1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 26 juli 1971
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor meetmid-
delen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen
(71/316/EEG)
(PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1Richtlijn 72/427/EEG van de Raad van 19 december 1972 L 291 156 28.12.1972
►M2Richtlijn 83/575/EEG van de Raad van 26 oktober 1983 L 332 43 28.11.1983
►M3Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25 juni 1987 L 192 43 11.7.1987
►M4Richtlijn 87/355/EEG van de Raad van 25 juni 1987 L 192 46 11.7.1987
►M5Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21 december 1988 L 382 42 31.12.1988
Gewijzigd bij:
►A1Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-IerlandL 73 14 27.3.1972
(aangepast door Besluit van de Raad van 1 januari 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2Toetredingsakte van Griekenland L 291 17 19.11.1979
►A3Toetredingsakte van Spanje en Portugal L 302 23 15.11.1985
▼B
RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 26 juli 1971
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden
geldende algemene bepalingen
(71/316/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement(1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),
Overwegende dat in elke Lid-Staat de technische kenmerken van meet-
middelen en de metrologische controlemethoden zijn vastgelegd inbepalingen van dwingend recht; dat deze voorschriften van Lid-Staattot Lid-Staat verschillen; dat de ongelijkheid daarvan het handelsver-keer belemmert en ongelijke concurrentievoorwaarden binnen de
Gemeenschap kan scheppen;
Overwegende dat de in elke Lid-Staat bestaande controles onder meer
ten doel hebben de kopers te waarborgen dat de geleverde hoeveel-heden overeenkomen met de betaalde prijs en dat deze richtlijn er
derhalve niet op is gericht deze controles af te schaffen, maar de
verschillen tussen de regelingen weg te nemen voor zover deze eenbelemmering voor het handelsverkeer vormen;
Overwegende dat deze belemmeringen van de instelling en de werking
van de gemeenschappelijke markt kunnen worden verminderd en opge-
heven indien in de Lid-Staten dezelfde voorschriften van toepassingzijn, aanvankelijk als aanvulling van de nu bestaande nationale bepa-lingen en vervolgens, wanneer aan de noodzakelijke voorwaarden isvoldaan, in plaats daarvan;
Overwegende dat de communautaire voorschriften, ook gedurende de
periode waarin deze naast de nationale bepalingen bestaan, de onderne-mingen de mogelijkheid bieden hun produkten met uniforme technischekenmerken te vervaardigen, die dus na het ondergaan van de E.E.G.-
keuringen binnen de gehele Gemeenschap in de handel gebracht en
gebruikt kunnen worden;
Overwegende dat communautaire voorschriften voor de technische
uitvoering en de werking dienen te worden vastgesteld, die waarborgen
dat de meetmiddelen meetresultaten opleveren die, al naar gelang het
gebruik waarvoor zij zijn bestemd, voldoende nauwkeurig zijn;
Overwegende dat controle op het nakomen van de technische voor-
schriften in de regel door de Lid-Staten wordt verricht voor het in de
handel brengen of het eerste gebruik, en eventueel gedurende het
gebruik der meetmiddelen, met name door middel van de proceduresvan modelgoedkeuring en ijk; dat met het oog op de verwezenlijkingvan het vrije handelsverkeer van deze meetmiddelen binnen deGemeenschap tevens de erkenning van de keuringsbewerkingen tussende Lid-Staten onderling moet worden vastgelegd en te dien einde
passende procedures moeten worden ingesteld voor de E.E.G.-model-
goedkeuring en de eerste E.E.G.-ijk alsmede voor communautairemetrologische keuringsmethoden, in overeenstemming met deze richt-lijn en de bijzondere richtlijnen;
Overwegende dat de aanwezigheid op een meetmiddel of een produkt
van tekens of merken, overeenkomend met de daarop van toepassingzijnde keuringen, de veronderstelling wettigt, dat dit meetmiddel of1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 2
(1) PB nr. C 45 van 10. 5. 1971, blz. 26.
(2) PB nr. C 36 van 19. 4. 1971, blz. 8.
▼B
produkt voldoet aan de desbetreffende communautaire technische voor-
schriften, zodat een herhaling van reeds verrichte keuringen bij invoeren ingebruikneming daarvan overbodig wordt;
Overwegende dat de nationale metrologische regelingen een groot
aantal categorieën meetmiddelen en produkten betreffen; dat het nuttigis in de onderhavige richtlijn de algemene bepalingen vast te stellen diemet name betrekking hebben op de procedures van de E.E.G.-model-
goedkeuring en de eerste E.E.G.-ijk alsmede van de communautaire
metrologische controle; dat in bijzondere uitvoeringsrichtlijnen voorelke categorie meetmiddelen en produkten de voorschriften zullenworden vastgelegd inzake de technische uitvoering, de werking en denauwkeurigheid, de keuringsmodaliteiten alsmede eventueel de voor-
waarden waarop de communautaire technische voorschriften in de
plaats treden van de bestaande nationale voorschriften,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I
Grondbeginselen
Artikel 1
1. a) Deze richtlijn heeft betrekking op i meetmiddelen, waarbij onder
„meetmiddelen” zowel de meetmiddelen zelf alsook delen van
meetmiddelen, aanvullende apparatuur en samenstellen van meet-middelen worden verstaan.
b) De richtlijn heeft eveneens betrekking op meeteenheden, de
harmonisatie van meetmethoden en metrologische controleme-thoden en eventueel van de voor de toepassing daarvan vereistemiddelen.
c) De richtlijn heeft voorts betrekking op het vaststellen, de meet-
methode, de metrologische controle en het merken vanhoeveelheden voorverpakte produkten.
2. De Lid-Staten mogen om redenen uit hoofde van deze richtlijn of
de desbetreffende bijzondere richtlijnen het in de handel brengen en/ofhet in gebruik nemen van een meetmiddel of een produkt, als bedoeldin lid 1, dat op de in deze richtlijn en de desbetreffende bijzondere
richtlijnen beschreven wijze is voorzien van EEG-merken en/of -
tekens, niet weigeren, verbieden of beperken.
3. De Lid-Staten verlenen aan de EEG-modelgoedkeuring en aan de
eerste EEG-ijk dezelfde waarde als aan de overeenkomstige nationale
handelingen.
4. In de bijzondere richtlijnen met betrekking tot de in lid 1
bedoelde materies worden bepaald:
— met name de procedures en de metrologische eigenschappen en de
technische voorschriften inzake uitvoering en werking met betrek-king tot de in lid 1, suba), b edoelde materies,
— de voorschriften met betrekking tot lid 1, sub b) en c).
De datum, waarop de communautaire bepalingen in de plaats treden
van de bestaande nationale bepalingen, kan erin worden vastgesteld.
HOOFDSTUK II
E.E.G.-modelgoedkeuring
Artikel 2
1. De EEG-modelgoedkeuring van meetmiddelen vormt de toelating
ervan tot de eerste EEG-ijk en geldt, voor zover een eerste ijk nietvereist is, als vergunning om meetmiddelen in de handel te brengenen/of in gebruik te nemen. Indien de desbetreffende bijzondere richt-1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 3
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
lijn(en) een categorie meetmiddelen vrijstelt (vrijstellen) van de EEG-
modelgoedkeuring, zijn de meetmiddelen van deze categorie recht-streeks tot de eerste EEG-ijk toegelaten.
2. De Lid-Staten verlenen, indien hun controle-uitrusting dit moge-
lijk maakt, de EEG-modelgoedkeuring voor alle typen meetmiddelen
die voldoen aan de in deze richtlijn en de desbetreffende bijzondererichtlijnen vermelde eisen.
3. Een aanvraag voor een EEG-modelgoedkeuring mag slechts door
de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigdeworden ingediend. Voor een zelfde meetmiddel mag de aanvraagslechts in één Lid-Staat worden ingediend.
4. De Lid-Staat die een EEG-modelgoedkeuring verleend heeft,
neemt de maatregelen nodig om op de hoogte te blijven van iedere
wijziging van of toevoeging aan een goedgekeurd model. Hij stelt de
andere Lid-Staten hiervan op de hoogte.
Voor zover door wijzigingen van of toevoegingen aan een goedgekeurd
model de meetresultaten of de gestelde gebruiksvoorschriften van hetmeetmiddel worden of kunnen worden beïnvloed, dienen deze teworden opgenomen in een aanvullende EEG-modelgoedkeuring,afkomstig van de Lid-Staat die de EEG-modelgoedkeuring heeft
verleend.
Voor het gewijzigde model wordt echter een nieuwe EEG-modelgoed-
keuring in plaats van een aanvulling op het oorspronkelijke certificaat
van EEG-modelgoedkeuring verleend indien het model wordt gewij-zigd nadat de voorschriften van deze richtlijn of van de desbetreffendebijzondere richtlijn zodanig zijn gewijzigd of aangepast dat het gewij-zigde model slechts met toepassing van de nieuwe voorschriften kanworden goedgekeurd.
5. De Lid-Staten verlenen de EEG-modelgoedkeuring overeenkom-
stig hetgeen in deze richtlijn en in de bijzondere richtlijnen is bepaald.
Artikel 3
Wanneer een E.E.G.-modelgoedkeuring wordt verleend voor hulpin-
richtingen, worden in de goedkeuring aangegeven:
— de modellen van meetmiddelen waarop deze hulpinrichtigen kunnen
worden aangesloten of waarin zij kunnen worden ingebouwd;
— de algemene voorschriften voor de werking van het samenstel der
meetmiddelen, waarvoor deze hulpinrichtingen zijn toegelaten.
Artikel 4
Indien een meetmiddel met bevredigend resultaat het EEG-modelgoed-
keuringsonderzoek dat bij deze richtlijn en de desbetreffende
bijzondere richtlijnen wordt ingesteld heeft ondergaan, stelt de Lid-
Staat die dit onderzoek heeft verricht een certificaat van EEG-model-goedkeuring op, dat aan de aanvrager wordt verstrekt. Deze is in degevallen bedoeld in artikel 11 of in een bijzondere richtlijn verplichten in de overige gevallen gerechtigd, op alle meetmiddelen die over-
eenstemmen met het goedgekeurde model het in dit certificaat
aangegeven EEG-modelgoedkeuringsteken aan te brengen of te latenaanbrengen.
Artikel 5
1. De geldigheidsduur van de EEG-modelgoedkeuring bedraagt 10
jaar. Deze kan daarna telkens met 10 jaar worden verlengd; het aantalmeetmiddelen dat overeenkomstig het goedgekeurde model magworden vervaardigd is onbeperkt.
De geldigheidsduur van op grond van de voorschriften van deze richt-
lijn en een bijzondere richtlijn afgegeven EEG-modelgoedkeuringenkan niet worden verlengd na de inwerkingtreding van een wijziging ofeen aanpassing van deze communautaire voorschriften, in de gevallen1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 4
▼B
▼M2
▼M2
waarin op grond van deze nieuwe voorschriften geen EEG-modelgoed-
keuring had kunnen worden afgegeven.
Indien de geldigheidsduur van de EEG-modelgoedkeuring niet wordt
verlengd, blijft deze goedkeuring niettemin geldig voor de in gebruikzijnde EEG-gekeurde meetmiddelen.
2. Wanneer gebruik wordt gemaakt van nieuwe technieken waarin
niet is voorzien in een bijzondere richtlijn, kan na voorafgaande raad-pleging van de andere Lid-Staten een EEG-modelgoedkeuring vanbeperkte strekking worden verleend.
Deze goedkeuring kan de volgende beperkingen behelzen:
— beperking van het aantal meetmiddelen waarop de goedkeuring
betrekking heeft,
— verplichting de bevoegde instanties in kennis te stellen van de
plaatsen waar de meetmiddelen zijn geïnstalleerd,
— beperkingen inzake het gebruik,
— bijzondere beperkende voorschriften in verband met de aangewende
techniek.
Deze goedkeuring mag evenwel alleen worden verleend:
— indien de bijzondere richtlijn voor deze categorie meetmiddelen in
werking is getreden,
— indien het in de bijzondere richtlijnen vastgestelde maximum van
de toelaatbare fouten niet wordt overschreden.
Een dergelijke goedkeuring geldt voor ten hoogste twee jaar. Zij kan
met ten hoogste drie jaar worden verlengd.
3. Zodra hij van oordeel is dat de deugdelijkheid proefondervinde-
lijk is bewezen, dient de Lid-Staat die de EEG-modelgoedkeuring vanbeperkte strekking als bedoeld in lid 2 heeft verleend, een verzoek inom de bijlagen bij deze richtlijn, in voorkomend geval, en de bijzon-
dere richtlijnen overeenkomstig de procedure van artikel 18 aan te
passen aan de technische vooruitgang.
Artikel 6
Wanneer voor een categorie van meetmiddelen die voldoen aan de
voorschriften van een bijzondere richtlijn, geen E.E.G.-modelgoedkeu-ring is vereist, dan kunnen deze meetmiddelen door de fabrikant onderdiens verantwoordelijkheid worden voorzien van het in bijlage I, sub3.3, vastgestelde speciale teken.
Artikel 7
1. De Lid-Staat die een E.E.G.-modelgoedkeuring heeft verleend,
kan deze intrekken indien:
a) meetmiddelen, vervaardigd naar het goedgekeurde model, niet over-
eenstemmen met het goedgekeurde model of met de bepalingen van
de desbetreffende bijzondere richtlijn;
b) de in het certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring gestelde metrolo-
gische voorschriften of de bepalingen van artikel 5, ►
M2lid 2◄,
niet zijn nagekomen;
c) indien de Lid-Staat constateert dat zij ten onrechte is verleend.
2. De Lid-Staat die een E.E.G.-modelgoedkeuring heeft verleend
moet deze intrekken indien de meetmiddelen, vervaardigd naar hetgoedgekeurde model, bij het gebruik een gebrek van algemene aardvertonen waardoor zij ongeschikt worden voor het doel waarvoor zij
zijn bestemd.
3. Indien de vorengenoemde Lid-Staat door een andere Lid-Staat in
kennis wordt gesteld van het bestaan van één van de gevallen, bedoeld1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 5
▼B
▼M2
▼B
▼B
in de leden 1 en 2, neemt hij, na overleg met deze Staat, de in die
leden bedoelde maatregelen eveneens.
4. De Lid-Staat die het bestaan van het in lid 2 bedoelde geval heeft
vastgesteld, kan het in de handel brengen en het in gebruik nemen vandeze meetmiddelen opschorten. Hij stelt de overige Lid-Staten en deCommissie daarvan onmiddellijk in kennis, waarbij hij zijn besluit
motiveert. Hetzelfde geldt in de gevallen als bedoeld in lid 1, voor
meetmiddelen die van de eerste E.E.G.-ijk zijn vrijgesteld, indien defabrikant na ontvangen waarschuwing deze niet in overeenstemmingbrengt met het goedgekeurde model of met de voorschriften van dedesbetreffende bijzondere richtlijn.
5. Indien de Lid-Staat die de modelgoedkeuring heeft verleend, het
hem ter kennis gebrachte bestaan van het in lid 2 bedoelde geval of degegrondheid der uit hoofde van lid 4 genomen maatregelen betwist,
trachten de betrokken Lid-Staten het geschil op te lossen.
De Commissie wordt op de hoogte gehouden. Voor zover nodig gaat
zij over tot voor het bereiken van een oplossing dienstig overleg.
HOOFDSTUK III
Eerste E.E.G.-ijk
Artikel 8
1. a) De eerste EEG-ijk is de controle en de bevestiging van de over-
eenstemming van een nieuw of vernieuwd meetmiddel met hetgoedgekeurde model en/of met het bepaalde in deze richtlijn ende desbetreffende bijzondere richtlijnen; deze ijk komt totuitdrukking in het merk van eerste EEG-ijk.
b) Deze eerste EEG-ijk van meetmiddelen kan anders dan door een
stuksgewijze ijking plaatshebben in de gevallen genoemd in de
bijzondere richtlijnen en conform de voorgeschreven wijze.
2. De Lid-Staten onderzoeken, indien hun uitrusting dit toelaat, de
meetmiddelen die tot de eerste E.E.G.-ijk worden aangeboden en
waarvan wordt gesteld dat zij de in de bijzondere richtlijn voor deze
categorie van meetmiddelen vastgestelde metrologische eigenschappenbezitten en aan de daarin vastgestelde technische voorschriften inzakeuitvoering en werking beantwoorden.
3. Voor meetmiddelen waarop het merk van eerste E.E.G.-ijk is
aangebracht, geldt de in ►
M2artikel 1, lid 2 ◄, bedoelde verplich-
ting van de Lid-Staten tot aan het einde van het jaar volgende op datwaarin het merk van eerste E.E.G.-ijk werd aangebracht, tenzij debijzondere richtlijn langere termijnen voorschrijven.
Artikel 9
1. Wanneer een meetmiddel tot de eerste EEG-ijk wordt aange-
boden, onderzoekt de Lid-Staat die deze ijk verricht of:
a) het meetmiddel behoort tot een categorie die vrijgesteld is van de
EEG-modelgoedkeuring en zo ja, of het beantwoordt aan de op het
meetmiddel betrekking hebbende voorschriften inzake technische
uitvoering en werking die in de desbetreffende bijzondere richtlijnenzijn vastgesteld;
b) het meetmiddel de EEG-modelgoedkeuring heeft ondergaan en, zo
ja, of het overeenkomt met het goedgekeurde model en voldoet aande op het meetmiddel betrekking hebbende voorschriften van dedesbetreffende bijzondere richtlijnen die van toepassing zijn op de
datum van afgifte van deze EEG-modelgoedkeuring.
2. Het onderzoek dat bij de eerste EEG-ijk wordt verricht, heeft,
overeenkomstig de bijzondere richtlijnen, met name betrekking op:
— de metrologische eigenschappen,1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 6
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
— de maximaal toelaatbare fouten,
— de constructie, met name of deze waarborgt dat de metrologische
eigenschappen bij normaal gebruik van het meetmiddel niet inbelangrijke mate achteruitgaan,
— het voorkomen van de voorgeschreven opschriften en van de stem-
pelkommen of van een plaats voor het aanbrengen van het ijkmerk
van EEG-ijk.
Artikel 10
Wanneer een meetmiddel de eerste EEG-ijk overeenkomstig de voor-
schriften van deze richtlijn en van de bijzondere richtlijnen met goedgevolg heeft doorstaan, wordt het gedeeltelijke of definitieve EEG-
ijkmerk als omschreven in bijlage II van deze richtlijn daarop onder
verantwoordelijkheid van de Lid-Staat aangebracht op de in dezebijlage vermelde wijze.
Artikel 11
Wanneer voor een categorie van meetmiddelen die aan de voorschriften
van een bijzondere richtlijn voldoen, de eerste E.E.G.-ijk niet vereist
wordt, worden deze meetmiddelen door de fabrikant onder diens
verantwoordelijkheid voorzien van het in bijlage 1, sub 3.4, vastge-stelde speciale teken.
HOOFDSTUK IV
Gemeenschappelijke bepalingen voor de E.E.G.-modelgoedkeuring
en de eerste E.E.G.-ijk
Artikel 12
De Lid-Staten nemen alle maatregelen die nodig zijn om te voorkomen
dat voor meetmiddelen merken of opschriften worden gebruikt, waar-door verwarring zou kunnen ontstaan met E.E.G.-tekens of -merken.
Artikel 13
Iedere Lid-Staat stelt de andere Lid-Staten en de Commissie in kennis
van de diensten, organen en instellingen die gemachtigd zijn tot het
verrichten van het onderzoek waarvan sprake is in deze richtlijn en inde bijzondere richtlijnen en tot het afgeven van de certificaten vanEEG-modelgoedkeuring alsmede tot het aanbrengen van het ijkmerkvan eerste EEG-ijk.
Artikel 14
De Lid-Staten kunnen eisen dat de voorgeschreven opschriften in hun
officiële taal of talen worden gesteld.
HOOFDSTUK V
Controles op in gebruik zijnde meetmiddelen
Artikel 15
In bijzondere richtlijnen worden de eisen vastgesteld voor het toezicht
op in gebruik zijnde meetmiddelen die voorzien zijn van EEG-tekens
of -merken en met name de maximaal toelaatbare fouten voor de ingebruik zijnde meetmiddelen. Indien de nationale bepalingen betref-fende meetmiddelen die niet voorzien zijn van EEG-tekens of -merkenlagere eisen stellen, mogen deze als criterium worden gehanteerd voorde controles.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 7
▼B
▼M2
▼B
▼M2
▼M2
HOOFDSTUK VI
Aanpassing van de richtlijnen aan de vooruitgang van de techniek
Artikel 16
De wijzigingen die nodig zijn om de bijlagen bij deze richtlijn en de
bijlagen bij de bijzondere richtlijnen, bedoeld in artikel 1, aan te passenaan de vooruitgang van de techniek, worden vastgesteld overeenkom-
stig de procedure van artikel 18. Deze procedure is evenwel niet van
toepassing op het hoofdstuk betreffende de meeteenheden van hetimperiaal stelsel van de bijlage bij de richtlijn betreffende meeteen-heden en de bijlagen betreffende reeksen hoeveelheden voorverpakteprodukten bij de richtlijnen betreffende voorverpakte produkten.
Artikel 17
1. Er wordt een Comité voor de aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van de richtlijnen, bedoeld in artikel 16, opgericht, hierna
te noemen „Comité”, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-
Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.
2. Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 18
1. In de gevallen waarin wordt verwezen naar de in dit artikel
omschreven procedure, wordt deze procedure bij het Comité ingeleiddoor de voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van de
vertegenwoordiger van een Lid-Staat.
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt aan het Comité een
ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het Comité brengt over dit
ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan bepalen
naar gelang van de urgentie van het desbetreffende vraagstuk. HetComité spreekt zich uit met gekwalificeerde meerderheid van stemmenovereenkomstig het bepaalde in artikel 148, lid 2, van het Verdrag. Devoorzitter neemt geen deel aan de stemming.
3. a) De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer zij in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité.
b) Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn
met het advies van het Comité of bij gebreke van een advies,doet de Commissie onverwijld een voorstel aan de Raad betref-fende de vast te stellen maatregelen. De Raad besluit met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
c) Indien de Raad na een termijn van drie maanden, te rekenen
vanaf de indiening van het voorstel, geen besluit heeft genomen,worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastge-steld.
HOOFDSTUK VII
Slotbepalingen
Artikel►M219◄
Ieder besluit houdende weigering van de E.E.G.-modelgoedkeuring,
houdende intrekking of weigering tot verlenging van de E.E.G.-model-goedkeuring, houdende weigering over te gaan tot de eerste E.E.G.-ijkof►
M2verbod tot op de markt brengen of van ingebruikneming ◄,
genomen krachtens de bepalingen ter uitvoering van de onderhavige
richtlijn en de bijzondere richtlijnen, moet nauwkeurig worden gemoti-veerd. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van debelanghebbende onder opgave van de krachtens de geldende wettelijkevoorschriften van de Lid-Staten openstaande rechtsmiddelen en van determijnen waarbinnen deze rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 8
▼B
▼B
Artikel►M220◄
1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn
voeren de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. De Lid-Staten zien erop toe dat de tekst van alle belangrijke
nationale wettelijke bepalingen die zij aanvaarden op het gebiedwaarop deze richtlijn van toepassing is, ter kennis van de Commissiewordt gebracht.
Artikel►
M221◄
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 9
▼B
BIJLAGE I
E.E.G.-MODELGOEDKEURING
1.Aanvraag om E.E.G.-modelgoedkeuring
1.1. De aanvraag en de correspondentie die er betrekking op heeft, moeten
zijn gesteld in een officiële taal van de Lid-Staat waar de aanvraag
wordt ingediend. Deze Lid-Staat kan eisen dat ook de bijgevoegde docu-
menten in die officiële taal zijn gesteld.
De aanvrager zendt gelijktijdig aan elke Lid-Staat een exemplaar van
zijn aanvraag.
1.2. De aanvraag moet bevatten:
— naam en woonplaats van de fabrikant of van de onderneming van
hun gemachtigde of van de aanvrager,
— de categorie van het meetmiddel,— het beoogde gebruik,— de metrologische kenmerken,— de eventuele handelsbenaming of het type.
1.3. De aanvraag moet vergezeld gaan van documenten in tweevoud die ter
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, met name:
1.3.1. Een beschrijving ten aanzien van:
— de constructie en de werking van het meetmiddel,
— de beveiligingsinrichtingen die een goede werking waar-
borgen,
— de regel- en justeerinrichtingen,— de plaatsen bestemd voor:
— de ijkmerken,
— (eventueel) de verzegelingen.
1.3.2. Samenstellingstekeningen en, eventueel, van belang zijnde detail-
tekeningen.
1.3.3. Een principeschema en eventueel een foto.
1.4. Bij de aanvraag om een E.E.G.-modelgoedkeuring moeten de docu-
menten betreffende eventueel reeds verkregen nationale
modelgoedkeuringen worden gevoegd.
2.Onderzoek tot de E.E.G.-modelgoedkeuring
2.1. Het onderzoek omvat:
2.1.1. Bestudering van de documenten en onderzoek der metrologische
eigenschappen van het model in de laboratoria van de dienst van
het ijkwezen of in erkende laboratoria dan wel op de plaats van
fabricage, aflevering of opstelling.
2.1.2. Uitsluitend bestudering van de overgelegde documenten indien de
metrologische eigenschappen van het model tot in bijzonderheden
bekend zijn.
2.2. Het onderzoek strekt zich uit tot de gehele werking van het meetmiddel
onder normale gebruiksomstandigheden. Onder deze omstandigheden
moet het meetmiddel de vereiste metrologische eigenschappen
behouden.
2.3. De aard en de omvang van het sub2.1 b edoelde onderzoek kunnen in de
bijzondere richtlijnen worden vastgesteld.
2.4. De dienst van het ijkwezen kan van de aanvrager verlangen, dat deze
ten behoeve van de uitvoering der keuringsproeven de nodige, voor het
doel geschikte standaarden en materialen, alsmede hulppersoneel ter
beschikking stelt.
3.Certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring en E.E.G.-modelgoedkeurings-
teken
3.1. Het certificaat behelst het resultaat van het onderzoek van het model en
stelt de overige eisen vast, waaraan moet worden voldaan. Het gaat
vergezeld van de beschrijvingen, tekeningen en schema's die nodig zijn
om het model te identificeren en de werking ervan te verklaren. Het in1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 10
▼B
artikel 4 van deze richtlijn bedoelde teken bestaat uit een gestileerde ε,
met:
— in het bovenste gedeelte de kenletters van de Lid-Staat die de goed-
keuring heeft verleend ►A3(B voor België, D voor Duitsland, DK
voor Denemarken, E voor Spanje, F voor Frankrijk, ►M3EL voor
Griekenland ◄, I voor Italië, IRL voor Ierland, L voor Luxemburg,
NLvoorNederland,PvoorPortugal,UKvoorhetVerenigdKoninkrijk) ◄,
alsmede de laatste twee cijfers van het jaar van de goedkeuring,
— in het onderste gedeelte een aanduiding, te bepalen door de dienst
van het ijkwezen die de goedkeuring heeft verleend (kencijfer).
Een model van het teken is opgenomen sub6.1.
3.2. Wanneer het een E.E.G.-modelgoedkeuring van beperkte strekking
betreft, wordt het teken aangevuld met de letter P van dezelfde afme-
tingen als de εen vóór deze laatste geplaatst.
Een model van het teken van beperkte strekking is opgenomen sub 6.2.
3.3. Het in artikel 6 van deze richtlijn bedoelde teken komt overeen met het
EEG-modelgoedkeuringsteken, waarin de gestileerde letter εis
vervangen door een teken dat symmetrisch staat ten opzichte van de
verticaal, en omvat geen enkele andere aanduiding, tenzij in de bijzon-
dere richtlijnen anders is bepaald.
Een model van dit teken is opgenomen sub6.3.
3.4. Het in artikel 11 van deze richtlijn bedoelde teken komt overeen met het
E.E.G.-modelgoedkeuringsteken, maar is omgeven door een zeshoek.
Een model van dit teken is opgenomen sub6.4.
3.5. De in de vorige alinea's bedoelde tekens moeten door de fabrikant over-
eenkomstig het bepaalde in deze richtlijn op zichtbare, leesbare en
onuitwisbare wijze worden aangebracht op elk meetmiddel en elke hulp-
inrichting, die tot de ijk worden aangeboden.
Indien het aanbrengen van het teken met technische moeilijkheden
gepaard gaat, kunnen uitzonderingen in de bijzondere richtlijnen worden
opgenomen of na overleg tussen de diensten van het ijkwezen van de
Lid-Staten worden toegestaan.
4.Deponering van het model
In gevallen voorzien in de bijzondere richtlijnen kan de dienst die de model-
goedkeuring heeft verleend, verlangen dat een model van het goedgekeurde
meetmiddel wordt gedeponeerd, indien die dienst dit nodig acht. De
betrokken dienst kan toestaan dat in plaats daarvan in het certificaat van
E.E.G.-modelgoedkeuring vermelde onderdelen, maquettes of tekeningen
van het meetmiddel worden gedeponeerd.
5.Bekendmaking van de E.E.G.-modelgoedkeuring
5.2. Tegelijk met de verstrekking aan belanghebbende worden afschriften
van het certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring toegezonden aan de
Commissie en aan de overige Lid-Staten, die tevens afschriften van de
keuringsrapporten kunnen opvragen.
5.3. De intrekking van een E.E.G.-modelgoedkeuring en de overige feiten
die van belang zijn voor de draagwijdte en de geldigheid van de
E.E.G.-modelgoedkeuring, worden eveneens bekendgemaakt als aange-
gevenin sub ►M5 ◄5.2.
5.4. De Lid-Staat die een E.E.G.-modelgoedkeuring weigert, stelt de overige
Lid-Staten en de Commissie hiervan in kennis.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 11
▼A1
▼B
▼M2
▼B
▼M5
▼B
▼B
6.Tekens met betrekking tot de E.E.G.-modelgoedkeuring
6.1.E.E.G.-modelgoedkeuringsteken
Voorbeeld:
 E.E.G.-modelgoedkeuring verleend in
1971 door de dienst van het ijkwezen
van de Bondsrepubliek Duitsland (zie
sub3.1, eerste streepje)
Kencijfer van de E.E.G.-modelgoedkeu-
ring (zie sub3.1, tweede streepje)
6.2.E.E.G.-goedkeuringsteken van beperkte strekking
(zie sub3.2)
Voorbeeld:
 E.E.G.-modelgoedkeuring van beperkte
strekking verleend in 1971 door de
Dienst van het ijkwezen van de Bondsre-
publiek Duitsland.
Kencijfer van de E.E.G.-modelgoedkeu-
ring van beperkte strekking.
6.3.Teken van de vrijstelling van EEG-modelgoedkeuring (zie sub3.3)
Voorbeeld:
6.4.E.E.G.-modelgoedkeuringsteken ingeval van vrijstelling van eerste
E.E.G.-ijk
(zie sub3.4)
Voorbeeld:
 In 1971 door de Dienst van het ijkwezen
van de Bondsrepubliek Duitsland
verleende E.E.G.-modelgoedkeuring.
Kencijfer van de E.E.G.-modelgoedkeu-
ring.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 12
▼M2
▼B
▼B
BIJLAGE II
EERSTE E.E.G.-IJK
1.Algemeen
1.1. De eerste E.E.G.-ijk kan plaatsvinden in één of meer fasen (in het alge-
meen twee).
1.2. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in de bijzondere richtlijnen
geldt het volgende:
1.2.1. De eerste E.E.G.-ijk vindt plaats in één fase bij meetmiddelen die
bij het verlaten van de fabriek één geheel vormen, dat wil zeggen
meetmiddelen die in principe zonder voorafgaande demontage
naar de plaats van opstelling kunnen worden overgebracht.
1.2.2. De eerste E.E.G.-ijk vindt plaats in twee of meer fasen bij meet-
middelen waarvan de juiste werking afhangt van opstellings- en
gebruiksomstandigheden.
1.2.3. De eerste ijkfase dient voornamelijk om te controleren of het
meetmiddel in overeenstemming is met het goedgekeurde model
of, bij meetmiddelen die van de E.E.G.-modelgoedkeuring zijn
vrijgesteld, met de daarop van toepassing zijnde voorschriften.
2.Plaats van de eerste E.E.G.-ijk
2.1. Indien de plaats waar de ijk geschiedt, niet in de bijzondere richtlijnen is
vastgesteld, vindt het ijken van meetmiddelen voor zover het in één fase
dient te geschieden, plaats ter keuze van de betrokken dienst van het
ijkwezen.
2.2. Het ijken van meetmiddelen, voor zover het in twee of meer fasen dient
te geschieden, vindt plaats door de regionaal bevoegde dienst van het
ijkwezen.
2.2.1. De laatste fase geschiedt op de plaats van opstelling.
2.2.2. De overige ijkfasen geschieden overeenkomstig het bepaalde sub
2.1.
2.3. In het bijzonder wanneer de ijk niet op een ijkkantoor plaatsvindt, kan
de dienst die de ijk verricht, van de aanvrager verlangen dat hij:
— voor het doel geschikte standaarden en materialen alsmede hulpper-
soneel benodigd voor de ijk ter beschikking stelt,
— een afschrift van het certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring over-
legt.
3.Merken van eerste E.E.G.-ijk
3.1.Omschrijving van de merken
3.1.1. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in de bijzondere richt-
lijnen worden, overeenkomstig het bepaalde sub 3.3, de
volgende merken voor de eerste E.E.G.-ijk gebruikt:
3.1.1.1. Het definitieve E.E.G.-ijkmerk bestaat uit twee merken:
a) het eerste wordt gevormd door de kleine letter „e”,
bevattende:
— in het bovenste gedeelte de kenletters van het land
waar de eerste ijk wordt verricht ►A3(B voor
België, D voor Duitsland, DK voor Denemarken,
E voor Spanje, F voor Frankrijk, ►M3EL voor
Griekenland ◄, I voor Italië, IRL voor Ierland,
L voor Luxemburg, N L voor Nederland, P voor
Portugal, UK voor het Verenigd Koninkrijk) ◄.
Aan deze letters worden, voor zover nodig, een
of twee cijfers toegevoegd, die een territoriale of
functionele indeling aanduiden;
— in het onderste deel het kencijfer van de ambte-
naar die de ijk verricht of van het ijkkantoor;
b) het tweede wordt gevormd door de laatste twee cijfers
van het jaar van de ijk, aangebracht in een zeshoek.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 13
▼A1
▼B
▼B
3.1.1.2. Het gedeeltelijke E.E.G.-ijkmerk bestaat slechts uit het
eerste merk. Het doet ook dienst als zegelmerk.
3.2.Vorm en afmeting van de merken
3.2.1. De vorm, afmetingen en omtrek der letters en cijfers, voor de
merken van eerste E.E.G.-ijk omschreven sub3.1, zijn vastgelegd
in bijgevoegde tekeningen, waarvan de beide eerste de samenstel-
lende delen van het merk vormen, terwijl de derde een voorbeeld
van het merk geeft. De desbetreffende afmetingen van de teke-
ningen zijn uitgedrukt als functie van de eenheid voor de
middellijn van de cirkel van de kleine letter e en het zeshoekige
veld.
De werkelijke middellijnen van de omschreven cirkels der
merken bedragen 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.
3.2.2. De ijkdiensten van de Lid-Staten wisselen onderling de originele
tekeningen uit van de merken van eerste E.E.G.-ijk die zijn uitge-
voerd volgens de modellen der bijgaande tekeningen.
3.3.Het aanbrengen van de merken
3.3.1. Het definitieve E.E.G.-ijkmerk wordt op de daarvoor bestemde
plaats aangebracht op het volledig geijkte meetmiddel dat aan de
E.E.G.-voorschriften voldoet.
3.3.2. Het gedeeltelijke E.E.G.-ijkmerk wordt aangebracht:
3.3.2.1. Bij het ijken in verschillende fasen, op het meetmiddel of
een onderdeel daarvan, dat voldoet aan de eisen voor de
ijkbewerkingen die niet op de plaats van opstelling
geschieden, op de bevestigingsschroeven van de stem-
pelkom of op iedere andere plaats die in de bijzondere
richtlijnen is aangegeven.
3.3.2.2. Als stempelmerk in alle gevallen en op alle plaatsen die
in de bijzondere richtlijnen zijn aangegeven.1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 14
▼B
►(1)M1
►(2) (3)M41971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 15
▼B
1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 16
▼B
1971L0316 — NL — 27.12.1988 — 006.001 — 17