1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 4 november 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake kilowattuurme-
ters
(76/891/EEG)
(PB L 336 van 4.12.1976, blz. 30)
Gerectificeerd bij:
►C1Rectificatie PB L 68 van 15.3.1977, blz. 35 (76/891/EEG)
▼B
RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 4 november 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-
Staten inzake kilowattuurmeters
(76/891/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,Gezien het adviesvan het Europes e Parlement(
1),
Gezien het adviesvan het Economis ch en Sociaal Comité(2),
Overwegende dat in de Lid-Staten de vervaardiging en de wijze van
keuring van kilowattuurmeterszijn geregeld door dwingende voor-
schriften die van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen en daardoor het
handelsverkeer in deze meters belemmeren; dat deze voorschriftenderhalve onderling dienen te worden aangepast;
Overwegende dat in Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli
1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controleme-thoden geldende algemene bepalingen(
3), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 72/427/EEG(4), de proceduresvoor de E.E.G.-modelgoedkeu-
ring en de eerste E.E.G.-ijk zijn vastgelegd; dat overeenkomstig dezerichtlijn de technische voorschriften voor de uitvoering en de werkingvan kilowattuurmeters dienen te worden vastgesteld,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtlijn is van toepassing op nieuwe, rechtstreeks aangesloten
inductieve kilowattuurmetersvoor normaal gebruik, voor enkelvoudigof meervoudig tarief, bestemd voor het meten van de actieve energie
in wissel- en draaistroom met een frequentie van 50 Hz.
Artikel 2
De kilowattuurmeterswaaraan de E.E.G.-merken en -tekensmogen
worden verleend zijn beschreven in de bijlage bij deze richtlijn.
Zij zijn onderworpen aan de E.E.G.-modelgoedkeuring en aan de eerste
E.E.G.-ijk.
Artikel 3
De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en het in gebruik nemen
van kilowattuurmetersdie zijn voorzien van het E.E.G.-modelgoedkeu-
ringsteken en van het merk van de eerste E.E.G.-ijk, niet weigeren,verbieden of beperken.
De Lid-Staten waar de maximaal toelaatbare fouten kleiner zijn dan die
welke in deze richtlijn zijn voorgeschreven voor de eerste E.E.G.-ijkkunnen deze maximaal toelaatbare fouten blijven hanteren gedurende
een periode van vijf en een half jaar te rekenen vanaf de kennisgeving
van deze richtlijn.
Aan de hand van de opgedane ervaring en de op internationaal niveau
verkregen resultaten en uiterlijk vóór het einde van deze periode van1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 2
(1) PB nr. C 23 van 8. 3. 1974, blz. 51.
(2) PB nr. C 101 van 23. 11. 1973, blz. 6.
(3) PB nr. L 202 van 6. 9. 1971, blz. 1.
(4) PB nr. L 291 van 28. 12. 1972, blz. 156.
▼B
vijf en een half jaar worden alle passende maatregelen vastgesteld,
overeenkomstig de procedure van artikel 19 van Richtlijn 71/316/EEG.
Artikel 4
1. Binnen 18 maanden na kennisgeving van deze richtlijn doen de
Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
werking treden om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.
2. De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de tekst van de nationale
wettelijke bepalingen die zij op het onder deze richtlijn vallende gebiedvaststellen, ter kennis van de Commissie wordt gebracht.
Artikel 5
Deze richtlijn isgericht tot de Lid-Staten.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 3
▼B
BIJLAGE
HOOFDSTUK I — DEFINITIES
1. DEFINITIE VAN EEN AANTAL IN DEZE BIJLAGE GEBRUIKTE
TERMEN
1.1.Invloedsgrootheid of -factor
Elke grootheid, niet zijnde de gemeten grootheid, of elke factor
waarvan het effect het resultaat van de meting kan beïnvloeden.
1.2.Variatie van de fout in afhankelijkheid van een invloedsgrootheid
Verschil tussen de fouten van de meter wanneer een invloedsgrootheid
achtereenvolgenstwee ges pecificeerde waarden aanneemt.
1.3.Referentiewaarde van een invloedsgrootheid
Waarde van deze grootheid in afhankelijkheid waarvan bepaalde eigen-
schappen van de meter worden vastgesteld.
1.4.Nominale stroom (Ib)
Waarde van de stroom in afhankelijkheid waarvan de waarden van
bepaalde kenmerken van de meter worden vastgesteld.
1.5.Maximale stroom (Imax)
Grootste waarde van de stroom waarbij de meter nog moet voldoen aan
de voorschriften van deze richtlijn.
1.6.Vervormingsfactor
Verhouding van de effectieve waarde van het verschil dat wordt
verkregen wanneer van een niet-sinusvormige periodiek veranderende
grootheid de grondgolf wordt afgetrokken, tot de effectieve waarde
van de niet-sinusvormige periodiek veranderende grootheid. De vervor-
mingsfactor wordt gewoonlijk in procenten uitgedrukt.
1.7.Nominale omwentelingssnelheid
De nominale waarde van de onwentelingssnelheid van de meterschijf,
uitgedrukt in het aantal omwentelingen per minuut, onder referentieom-
standigheden, bij nominale stroom en een arbeidsfactor gelijk aan 1.
1.8.Nominaal koppel
De nominale waarde van het koppel dat, onder referentieomstandig-
heden, bij nominale stroom en een arbeidsfactor gelijk aan 1, op de
meterschijf moet worden uitgeoefend om haar stilstand te handhaven.
1.9.Model
Aanduiding gebruikt voor de groep van metersmet enkel- of meer-
voudig tarief die door een zelfde fabrikant worden vervaardigd en die
gekenmerkt worden door:
— overeenkomstige metrologische eigenschappen,
— een uniforme constructie der onderdelen die deze eigenschappen
bepalen,
— een zelfde aantal ampèrewindingen van de stroomwikkelingen bij de
nominale stroom en een zelfde aantal windingen per volt van de
spanningswikkelingen bij de referentiespanning,
— een zelfde verhouding tussen de maximale stroom en de nominale
stroom.
Een model kan verschillende nominale stroomsterkten en verschillende
referentiespanningen omvatten.
Opmerkingen
a) De metersworden door de cons tructeur aangeduid met één of meer
combinaties, hetzij van letters, hetzij van cijfers, hetzij van letters en
cijfers. Elk model heeft slechts één aanduiding.
b) Het model wordt vertegenwoordigd door drie voor de modelgoed-
keuringsproeven bestemde meters, waarvan de kenmerken
(nominale stroom en referentiespanning) door de betrokken metrolo-
gische dienst worden gekozen uit de door de fabrikant ingediende
tabellen (punt 6.1.1).1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 4
▼B
c) Bij speciale uitvoeringen van een model mag het produkt van het
aantal windingen der stroomwikkelingen en de nominale stroom-
sterkte afwijken van dat van de meters die het model
vertegenwoordigen. Hierbij moet het naast hogere of lagere produkt
worden gekozen ten einde gehele aantallen windingen te verkrijgen.
Alleen om deze reden mag het aantal windingen per volt van de
spanningswikkelingen afwijken, doch niet meer dan 20 %, van dat
van de meters, die het model vertegenwoordigen.
d) De verhouding van de grootste tot de kleinste nominale omwente-
lingssnelheid van de meterschijf van de meters van een zelfde
model mag niet groter zijn dan 1,5.
HOOFDSTUK II — TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
2. MECHANISCHE VOORSCHRIFTEN
2.1.Algemeen
De metersmoeten zodanig zijn ontworpen en gecons trueerd dat zij bij
normaal gebruik en onder normale omstandigheden geen gevaar ople-
veren, zodat in het bijzonder zijn gewaarborgd:
— de bescherming van personen tegen elektrische schokken,
— de bescherming van personen tegen de gevolgen van zeer hoge
temperaturen,
— de beveiliging tegen brandgevaar.
Alle onderdelen die onder normale gebruiksomstandigheden aan
corrosie zijn blootgesteld, moeten afdoende zijn beschermd. De
beschermende lagen mogen bij normale behandeling niet kunnen
worden beschadigd noch onder normale gebruiksomstandigheden door
de inwerking van de lucht kunnen worden aangetast.
De meter moet een voldoende mechanische sterkte bezitten en bestand
zijn tegen de hoogste temperatuur die onder normale gebruiksomstan-
digheden kan worden bereikt.
De onderdelen moeten op een zodanige wijze zijn bevestigd dat
losraken tijdens het vervoer of bij normaal gebruik wordt voorkomen.
De elektrische verbindingen moeten zodanig zijn dat de stroomkring in
geen geval kan worden onderbroken, ook niet onder de omstandigheden
bij overbelasting die in deze richtlijn zijn vastgelegd.
De meter moet zodanig zijn vervaardigd dat de kansop korts luiting
tussen de onder spanning staande onderdelen en de bereikbare gelei-
dende onderdelen, tengevolge van een toevallig losraken of het
losdraaien van bedrading, schroeven, enz. tot een minimum wordt
beperkt.
2.2.Meterhuis
Het meterhuismoet redelijk s tofdicht zijn. Dit meterhuismoet op zoda-
nige wijze kunnen worden verzegeld dat het inwendige van de meter
slechts toegankelijk is na verwijdering van de verzegeling.
De meterkap mag niet kunnen worden verwijderd zonder gebruik te
maken van een hulpmiddel, zoals een stuk gereedschap of een munt-
stuk.
Het meterhuismoet zodanig zijn vervaardigd en geplaats t dat de goede
werking van de meter door een tijdelijke vervorming van dat huisniet
wordt geschaad.
Metersvoor een net met een s panning ten opzichte van de aarde van
meer dan 250 V waarvan het meterhuistoegankelijke metalen delen
bevat, dienen voorzien te zijn van een aardaansluiting. Voor meters
waarvan de spanning ten opzichte van de aarde kleiner is dan of gelijk
isaan 250 V en waarvan het meterhuistoegankelijke metalen delen
bevat, moet het mogelijk zijn een aardaansluiting te bevestigen.
2.3.Vensters
Wanneer het meterhuisniet doorzichtig is , moet het voorzien zijn van
één of meer vensters voor het aflezen van het telwerk en het waar-
nemen van de beweging van de meterschijf. In deze vensters moet
doorzichtig materiaal zijn aangebracht dat niet kan worden verwijderd
zonder verbreking van de verzegeling.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 5
▼B
2.4.Aansluitklemmen — Klemmenblok
De aansluitklemmen moeten groepsgewijze in één of meer klemmen-
blokken van voldoende mechanische sterkte zijn gemonteerd. Zij
moeten zowel voor de aansluiting van massieve geleiders als van kabels
geschikt zijn.
De spanningsklemmen moeten gemakkelijk van de stroomtoevoer-
klemmen kunnen worden gescheiden.
De aansluiting van de geleiders aan de aansluitklemmen moet zodanig
zijn dat een voldoende en duurzaam contact verzekerd iszonder dat
gevaar bestaat voor losraken of oververhitting. De in het isolerend
materiaal alsverlenging van de boringen voor de klemmen aange-
brachte openingen moeten ruim genoeg zijn om het isolatiemateriaal
van de geleidersgemakkelijk te kunnen invoeren.
Opmerking
Het materiaal waaruit het klemmenblok isvervaardigd moet de proeven
vermeld in ISO-aanbeveling R 75 (1958), § 6, voor een temperatuur
van 135ºC, met goed gevolg kunnen doorstaan.
2.5.Klemmendeksel
De aansluitklemmen van de meter moeten zijn afgedekt met een klem-
mendeksel dat onafhankelijk van de meterkap moet kunnen worden
verzegeld.
Wanneer de meter op het meterbord isgemonteerd moet het onmogelijk
zijn de aansluitklemmen te bereiken zonder de verzegeling van het
klemmendeksel te verbreken. Het klemmendeksel moet bijgevolg het
klemmenblok, de klemschroeven ter bevestiging van de geleiders in de
klemmen en eventueel ook een voldoende groot gedeelte van de
aansluitleidingen met hun isolatie afdekken.
2.6.Telwerk
Het telwerk kan zijn uitgevoerd alsrollentelwerk of alswijzertelwerk.
De eenheid van aanwijzing moet zijn: kilowattuur.
Bij rollentelwerken moet de eenheid in de nabijheid van de rollen zijn
aangegeven.
Bij wijzertelwerken moeten de wijzerplaten voorzien zijn van een
verdeling in tien gelijke delen (behalve de laatste wijzerplaat of de
continu draaiende rol die de kleinste waarde aangeeft) en moeten op
elke wijzerplaat de cijfersnul tot en met negen zijn aangebracht. In de
nabijheid van de wijzerplaat met verdeling in eenheden moet zijn
vermeld: 1 d /wedgeq1 kWh en bij de overige wijzerplaten het aantal kilowat-
turen overeenkomend met een schaaldeel, dat wil zeggen 10, 100, 1 000
en 10 000.
De wijzerplaat van de wijzertelwerken of de rol van de rollentelwerken
voor het aangeven van decimale delen van de eenheid van aanwijzing,
moet van een gekleurde omlijsting zijn voorzien of gekleurd zijn.
De laatste wijzerplaat of de continu draaiende rol die de kleinste
waarden aangeeft, moet voorzien zijn van een schaalverdeling in
honderd gelijke delen dan wel van een andere inrichting waarmede
een overeenkomstige afleesnauwkeurigheid wordt verkregen.
Het telwerk moet van zijn nulstand af gedurende ten minste 1 500 uur
een energie kunnen registreren die overeenkomt met de maximale
stroom, bij de referentiespanning en een arbeidsfactor gelijk aan 1.
Alle gegevensop het telwerk moeten onuitwis baar zijn en gemakkelijk
leesbaar.
2.7.Draairichting van de meterschijf; merktekens
De naar een waarnemer toegekeerde kant van de meterschijf moet zich
van linksnaar rechtsbewegen. Deze draairichting moet door een vas t
aangebrachte, goed zichtbare en onuitwisbare pijl zijn aangegeven.
De rand en eventueel de bovenkant van de meterschijf moeten voorzien
zijn van een hoofdmerkteken ter breedte van een twintigste tot een
dertigste deel van de omtrek van de schijf, met behulp van welk teken
het aantal omwentelingen kan worden geteld.
De schijf mag ook zijn voorzien van merktekens die stroboscopische of
andere meetmethoden mogelijk maken. Deze tekensmoeten zodanig
zijn aangebracht dat het gebruik van het hoofdmerkteken bij foto-elek-1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 6
▼B
trische telling van het aantal omwentelingen van de schijf hierdoor niet
wordt gehinderd.
3. ELEKTRISCHE VOORSCHRIFTEN
3.1.Opgenomen vermogen
3.1.1. Spanningscircuit
Het door elk spanningscircuit opgenomen vermogen mag bij de referen-
tiespanning, de referentiefrequentie en de referentietemperatuur niet
groter zijn dan 2 W en 8 VA bij wisselstroom, onderscheidenlijk 2 W
en 10 VA bij draaistroom.
3.1.2. Stroomcircuit
Bij metersmet een nominale s troom die kleiner isdan 30 A, mag het
schijnbare vermogen van elk stroomcircuit bij de nominale stroom, de
referentiefrequentie en de referentietemperatuur niet groter zijn dan
2,5 VA. Bij meters met een grotere nominale stroom mag dit schijnbare
vermogen niet groter zijn dan 5 VA.
3.2.Warmteontwikkeling
Onder normale gebruiksomstandigheden mogen de wikkelingen en het
isolatiemateriaal geen temperatuur bereiken die de goede werking van
de meter zou kunnen schaden.
Wanneer elk stroomcircuit doorlopen wordt door de maximale stroom
en elk spanningscircuit (met inbegrip van die hulpcircuits die gedurende
een langere tijd zijn aangesloten als overeenkomt met hun thermische
tijdsconstante) aangesloten wordt op een spanning die 1,2 maal de refe-
rentiespanning bedraagt, mag de temperatuurverhoging ( ∆t) van de
verschillende onderdelen van de meter niet meer bedragen dan de in
onderstaande tabel vermelde waarden, bij een omgevingstemperatuur
van ten hoogste 40ºC.
De duur van de proef bedraagt twee uur, gedurende welke tijd de meter
niet aan tocht of rechtstreekse zonnestraling mag zijn blootgesteld.
Onderdelen van de meter ∆ti nº C
Wikkelingen 60
Buitenkant van het meters-
huis25
Bovendien mag na de proef de meter niet beschadigd zijn en moet hij
de wisselspanningsproeven vermeld, in punt 3.3.3 met goed gevolg
doorstaan.
De temperatuurverhoging van de wikkelingen moet worden bepaald met
behulp van de methode van de weerstandsvariatie (zie Publikatie 28 van
het IEC „Specification internationale d'un cuivre-type recuit”).
Voor het meten van de weerstand van de circuits moeten de stroomtoe-
voerleidingen van de meter een lengte hebben van ten minste 100 cm,
en een zodanige doorsnede dat de stroomdichtheid minder bedraagt dan
4 A/mm2. Het meten van de weerstandsvariatie dient te geschieden ter
plaatse van de aansluitingen aan het klemmenblok.
3.3.Diëlektrische eigenschappen
De meter en de eventueel daarin aanwezige hulpinrichtingen moeten
onder normale gebruiksomstandigheden voldoende diëlektrische eigen-
schappen behouden, rekening houdend met de atmosferische invloeden
en de verschillende spanningen waaraan de circuits bij normaal gebruik
zijn blootgesteld.
De meter moet dan ook zonder beschadigd te worden de in de punten
3.3.2 en 3.3.3 vermelde diëlektrische proeven kunnen doorstaan.
Deze proeven worden uitsluitend verricht bij nieuwe, gemonteerde
metersmet ges loten meterhuis(tenzij hierna andersisvermeld) en
aangebracht klemmendeksel, waarbij de klemschroeven van de gelei-
derszich in een s tand bevinden die overeenkomt met die waarin zij
zich zouden bevinden wanneer de geleider met de grootst toelaatbare
doorsnede in de klemmen zou zijn ingeklemd.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 7
▼B
Deze proeven worden slechts eenmaal bij een zelfde meter verricht
overeenkomstig de aanwijzingen vermeld in Publikatie 60 van het IEC
„Essais à haute tension (1962)”.
Opmerking: Indien de plaatsing der klemmen van een meter afwijkt
van die op de ter modelkeuring aangeboden meter, moet
het onderzoek naar de diëlektrische eigenschappen
opnieuw plaatsvinden.
Bij de beschrijving van deze proeven heeft de term „massa” de
volgende betekenis:
a) bij meters met een volledig metalen meterhuis, is de massa het huis
zelf, geplaatst op een metalen plaat;
b) bij metersmet een huisdat geheel of gedeeltelijk van is olerend
materiaal is vervaardigd, is de massa een geleidende folie waarin
de meter isgewikkeld welke verbonden ismet een vlakke metalen
plaat waarop de onderbak van de meter vlak isneergelegd.
Indien het klemmendeksel dit toelaat moet in de geleidende folie
rondom de openingen waardoor de geleidersnaar het klemmenblok
lopen een ruimte worden vrijgelaten van ongeveer 2 cm.
Bij de stootspanningsproeven en de wisselspanningsproeven moeten de
circuits die niet op de proefspanning worden aangesloten, hetzij met het
chassis, hetzij met de massa worden verbonden, zoals hierna is aange-
geven.
Eerst worden de stootspanningsproeven en daarna de wisselspannings-
proeven uitgevoerd.
Bij deze proeven mag geen overslag, ontsteking of doorslag ontstaan.
Na de proeven mag de verandering van de procentuele fout van de
meter niet groter zijn dan de meetonzekerheid.
In het volgende gedeelte van dit punt worden onder „alle klemmen”
verstaan alle klemmen van de stroom- en spanningscircuits en, indien
aanwezig, van de hulpcircuitswaarvan de referenties panning hoger is
dan 40 V.
3.3.1. Algemene voorwaarden voor het onderzoek naar de diëlektrische eigen-
schappen
Het onderzoek moet plaatsvinden onder de normale gebruiksomstandig-
heden.
Tijdens het onderzoek mogen de isolerende eigenschappen niet worden
beïnvloed door stof of abnormale vochtigheid.
Tenzij anders is voorgeschreven, zijn de normale omstandigheden bij de
isolatieproeven als volgt:
— omgevingstemperatuur 15 - 25 ºC
— relatieve vochtigheid 45 - 75 %
— atmosferische druk 86.103tot 106.103Pa
(860 - 1 060 mbar)
3.3.2. Stootspanningsproeven
De stootspanningsproeven zijn bedoeld om na te gaan of de meter
bestand is tegen kortstondige overspanningen van hoge waarde.
Opmerking: De proeven van punt 3.3.2.1 hebben met name ten doel de
kwaliteit na te gaan van enerzijds de isolatie van de span-
ningswikkelingen tussen de windingen of tussen de lagen
en anderzijds de isolatie tussen de verschillende stroomcir-
cuitsvan de meter die bij normaal gebruik zijn aanges loten
op verschillende fasen van het net en waartussen overspan-
ningen kunnen optreden.
De proef van punt 3.3.2.2 isbedoeld alsalgemene controle
van het gedrag van de isolatie van alle circuits van de
meter ten opzichte van de massa. Deze isolatie is essen-
tieel voor de veiligheid van personen indien
overspanningen optreden.
De energie van de bij deze proeven gebruikte generator moet worden
gekozen in overeenstemming met de dienovereenkomstige voorschriften
van Publikatie 60 van het IEC. De golfvorm isdie van de normale1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 8
▼B
stootspanning 1,2/50 met een piekwaarde van 6 kV. Bij elke proef
wordt de stootspanning 10 maal aangelegd zonder omkering van de
polariteit.
3.3.2.1. Onderzoek naar de isolatie van de spanningscircuits en naar
de isolatie tussen de circuits
Het onderzoek wordt verricht aan elk circuit (of aan elk geheel van
circuits) welke bij normaal gebruik geïsoleerd is ten opzichte van de
andere circuitsvan de meter. De klemmen van de circuitsdie niet aan
de stootspanning worden aangesloten worden met de massa verbonden.
Indien dus bij normaal gebruik de spanningsspoel en de stroomwikke-
ling van een aandrijfsysteem onderling verbonden zijn, wordt het
onderzoek aan dit geheel uitgevoerd. In dit geval wordt het andere
uiteinde van het spanningscircuit met de massa verbonden en wordt de
stootspanning aangelegd tussen de stroomklem en de massa.
Indien verschillende spanningscircuits van een meter een gemeenschap-
pelijk punt hebben, wordt dit met de massa verbonden en wordt de
stootspanning achtereenvolgens aangelegd tussen elk van de vrije
verbindingen (of tussen het hiermede verbonden stroomcircuit) en de
massa.
De hulpcircuits die rechtstreeks op het net zijn aangesloten of door
dezelfde spanningstransformatoren als de circuits van de meter worden
gevoed en waarvan de referentiespanning hoger is dan 40 V worden
onder dezelfde omstandigheden aan de stootspanningsproef onder-
worpen als hier is aangegeven voor de spanningscircuits. De overige
hulpcircuitszijn van dit onderzoek vrijges teld.
3.3.2.2. Onderzoek naar de isolatie van de elektrische circuits ten
opzichte van de massa
Alle klemmen van de elektrische circuits van de meter, met uitzonde-
ring van de hulpcircuitsmet een referenties panning die gelijk aan of
kleiner dan 40 V is, worden onderling verbonden.
De hulpcircuitsmet een referenties panning die gelijk isaan of kleiner is
dan 40 V worden met de massa verbonden.
De stootspanning wordt aangelegd tussen de massa en alle elektrische
circuitsvan de meter.
3.3.3. Wisselspanningsproeven
De wisselspanningsproeven moeten geschieden overeenkomstig de
onderstaande tabel.
De proefspanning moet praktisch sinusvormig zijn, een frequentie van
50 Hz hebben, en gedurende 1 minuut worden aangelegd.
Het vermogen van de spanningsbron moet minimaal 500 VA zijn.
Tijdensde proeven A en B van de onders taande tabel worden de niet
op de proefspanning aangesloten circuits met het frame verbonden.
Bij de proeven ten opzichte van de massa (proef C van de onderstaande
tabel) worden de hulpcircuitsmet een referenties panning die gelijk is
aan of kleiner is dan 40 V met de massa verbonden.
Effectieve waarde van de proef-
spanningWijze waarop de proefspanning wordt aangelegd
A.Proeven die kunnen worden uitgevoerd met weggenomen
meterkap en klemmendeksel
— tussen enerzijds het frame en anderzijds:
2 kV a) elk geheel van stroom/spanningsspoelen van een
zelfde aandrijfsysteem die, bij normaal gebruik,
onderling zijn verbonden, maar gescheiden en
voldoende geïsoleerd zijn van andere circuits,
2 kV b) elk hulpcircuit of elk geheel van hulpcircuitsdie
via een gemeenschappelijk punt met elkaar
verbonden zijn met een referentiespanning van
meer dan 40 V,
500 V c) elk hulpcircuit met een referentiespanning die
gelijk isaan of kleiner isdan 40 V.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 9
▼B
Effectieve waarde van de proef-
spanningWijze waarop de proefspanning wordt aangelegd
De grootste van de beide
navolgende waarden:
— 600 V
— het dubbele van de refe-
rentiespanning die onder
de referentieomstandig-
heden op de spannings-
wikkelingen wordt
aangelegd indien deze
hoger isdan 300 VB.Proeven die kunnen worden uitgevoerd met weggenomen
klemmendeksel; indien de meterkap van metaal is, moet
deze zijn aangebracht
— tussen het stroom- en het spanningscircuit van elk
aandrijfsysteem, die onder normale omstandigheden
onderling zijn verbonden, maar ten behoeve van de
proeven tijdelijk zijn ontkoppeld (*).
C.Proef met gesloten meterhuis, dat wil zeggen met afdek-
plaat en klemmendeksel gemonteerd
2 kV — tussen enerzijds alle stroom- en spanningscircuits en
hulpcircuitsmet een referenties panning die groter is
dan 40 V die onderling zijn verbonden en anderzijds
de massa van de meter.
(*) Het betreft in dit geval geen onderzoek naar de doorslagvastheid, maar een controle of de isolatieaf-
standen voldoende zijn indien de stroom- en spanningscircuits zijn ontkoppeld.
4. OP DE METER AAN TE BRENGEN GEGEVENS,
4.1.Opschriftenplaat
Iedere meter moet zijn voorzien van een opschriftenplaat die hetzij de
telwerkplaat, hetzij een in de meter aangebrachte plaat kan zijn.
Hierop moeten onuitwisbaar, gemakkelijk leesbaar en van buiten af
zichtbaar onderstaande gegevens voorkomen:
a) de identificatie van de fabrikant of zijn firmanaam;
b) een aanduiding van het type;
c) het E.E.G.-modelgoedkeuringsteken van de meter;
d) een aanduiding van het aantal en de opstelling der aandrijfsystemen,
hetzij in de vorm: één fase twee geleiders, drie fasen vier geleiders,
enz., hetzij in de vorm van symbolen in overeenstemming met een
norm die binnen de Europese Gemeenschap is geharmoniseerd;
e) de referentiespanning;
f) de nominale stroom en de maximale stroom, in de vorm: 10 — 40 A
of 10 (40) A;
g) de referentiefrequentie in de vorm 50 Hz;h) de meterconstante in één der vormen: x Wh/tr of x tr/kWh;
i) het nummer van de meter en zijn jaartal van vervaardiging;j) de referentietemperatuur, indien deze afwijkt van 23 ºC.
Op de meter mag bovendien de plaatsvan vervaardiging zijn vermeld,
alsmede een handelsbenaming, een speciaal volgnummer, die naam van
het distributiebedrijf, een merk van overeenstemming met een Europese
norm, een identificatienummer voor het aansluitschema. Behoudens
speciale toestemming is elke andere aanduiding of elk ander opschrift
verboden.
4.2.Aansluitschema en merktekens op de aansluitklemmen
Elke meter moet zijn voorzien van een duidelijk aansluitschema waaruit
het verband blijkt tussen de aansluitklemmen (met inbegrip van de
klemmen van de hulpinrichtingen) en de verschillende fasen van de
aan te sluiten geleiders. Het aansluitschema mag zijn voorzien van een
nummer dat tevensop de ops chriftenplaat kan worden vermeld. Indien
de aansluitklemmen van de meter van merktekens zijn voorzien, moeten
deze op het schema worden aangegeven. Het aansluitschema mag
worden vervangen door een referentienummer dat in een nationale
norm van de Lid-Staat waar de meter zal worden gebruikt, is
omschreven.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 10
▼B
HOOFDSTUK III — METROLOGISCHE VOORSCHRIFTEN
5. METROLOGISCHE VOORSCHRIFTEN
5.1.Maximaal toelaatbare fouten
Onder de in punt 5.2 omschreven referentieomstandigheden mogen bij
wisselstroommeters en draaistroommeters bij symmetrische belasting de
in tabel I aangegeven maximaal toelaatbare fouten niet worden over-
schreden en mogen bij draaistroommeters bij éénzijdige belasting (en
symmetrische spanning) de in tabel II aangegeven maximaal toelaatbare
fouten niet worden overschreden.
TABEL I
Waarde van de stroom
IArbeidsfactorMaximaal toelaatbare
fouten in plusen in min
0,05 Ib1 2,5 %
0,1 Ib≤I≤Imax12 %
0,1 Ib0,5 inductief 2,5 %
0,2 Ib≤I≤Imax0,5 inductief 2 %
TABEL II
Waarde van de stroom
IArbeidsfactorMaximaal toelaatbare
fouten in plusen in min
0,2 Ib≤I≤Ib13 %
Ib≤I≤Imax14 %
Ib0,5 inductief 3 %
Bij nominale stroom en een arbeidsfactor gelijk aan 1, mag het verschil
tussen de fout van een draaistroommeter bij éénzijdige belasting en zijn
fout bij symmetrische belasting niet groter zijn dan 2,5 %.
Opmerking: Onder éénzijdige belasting van een draaistroommeter
wordt verstaan de belasting die in een vierleidersysteem
(met nulleider) optreedt, wanneer slechts één sterspanning
belast is, dan wel de belasting, die in een vierleidersysteem
(zonder nulleider) optreedt, wanneer slechts door twee
geleiderseen s troom loopt. In alle gevallen moet het,
volledige spanningssysteem op de meter aangesloten
blijven.
5.2.Referentieomstandigheden
De proeven voor het vaststellen van de fouten en de variaties van de
fouten in afhankelijkheid van de invloedsgrootheden moeten, tenzij in
deze bijlage andersisbepaald, onder de volgende referentieoms tandig-
heden worden verricht:
a) de meter moet gesloten zijn, dat wil zeggen voorzien van de
meterkap;
b) bij rollentelwerken mag alleen de snelst draaiende rol in aangrijping
zijn, zelfsindien deze niet zichtbaar is ;
c) voor iedere meting moet de meter gedurende ten minste 1 uur op de
spanning zijn aangesloten en moeten de afzonderlijke belastingen
met stapsgewijs oplopende of aflopende waarden worden ingesteld
en zo lang aan de meter zijn toegevoerd dat de snelheid van de
meterschijf zich heeft gestabiliseerd;
Bovendien geldt voor draaistroommeters:
d) dat de juiste fasenvolgorde moet worden toegepast (zoals aange-
geven in het aansluitschema);
e) dat de spanningen en stromen nagenoeg symmetrisch moeten zijn,
dat wil zeggen:
— elk van de enkelvoudige of samengestelde spanningen mag niet
meer dan 1 % afwijken van het gemiddelde van de overeenkom-
stige spanningen,1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 11
▼B
— elke stroom in de geleiders mag niet meer dan 2 % afwijken van
de gemiddelde stroom,
— de fasenverschuivingen van elke stroom ten opzichte van de
overeenkomstige sterspanning mogen onderling niet meer dan
2º verschillen, ongeacht de arbeidsfactor.
De referentiewaarden van de invloedsgrootheden zijn aangegeven in
tabel III.
TABEL III
Invloedsgrootheid Referentiewaarde Tolerantie
Omgevingstemperatuur Referentietemperatuur;
indien deze niet isaange-
geven: 23 ºC ± 2 ºC
Positie Verticaal (1) ± 0,5 º
Spanning Referentiespanning ± 1,0 %Frequentie Referentiefrequentie 50 Hz ± 0,5 %Golfvorm Sinusvormige spanningen
en stromenVervormingsfactor kleiner
dan 3 %
Magnetische inductie van
externe oorsprong bij 50 HzGeen magnetische inductie Inductiewaarde die geen
variatie van de relatieve fout
teweeg brengt groter dan
0,3 % (
2)
(1)Vaststelling van de verticale positie
De meter moet zodanig zijn geconstrueerd en gemonteerd dat deze zich in de juiste verticale positie
bevindt (in twee van linksnaar rechts , en van voor naar achter lopende, verticale loodrecht op elkaarstaande vlakken) wanneer:
a) de onderbak van de meter tegen een verticale wand isaangebracht,
b) een bepaalde rand (bijvoorbeeld de onderrand van het klemmenblok) of een referentielijn op het
huisvan de meter horizontaal is .
(
2) De variatie van de relatieve fout wordt op de volgende wijze vastgesteld:
a) voor een wisselstroommeter door het verschil tussen de fouten van de meter voor en na het verwis-
selen van de aansluitingen van de stroom- en spanningscircuits vast te stellen. De helft van datverschil is de waarde van de gezochte variatie van de fout. Daar de fase van het uitwendige veldniet bekend is, moet de vaststelling geschieden met een stroom van 0,1 I
bbij een arbeidsfactor
gelijk aan 1 en met een stroom van 0,2 Ibbij een arbeidsfactor gelijk aan 0,5;
b) bij een draaistroommeter door drie metingen te verrichten bij een stroom van 0,1 Iben een arbeids-
factor gelijk aan 1; na elke meting worden de aansluitingen van de stroom- en spanningscircuitscyclisch verwisseld, zonder de fasenvolgorde te veranderen. Het grootste verschil tussen elk van
de aldusgevonden fouten en het rekenkundig gemiddelde daarvan isde waarde van de gezochte
variatie van de fout.
5.3.Effecten van de invloedsgrootheden
De variatie van de fout wordt bepaald voor elk van de invloedsgroot-
heden onder de in tabel IV aangegeven omstandigheden, waarbij aan
de andere voorwaarden van punt 5.2. moet zijn voldaan.
TABEL IV
InvloedsgrootheidProefomstandigheden en meet-
puntenArbeidsfactorMaximale
waarde van de
gemiddelde
temperatuur-
coëfficiënt
Temperatuur (1) 0,1 Ib≤I≤Imax1 0,1 %/K
0,2 Ib≤I≤Imax0,5 inductief 0,15 %/K
(1) Bij een gegeven temperatuur tussen 10 en 30 ºC wordt de waarde van de gemiddelde temperatuurcoëf-
ficiënt bepaald voor een temperatuurgebied van 20 ºC, symmetrisch ten opzichte van de bedoeldetemperatuur gelegen.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 12
▼B
InvloedsgrootheidProefomstandigheden en meet-
puntenArbeidsfactorMaximale
waarde van de
gemiddelde
temperatuur-
coëfficiënt
►C1Maximaal
toelaatbarevariatie van de
fout in plusen
in min◄
Positie Voor een afwijking van 3 º
ten opzichte van de verticaal
in willekeurige richting:
I = 0,05 Ib13 %
I=Iben I = Imax1 0,5 %
Spanning Voor een variatie van 10 % in
plusof in min ten opzichte
van de referentiespanning:
I = 0,1 Ib1 1,5 %
I = 0,5 Imax11 %
I = 0,5 Imax0,5 inductief 1,5 %
Frequentie Voor een variatie van 5 % in
plusof in min ten opzichte
van 50 Hz:
I = 0,1 Ib1 1,5 %
I = 0,5 Imax1 1,3 %
I = 0,5 Imax0,5 inductief 1,5 %
Golfvorm (1) Voor een toename van 10 %
van de derde harmonische in
de stroomgolf:
I=Ib1 0,8 %
Magnetische inductie
van externe
oorsprong (2)Voor een magnetische
inductie van 0,5 mT, bij de
referentiefrequentie onder de
meest ongunstige omstandig-
heden inzake fase en richting:
I=Ib13 %
Omgekeerde fasevolg-
ordeBij omgekeerde fasevolgorde:
van 0,5 Ib≤I≤Imaxsymme-
trisch 1 1,5 %
I = 0,5 Ib(éénzijdige belas-
ting) 1 2 %
Magnetisch veld van
een hulpinrichtingI = 0,05 Ib11 %
Mechanische belasting
van elk telwerk (3)I = 0,05 Ib12 %
(1) Bij het bepalen van de variatie van de fout in afhankelijkheid van de golfvorm moet het gehalte aan
harmonischen in de spanningsgolf lager blijven dan 1 %, terwijl de fase van de derde harmonische van
de stroomgolf moet variëren van 0 tot 360º.
(2) De vereiste inductie wordt verkregen in het midden van een cirkelvormige spoel van gemiddeld 1 m
middellijn en met vierkante doorsnede, waarvan de dikte in radiale richting gering is ten opzichte vande middellijn en die een magnetomotorische kracht overeenkomende met 400 ampèrewindingen levert.
(
3) De invloed van de mechanische belasting van het telwerk wordt bij het instellen van de meter gecom-
penseerd.
5.4.Invloed van sterke kortstondige overbelastingen
Het beproevingscircuit moet nagenoeg inductievrij zijn. Na een kort-
stondige overbelasting, waarbij de spanning aan de klemmen van de
meter gehandhaafd blijft, moet voldoende tijd gewacht worden (onge-
veer één uur) om de meter de aanvankelijke temperatuur te doen
bereiken.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 13
▼B
De meters moeten bestand zijn tegen een stroomimpuls (die bijvoor-
beeld wordt verkregen door de ontlading van een condensator of van
het net door middel van thyristorbesturing) met een piekwaarde die
gelijk isaan 50 maal de maximale s troom (met een maximum van
7 000 A) en welke gedurende 1 mseen waarde behoudt die groter is
dan 25 maal de maximale stroom (met een maximum van 3 500 A).
Na afloop van deze proef mag de variatie van de fout van de meter niet
meer bedragen dan 1,5 % bij de nominale stroom en een arbeidsfactor
gelijk aan 1.
5.5.Variatie van de fout van de meter als gevolg van eigen warmteont-
wikkeling
Nadat de meter tevoren ten minste een uur met onbelaste stroomcircuits
op de referentiespanning is aangesloten, wordt hij met de maximale
stroom belast. De fout van de meter wordt onmiddellijk na deze belas-
ting gemeten; deze meting wordt vervolgensmet zodanig korte
tijdsintervallen herhaald, dat de kromme, die de variatie van de fout
alsfunctie van de tijd weergeeft, voldoende nauwkeurig kan worden
vastgesteld.
De proef moet ten minste gedurende één uur worden voortgezet en in
ieder geval zolang tot de variatie van de fout in een tijdsverloop van
20 minuten niet meer dan 0,2 % bedraagt. De variatie van de fout van
de meter alsgevolg van de eigen warmteontwikkeling, gemeten als
hierboven aangegeven, mag niet meer dan 1 % bedragen, bij een
arbeidsfactor gelijk aan 1 en 1,5 % bij een arbeidsfactor gelijk aan 0,5.
5.6.Leegloop
Bij geopende stroomcircuits en onder de omstandigheden bedoeld in
punt 5.2 mag de meterschijf bij spanningen tussen 80 en 110 % van
de referentiespanning onbelast weliswaar enigszins draaien, maar in
geen geval een volledige omwenteling maken.
Bij een rollentelwerk geldt dit voorschrift uitsluitend, indien één rol in
aangrijping is.
5.7.Aanloop
De meter moet bij een belasting van 0,5 % van de nominale stroom en
een arbeidsfactor gelijk aan 1, onder de omstandigheden bedoeld in
punt 5.2, duidelijk zichtbaar draaien en blijven draaien. De meterschijf
moet in elk geval een volledige omwenteling maken.
Bij een rollentelwerk geldt dit voorschrift uitsluitend indien één of twee
rollen in aangrijping zijn.
5.8.Overeenstemming van het telwerk met de meterconstante
De verhouding tussen het aantal omwentelingen van de meterschijf en
de aanwijzingen van het telwerk moet juist zijn.
5.9.Justeermogelijkheid
De meter die zodanig isafges teld dat hij aan de onderhavige voor-
schriften voldoet, moet ten minste de volgende justeermogelijkheden
hebben:
a) Justering bij hoge belasting:
4 % snelheidsvariatie in plus of in min van de meterschijf bij een
stroom die gelijk is aan de helft van de maximale stroom, bij de
referentiespanning, bij een frequentie van 50 Hz en bij een arbeids-
factor gelijk aan 1.
b) Justering bij lage belasting:
4 % snelheidsvariatie in plus of in min van de meterschijf bij 5 %
van de nominale stroom, bij de referentiespanning, bij een frequentie
van 50 Hz en bij een arbeidsfactor gelijk aan 1.
c) Justering bij fasenverschuiving (indien de meter een dergelijke
justeermogelijkheid heeft):
1 % snelheidsvariatie in plus of in min van de meterschijf, bij een
stroom die gelijk is aan de helft van de maximale stroom, bij de
referentiespanning, bij een frequentie van 50 Hz en bij een arbeids-
factor gelijk aan 0,5 (inductief).1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 14
▼B
HOOFDSTUK IV — E.E.G.-MODELGOEDKEURING
De E.E.G.-modelgoedkeuring van kilowattuurmetersges chiedt volgens
de voorschriften van Richtlijn 71/316/EEG. Sommige van deze voor-
schriften worden in dit hoofdstuk gepreciseerd.
6. E.E.G.-MODELGOEDKEURING
6.1.Procedure voor de E.E.G.-modelgoedkeuring
6.1.1. Technische documenten
De aanvraag om E.E.G.-modelgoedkeuring moet vergezeld gaan van de
volgende documenten:
— een volledige tekening van de meter en eventueel een foto;
— een gedetailleerde beschrijving van de bouw en de werking van de
meter en van zijn voornaamste onderdelen (met inbegrip van even-
tuele varianten);
— tekeningen van de volgende voornaamste onderdelen (met inbegrip
van eventuele varianten):
onderbak, handvat en bevestigingspunten,meterkap,klemmenblok, klemmendeksel,aandrijfsysteem, wikkelingen en luchtspleet,reminrichting en instelinrichting,telwerk(en)meterschijf,boven- en onderlager van de meterschijf,temperatuurcompensatie-inrichtingen,
overbelastingcompensatie-inrichtingen,
instelinrichting voor de inductieve belasting,instelinrichting voor lage belasting,hulpcircuits,opschriftenplaat;
— schema van inwendige en uitwendige aansluitingen (met inbegrip
van de hulpcircuits) waarin ook de fasenvolgorde is aangegeven;
— tabel van alle spannings- en stroomwikkelingen, dat wil zeggen
aantal windingen, doorsneden van de geleiders, isolatie;
— tabel van de meterconstanten en de koppels bij alle spannings- en
stroomwaarden;
— een beschrijving en een schema van de plaatsen voor het
aanbrengen van de ijk- en zegelmerken.
6.1.2. Aanbieding van de meters, die het model vertegenwoordigen, ter
E.E.G.-modelgoedkeuring
Bij de aanvraag tot E.E.G.-modelgoedkeuring moeten drie metersdie
het model vertegenwoordigen (zie punt 1.9, sub b)) worden aange-
boden.
De bevoegde dienst kan verzoeken om aanbieding van extra meters:
— indien de aanvraag niet alleen op de drie in de eerste alinea
bedoelde metersmaar ook op één of meer varianten daarvan betrek-
king heeft (wijzigingen met betrekking tot: materiaal van het
meterhuis, eventuele inrichtingen voor meervoudig tarief, inrichting
voor afstandsaanwijzing, terugloopvergrendeling enz.) die
beschouwd kunnen worden als behorend tot hetzelfde model, met
name indien de klemmen anderszijn geplaats t;
— indien de aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van een reeds
verleende E.E.G.-modelgoedkeuring.
6.2.E.E.G.-modelgoedkeuringsonderzoek
De aangeboden meters moeten voldoen aan de technische voorschriften
van de punten 2, 3 en 4 en aan de metrologische voorschriften van punt
5.
Ten einde evenwel rekening te kunnen houden met mogelijke fouten
van de verificatiemiddelen is het bij het vaststellen, overeenkomstig de
tabellen I en II van de foutenkrommen toegestaan de x-as evenwijdig
met zichzelf te verschuiven over een afstand die overeenkomt met een
waarde van niet meer dan 1 %; deze waarde moet voor alle krommen
dezelfde zijn.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 15
▼B
6.3.Meetpunten voor de E.E.G.-modelgoedkeuringsproeven
Bij de proeven met betrekking tot de metrologische voorschriften van
punt 5 moeten ten minste bij de volgende punten metingen worden
verricht:
— bij alle wisselstroommeters en draaistroommeters met symmetrische
belasting bij:
5 %, 10 %, 20 %, 50 % en 100 % van Iben ieder geheel veelvoud
van Ibtot en met Imax(arbeidsfactor gelijk aan 1);
— bij alle wisselstroommeters en draaistroommeters met symmetrische
belasting bij:
10 %, 20 %, 50 % en 100 % van Iben ieder geheel veelvoud van Ibtot en met Imax(arbeidsfactor gelijk aan 0,5 inductief);
— bij draaistroommeters (bij eenzijdige belasting) bij:
20 %, 50 % en 100 % van Ib, 50 % van Imaxen Imax(arbeidsfactor
gelijk aan 1), en bij Ib(arbeidsfactor gelijk aan 0,5 inductief).
Deze proeven worden achtereenvolgensuitgevoerd op alle fas en.De effecten van de invloedsgrootheden worden ten minste bij de
volgende punten onderzocht:
— de invloed van de omgevingstemperatuur bij
— 0,1 I
b,Iben Imax(arbeidsfactor gelijk aan 1),
— 0,2 Ib,Iben Imax(arbeidsfactor gelijk aan 0,5 inductief),
— de invloed van de positie, de spanning, de frequentie, de golfvorm,
de magnetische inductie van externe oorsprong, het magnetische
veld van een hulpinrichting, de mechanische belasting van elk
telwerk bij de meetpunten en onder de omstandigheden die in tabel
IV zijn aangegeven;
— de invloed van de fasenverwisseling (draaistroommeters)
— bij 0,5 Ib,Iben Imaxbij symmetrische belasting en een arbeids-
factor gelijk aan 1,
— bij 0,5 Ibbij éénzijdige belasting en een arbeidsfactor gelijk aan
1 (de laatste proef moet voor elke fase worden herhaald).
Bovendien worden de volgende proeven uitgevoerd:
— bij kortstondige overbelasting, eigen warmteontwikkeling, aanloop
en de controle van de instelbereiken, overeenkomstig het bepaalde
in de punten 5.4, 5.5, 5.7 en 5.9;
— bij leegloop, met 80 %, 100 % en 110 % van de referentiespanning;— het telwerk wordt onderzocht overeenkomstig het bepaalde in punt
5.8. De duur van de proef dient zo lang te zijn, dat de meetonzeker-
heid 0,2 % in plusof in min niet overs chrijdt.
6.4.Certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring
Het certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring gaat vergezeld van de
vereiste beschrijvingen, ►
C1tekeningen en schema's ◄om het
model te identificeren en zijn werking uit te leggen.
HOOFDSTUK V — EERSTE E.E.G.-IJK
De eerste E.E.G.-ijk van kilowattuurmeters geschiedt volgens de voor-
schriften van Richtlijn 71/316/EEG.
7. EERSTE E.E.G.-IJK
De eerste E.E.G.-ijk van kilowattuurmeters omvat goedkeuringsproeven
en een onderzoek naar de overeenstemming met het goedgekeurde
model.
7.1.Goedkeuringsproeven
De goedkeuringsproeven van de meters hebben betrekking op hun
eigenschappen voor wat betreft de onder punt 7.1.1 opgesomde punten.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 16
▼B
7.1.1. Aard der goedkeuringsproeven
(1) — Onderzoek naar de doorslagvastheid,
(2) — Onderzoek naar de mechanische eigenschappen waarvoor het
meterhuisniet behoeft te worden geopend,
(3) — Proef met betrekking tot de leegloop,(4) — Proef met betrekking tot de aanloop,
(5 tot en met 10) — Nauwkeurigheidsproeven,
(11) — Controle van de overeenstemming van het telwerk met de
meterconstante.
De proeven moeten bij voorkeur worden uitgevoerd in de bovenge-
noemde volgorde en op de onder de punten 7.1.2 en 7.1.3 beschreven
wijze.
7.1.2. Omstandigheden waaronder de goedkeuringsproeven worden verricht
Bij elke meter worden de keuringen met gesloten meterkast verricht,
behalve voor zover het bepaalde mechanische eigenschappen en even-
tueel de controle van de meterconstante betreft.
Wanneer evenwel de eerste E.E.G.-ijk plaatsvindt bij de fabrikant, kan
worden toegestaan dat de proeven worden uitgevoerd met open meter-
huis, mits tevoren is vastgesteld, dat de invloed van de meterkap te
verwaarlozen is. Bij het onderzoek naar de doorslagvastheid moet de
meterkast evenwel gesloten zijn. Nadat dit onderzoek met een
voldoende resultaat is voltooid, maar vóór elke andere controle, moeten
de meters gedurende ten minste een half uur worden aangesloten op de
referentiespanning en worden gevoed met een stroomsterkte van onge-
veer 0,1 I
bmet een arbeidsfactor gelijk aan 1. Aldus wordt het
spanningscircuit op temperatuur gebracht en kan worden nagegaan of
de meterschijf vrij draait.
De proeven nrs. 3 tot en met 11 moeten worden uitgevoerd onder de
omstandigheden, vermeld in tabel III of tabel V.
TABEL V
Invloedsgrootheid Referentiewaarde►C1Tolerantie in plusen in
min◄
Omgevingstemperatuur 23 ºC 2 ºC (1)
Positie verticaal 1º
Spanning referentiespanning 1,5 %Frequentie 50 Hz 0,5 %Golfvorm van spanning en
stroomsinusvormig vervormingsfactor ten
hoogste 5 %
Magnetische inductie van
externe oorsprong bij een
frequentie van 50 Hzgeen inductie veroorzaakt geen
variatie van de fout groter
dan 0,3 % bij 0,1 I
ben een
arbeidsfactor gelijk aan 1 (2)
Bovendien, voor draaistroommeters
Fasevolgorde R-S-TEvenwichtsverstoringen van
spanningen en stromen (
3)geen zoalsin punt 5.2. s ub e)
waarbij 1 % vervangen wordt
door 1,5 %
(1) De proeven kunnen worden verricht bij een temperatuur die ligt buiten het gebied van 21 — 25 ºC
maar binnen het gebied van 15 — 30 ºC, op voorwaarde dat een correctie wordt aangebracht ten
opzichte van de referentietemperatuur van 23 ºC door gebruik te maken van de door de constructeur
aangegeven gemiddelde temperatuurcoëfficiënt.
(2) Zie sub (2) van tabel III.
(3) Behalve voor de proeven bij éénzijdige belasting.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 17
▼B
7.1.3. Uitvoering van de goedkeuringsproeven
7.1.3.1. Onderzoek naar de doorslagvastheid (proef nr. 1)
Het onderzoek naar de doorslagvastheid bestaat in het gedurende 1
minuut aanleggen van een wisselspanning met een frequentie van
50 Hz en een effectieve waarde van 2 kV tussen de onderling
verbonden klemmen van de meter en een vlakke metalen plaat waarop
de meter isgeplaats t. Bij dit onderzoek worden de hulpcircuitswaarvan
de nominale s panning kleiner isdan of gelijk isaan 40 V met de vlakke
metalen plaat verbonden.
Dit onderzoek wordt door de fabrikant op elk toestel uitgevoerd onder
zijn verantwoordelijkheid. De bevoegde metrologische dienst verricht
hierop een controle.
7.1.3.2. Met gesloten meterhuis uit te voeren onderzoek (proef
nr. 2):
— goede uiterlijke staat van het meterhuis en het klemmendeksel;
— juiste stand van de wijzerplaat;
— aanwezigheid van alle voorgeschreven opschriften.
7.1.3.3. Leegloop (proef nr. 3)
De keuze tussen de twee volgende proeven wordt overgelaten aan de
bevoegde metrologische dienst:
— wanneer de meter is aangesloten op de referentiespanning en gevoed
wordt met een stroom van 0,001 Ibmet een arbeidsfactor gelijk aan
1, mag de meterschijf geen volledige omwenteling maken;
— een proef overeenkomstig punt 5.6.
7.1.3.4. Aanloop (proef nr. 4)
Indien de proef met betrekking tot de leegloop isuitgevoerd volgens
punt 7.1.3.3, eerste streepje, dient de proef met betrekking tot de
aanloop alsvolgt te ges chieden:
wanneer de meter is aangesloten op de referentiespanning en gevoed
wordt met een stroom van 0,006 Ibmet een arbeidsfactor gelijk aan 1,
moet de meterschijf beginnen te draaien en meer dan één omwenteling
maken.
Indien de proef met betrekking tot de leegloop isuitgevoerd volgens
punt 7.1.3.3, tweede streepje, dient de proef met betrekking tot de
aanloop te geschieden overeenkomstig punt 5.7.
Opmerking: Voor draaistroommeters moeten bij de proeven nrs. 3 en 4
alle fasen belast zijn.
7.1.3.5. Nauwkeurigheidsproeven (proeven nrs. 5 tot en met 10)
De nauwkeurigheidsproeven moeten worden uitgevoerd bij de in tabel
VI vermelde stroomwaarden en arbeidsfactoren, zonder dat behoeft te
worden gewacht tot de wikkelingen hun thermisch evenwicht hebben
bereikt. Aangezien deze proeven doorgaansniet worden verricht in die
omstandigheden welke voorgeschreven zijn voor de E.E.G. modelgoed-
keuring, gelden ten aanzien van de maximaal toelaatbare fouten in
plaatsvan de waarden van de tabellen I en II de ruimere waarden van
tabel VI.
TABEL VI
Nr. van de
proevenWaarde van
de stroomArbeidsfactor Soort meterBelasting van
de draaistroom-
metersM
►C1
Maximaal
toelaatbare
fouten in
plusen in
min
◄
5 0,05 Ib1 wisselstroom-
en draai-
stroommetersymmetrisch 3 % (1)
6Ib1 wisselstroom-
en draai-
stroommetersymmetrisch 2,5 %1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 18
▼B
Nr. van de
proevenWaarde van
de stroomArbeidsfactor Soort meterBelasting van
de draaistroom-
metersM
►C1
Maximaal
toelaatbare
fouten in
plusen in
min
◄
7Ib0,5 inductief wisselstroom-
en draai-
stroommetersymmetrisch 2,5 %
8e n9 Ib1 draaistroom-
metereenzijdige
belasting (1
proef op 2
van de
fasen)3,5 %
10 Imax1 wisselstroom-
en draai-
stroommetersymmetrisch 2,5 %
(1) Voor meters waarvan de maximale stroom groter is dan vier maal de nominale stroom, wordt de
►C1toelaatbare fout in plusen in min ◄voor proef nr. 5 met 0,5 % verhoogd gedurende de in
artikel 3 bedoelde periode van vijf en een half jaar.
Opmerking: Bij metersmet telwerken voor meervoudig tarief moet
proef nr. 5 voor elk telwerk worden uitgevoerd. De
voeding van de elektromagne(e)t(en) voor de telwerkom-
schakeling geschiedt overeenkomstig de aanwijzingen in
het aansluitschema.
De maximaal toelaatbare fouten mogen niet stelselmatig in
dezelfde richting worden benut.
7.1.3.6. Controle van de overeenstemming van het telwerk met de
meterconstante (proef nr. 11)
Nagegaan moet worden of de verhouding tussen het aantal omwente-
lingen van de meterschijf en de aanwijzing van het of de telwerk(en)
juist is.
7.1.3.7. Meetonzekerheid
De kwaliteit van de voor de proeven nrs. 5 tot en met 10 en eventueel
nr. 11 gebruikte verificatiemiddelen moet zodanig zijn dat de relatieve
meetfouten die daardoor worden veroorzaakt niet groter zijn dan:
0,4 % (in plusof in min), bij een arbeids factor gelijk aan 1;
0,6 % (in plusof in min), bij een arbeids factor gelijk aan 0,5 (induc-
tief).
7.2.Onderzoek naar de overeenstemming met het goedgekeurde model
7.2.1. Aard van het onderzoek naar de overeenstemming met het goedge-
keurde model
Ten einde na te gaan of de metrologische eigenschappen van de ten
eerste E.E.G.-ijk aangeboden meters in overeenstemming zijn gebleven
met de voorschriften van deze richtlijn kan, met een door de bevoegde
metrologische dienst te bepalen frequentie, een onderzoek worden inge-
steld naar de overeenstemming met het goedgekeurde model; dit
onderzoek wordt uitgevoerd bij drie metersdie, na de goedkeurings -
proeven, willekeurig worden gekozen.
Het onderzoek bestaat uit één of meer proeven die gekozen worden uit
de reeksdie in deze richtlijn zijn bes chreven (punten 3 en 5), en met
name uit die aan de hand waarvan de effecten van de invloedsgroot-
heden kunnen worden bepaald.
Deze proeven moeten worden verricht onder de referentieomstandig-
heden vermeld in punt 5.2 en bij de meetpunten vermeld in punt 6.3.
Tevenskunnen, na opening van het meterhuis , de volgende punten
worden gecontroleerd:
— kwaliteit van de oppervlaktebeschermingen, bijvoorbeeld verflagen;
— overbrengingsverhouding;1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 19
▼B
— kwaliteit van de vertandingen in het telwerk;
— kwaliteit van de lassen;
— het aangedraaid zijn van de schroeven;
— afwezigheid van vijlsel en metaalstof;— justeermogelijkheden (visueel onderzoek).
Opmerking:Indien metersvan een bepaald model met een zekere regelmaat worden
vervaardigd, ishet wens elijk dat de frequentie van het onderzoek naar
de overeenstemming met het goedgekeurde model in redelijke verhou-
ding staat tot de omvang van de produktie.
Bovendien moet dit onderzoek steeds dan worden verricht wanneer bij
de goedkeuringsproeven of op andere wijze systematisch lijkende
gebreken worden ontdekt.
7.3.IJk- en zegelmerken
Op metersdie met goed gevolg de proeven voor de eers te E.E.G.-ijk
hebben ondergaan, wordt het merk van eerste E.E.G.-ijk aangebracht.
De verzegelingen geschieden met het merk van eerste E.E.G.-ijk en
dienen zodanig te zijn aangebracht dat het onmogelijk iszich toegang
te verschaffen tot het interne mechanisme van de meter, zonder die
verzegelingen te verbreken.1976L0891 — NL — 09.11.1976 — 000.001 — 20