepływu cieczy między tymi dwoma urządzeniami była możliwie jak najmniejsza. 1.6.2.1.3. Warunki normalne użytkowania separatora gazu są następujące: a) Maksymalny strumień objętości lub strumienie objętości dla danej cieczy lub danych cieczy; b) Maksymalne i minimalne ciśnienie robocze urządzenia do usuwania gazów. 1.6.2.1.4. Separatory gazu dostosowane do strumienia objętości mniejszego niż 100 m3/h, dla których wydane zostało zatwierdzenie typu EWG, muszą gwarantować oddzielanie powietrza lub gazów zawartych w mierzonej cieczy w ramach określonych w punkcie 1.6.1 granic błędu, przy założeniu następujących warunków kontrolnych: a) Instalacja pomiarowa pracuje przy maksymalnym strumieniu objętości oraz przy minimalnym ciśnieniu przewidzianym dla danego separatora gazu. b) Stosunek objętości powietrza lub gazu do cieczy jest dowolny, jeśli separatora gazu jest dostosowany do maksymalnego strumienia objętości mniejszego niż 20 m3/h włącznie. Stosunek ten jest ograniczony do 30 %, jeśli separator gazu jest dostosowany do maksymalnego strumienia objętości większego niż 20 m3/h. Udział powietrza lub gazu w cieczy należy określać przy ciśnieniu atmosferycznym. Ponadto musi być zagwarantowane, że samoczynnie działające urządzenie do usuwania gazów przy ciśnieniu maksymalnym określonym dla danego separatora gazu pracuje bez zarzutu. 1.6.2.1.5. Jeśli zatwierdzenie typu danego separatora gazu zostało udzielone jako dla części konstrukcyjnej instalacji pomiarowej, można do niego stosować punkt 1.6.2.1.4. W przypadku użytkowania instalacji pomiarowej montowanie przeziernika nie jest konieczne. Jeśli instalacja pomiarowa posiada przeziernik określony zgodnie z punktem 1.1.7, separator gazu musi gwarantować oddzielanie powietrza lub gazów zawartych w mierzonej cieczy w zakresie granic błędu określonych w punkcie 1.6.1, przy spełnieniu następujących warunków: a) Instalacja pomiarowa pracuje przy maksymalnym strumieniu objętości oraz przy minimalnym ciśnieniu przewidzianym dla danej instalacji pomiarowej. b) Stosunek objętości powietrza lub gazu do objętości cieczy wynosi najwyżej — 20 % dla cieczy nie przeznaczonych do celów spożywczych oraz dla cieczy o lepkości nie większej niż 1 mPa·s, — 10 % dla cieczy przeznaczonych do celów spożywczych oraz dla innych cieczy, o lepkości większej niż 1 mPa·s ( 7 ). Jeśli stosunek objętości powietrza lub gazu do objętości cieczy jest większy od podanych wyżej ilości procentowych a odgaźnik nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnych dopuszczalnych granic błędu, to ewentualnie występujące pęcherzyki gazu lub powietrza muszą być wyraźnie rozpoznawalne w przezierniku.