1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 12 oktober 1971
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake de meting van het
natuurgewicht van granen
(71/347/EEG)
(PB L 239 van 25.10.1971, blz. 1)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►A1 Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-IerlandL 73 14 27.3.1972
(aangepastdoor Besluitvan de Raad van 1 januari 1973) L 2 1 1.1.1973
►A2 Toetredingsakte van Griekenland L 291 17 19.11.1979
▼B
RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 12 oktober 1971
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-
Staten inzake de meting van het natuurgewicht van granen
(71/347/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien hetvoorst el van de Commissie,
Gezien hetadvies van hetEuropese Parlement (1),
Gezien hetadvies van hetEconomisch en Sociaal Comit é (2),
Overwegende dat de in de Lid-Staten gebruikte meetmiddelen en -
met hoden voor hetbepalen van hetnat uurgewichtvan granen ongelijkzijn en een rechtstreekse invloed hebben op de werking van degemeenschappelijke markt; dat een aanpassing van de wetgevingen op
ditgebied zal leiden t otbevordering van de handel, nietalleen in
granen maar tevens in de meetmiddelen daarvoor;
Overwegende dathett e dien einde wenselijk is een bijzonder begrip,
genaamd „E.E.G.-natuurgewicht”, te definiëren en de technische voor-
schriften vast te stellen waaraan de standaardinstrumenten ter bepaling
van deze referentiewaarde moeten voldoen;
Overwegende datmeet middelen waarvan de nauwkeurigheid nietmeer
dan binnen bepaalde grenzen afwijkt van die der standaardinstrumenten
en die de keuringen hebben ondergaan als voorgeschreven in de richt-
lijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing vande wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor meetmiddelen enmetrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (
3),
voldoende waarborgen bieden om als wettig meetmiddel in alle Lid-
Staten te dienen; dat deze meetmiddelen derhalve in de gehele
Gemeenschap verhandelbaar worden;
Overwegende dat het noodzakelijk is in de handel tussen de Lid-Staten
te komen tot een verbod van het meten van het natuurgewicht van
granen volgens de uiteenlopende voorschriften of gebruiken die
momenteel in de Gemeenschap worden gevolgd; dat immers hetuitsluitende en verplichte gebruik van het E.E.G.-natuurgewicht, welkbegrip in alle Lid-Staten hetzelfde is, iedere betwisting over deze meet-methode in de intracommunautaire handel zal voorkomen,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtlijn heeft betrekking op:
a) de definitie van de eigenschap van granen, die worden aangeduid als
E.E.G.-natuurgewicht (E.W.G.-Schüttdichte, masse à l'hectolitreCEE, peso ettolitrico CEE, EEC standard mass per storage volume,EØF-masse af hektoliter korn
►A2,βάρος εκατο-
λίτρου ΕΟΚ ◄),
b) de voorschriften voor de technische verwezenlijking en het gebruik
van het referentiestandaardinstrument aan de hand waarvan hetE.E.G.-natuurgewicht wordt gedefinieerd,1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 2
(1) PB nr. C 63 van 28. 5. 1969, blz. 27.
(2) PB nr. C 4 van 14. 1. 1969, blz. 4.
(3) PB nr. L 202 van 6. 9. 1971, blz. 1.▼A1
▼B
▼B
c) de voorwaarden, waaraan de werkinstrumenten die tot het meten
van het E.E.G.-natuurgewicht dienen, moeten voldoen.
Artikel 2
1. Het E.E.G.-natuurgewicht is de verhouding van het meetresultaat,
uitgedrukt in kilogram, tot dat van het volume, uitgedrukt in hectoliter,zoals die voor een graansoortwordtgevonden door met ing meteen
instrument en volgens een methode die aan deze richtlijn beant-
woorden.
2. Het E.E.G.-natuurgewicht, dat wordt gevonden door meting met
een communautair of nationaal standaardinstrument, dat is vervaardigden wordt gebruikt overeenkomstig de hoofdstukken I en II van bijlageI, wordt referentie-E.E.G.-natuurgewicht genoemd.
3. Het referentie-E.E.G.-natuurgewicht wordt uitgedrukt in kilogram
per hectoliter tot op twee decimalen.
Artikel 3
1. Het E.E.G.-standaardinstrument wordt bewaard bij de metrologi-
sche dienst van de Bondsrepubliek Duitsland. De nationale
standaardinstrumenten worden ten minste eens per tien jaar overeen-komstig bijlage I van deze richtlijn geverifieerd en gejusteerd doorvergelijking met het communautaire E.E.G.-standaardinstrument metbehulp van een transportabel standaardinstrument.
2. Een transportabel standaardinstrument is een instrument zonder
weeginrichting, doch waarvan alle overige eigenschappen identiek zijn
aan die van de communautaire en nationale standaardinstrumenten.
Artikel 4
1. De benaming E.E.G.-natuurgewicht mag in de handel uitsluitend
worden gebruikt ter kenmerking van granen die zijn gemeten met
behulp van instrumenten die beantwoorden aan de voorschriften vandeze richtlijn.
2. In de handel in granen tussen de Lid-Staten kan de eigenschap,
die onder de benaming „natuurgewicht” wordt aangeduid, geen anderezijn dan het „E.E.G.-natuurgewicht”, zoals dit hierboven is gedefini-eerd.
3. Gedurende het tijdvak waarin de bij de toetreding in het Verenigd
Koninkrijk en in Ierland wettig gebruikte meeteenheid (pounds perbushel) toegelaten blijft, kan de uitdrukking „E.E.G.-natuurgewicht”worden gebezigd voor granen die in hetVerenigd Koninkrijk of inIerland zijn gemeten met de middelen en volgens de methoden die indie landen gebruikelijk zijn. In datgeval worden de in pounds per
bushel verkregen meetresultaten omgerekend in het E.E.G.-natuurge-
wichtdoor vermenigvuldiging met1,25.
Artikel 5
De meetinstrumenten die in de handel dienen ter bepaling van het
E.E.G.-natuurgewicht van granen zijn die welke beantwoorden aan devoorschriften van bijlage II.
Zij zijn onderworpen aan de E.E.G.-modelgoedkeuring en aan de eerste
E.E.G.-ijk.
Zij worden vervaardigd en gebruiktonder de voorwaarden, die in het
certificaat van E.E.G.-modelgoedkeuring zijn omschreven.
Zij zijn voorzien van de E.E.G.-merken en -tekens.
Artikel 6
De Lid-Staten mogen het in de handel brengen of het in gebruik nemen
van meetinstrumenten, dienende tot het bepalen van het E.E.G.-natuur-1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 3
▼A1
▼B
▼B
gewicht, niet weigeren, verbieden of beperken, indien die instrumenten
zijn voorzien van hetE.E.G.-modelgoedkeuringst eken en van hetmerkvan eerste E.E.G.-ijk.
Artikel 7
1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn
voeren de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen in om te voldoen aan het bepaalde in deze richtlijn. Zij stellende Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. De Lid-Staten zien erop toe, dat de tekst van alle belangrijke
nationale wettelijke bepalingen die zij aanvaarden op het gebiedwaarop deze richtlijn van toepassing is, ter kennis van de Commissiewordtgebracht .
Artikel 8
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 4
▼B
BIJLAGE I
STANDAARDINSTRUMENTEN BESTEMD VOOR DE METING VAN
HET E.E.G.-NATUURGEWICHT VAN GRAANGEWASSEN
I. CONSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN
1. De standaardinstrumenten bestaan uit een inhoudsmaat, een vulinrich-
ting, een afstrijkinrichting, een weeginrichting en een vulmaat.
De instrumenten moeten in al hun onderdelen zorgvuldig en stevig zijn
geconstrueerd. Alle met het graan in aanraking komende vlakken moeten
glad zijn en zijn uitgevoerd in een nagenoeg onveranderlijk metaal (bij
voorbeeld messing, roestvrij staal) van zodanige dikte dat het onder
normale bedrijfsomstandigheden praktisch onvervormbaar is.
2.Inhoudsmaat
2.1. De inhoudsmaatheeftde vorm van een recht e cylinder waarvan de
bovenste rand loodrecht op de as van de cylinder vlak is geslepen.
2.2. De inhoudsmaat moet zich bij het vullen steeds in dezelfde stand
onder de vulinrichting bevinden.
2.3. Boven de inhoudsmaat in de vulstand is een concentrische vulring
bevestigd met dezelfde inwendige diameter als de inhoudsmaat.
Het afstrijkmes beweegt zich op geringe afstand tussen deze beide
organen zonder deze aan te raken.
3.Vulinrichting
3.1. De vulinrichting bestaat uit een vultrechter, voorzien van een
afsluitorgaan en een regelorgaan.
3.2. De vultrechter heeft de vorm van een afgeknotte kegel, met daar-
boven een cylindrisch bovengedeelte en daaronder een afgeknot-
kegelvormige uitstroomtuit met afsluitklep.
3.3. De vultrechter is zodanig bevestigd dat in de vulstand zijn hartlijn
verticaal samenvalt met die van de inhoudsmaat.
3.4. Hetregelorgaan heefteen nauwkeurig omschreven vorm. Hetmondt
uit in de uitstroomtuit en is verticaal verstelbaar. De hartlijn ervan
valtsamen metdie van de vult recht er.
4.Afstrijkinrichting
4.1. De afstrijkinrichting bestaat uit een afstrijkmes, een geleider en een
trekgewicht.
4.2. Het afstrijkmes is vlak, horizontaal en verbuigt niet tijdens gebruik.
4.3. Het afstrijkmes verplaatst zich langs de geleider tussen de beneden-
rand van de ring en de bovenrand van de inhoudsmaat.
4.4. Onder de werking van het trekgewicht verplaatst het afstrijkmes
zich in een continue beweging door het graan.
4.5. Na hetvullen en wegen van de inhoudsmaatwordthetgraan dat
zich nog op hetafst rijkmes in de ring bevindtopgevangen in een
verzamelbak.
5.Weeginrichting
5.1. De metgraan gevulde inhoudsmaatwordtgewogen metbehulp van
een gelijkarmige balans meteen weegvermogen van 50 kg.
5.2. De massa van het gewichtenplateau van de balans en die van de
lege inhoudsmaathouden elkaar in evenwicht .
6.Gehele inrichting
6.1. De verschillende delen van het instrument, met uitzondering van de
inhoudsmaaten de balans, zijn op zodanige wijze op een freem
bevestigd, dat de bovenrand van de inhoudsmaat in de vulpositie
zich in horizontale stand bevindt.
6.2. Het freem van het instrument is voorzien van een ten minste
500 mm lang schietlood of van een waterpas. Deze organen moeten1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 5
▼B
inspelen wanneer de bovenrand van de inhoudsmaatin de vulposit ie
zich in horizontale stand bevindt.
7.Afmetingen der verschillende organen
Inhoudsmaat
Inwendige diameter 295 mm ± 1 mmVolume 20 l ± 0,01 l
Afstand tussen de binnenzijde van de bodem
van de inhoudsmaaten de onderst e rand van
de uitstroomtuit van de vultrechter500 mm ± 2 mm
Afstand tussen het afstrijkmes en de rand van
de inhoudsmaat0,5 mm ± 0,2 mm
Vulring
Inwendige diameter 295 mm ± 1 mm
Vultrechter
Aslengte van het cylindrische deel 120 mm ± 2 mm
Aslengte van het conische deel 240 mm ± 1 mmAslengte van de kegelvormige uitstroomtuit 80 mm ± 0,5 mm
Totale aslengte van de vultrechter 440 mm ± 3 mm
Inwendige diameter van het cylindrische deel 390 mm ± 1 mmInwendige diameter van de uitstroomtuit:
boven (g ′) 84,5 mm ± 0,5 mm
beneden (g ″) 86,5 mm ± 0,5 mm
verschil g ″—g′ 2 mm ± 0,5 mm
Regelorgaan
Diameter van de schacht 11 mm ± 0,2 mm
Straal van de ronding 16 mm ± 0,5 mmHoogte van het cylindrische deel 5 mm ± 0,5 mm
Diameter van het cylindrische deel 33 mm ± 0,2 mm
Afstrijkinrichting
Massa van hett rekgewicht 5 kg ± 0,1 kg
Vulmaat
Volume tot aan de rand 24 l ± 0,1 l
8.Afbeeldingen
Het standaardinstrument is in de bijgevoegde tekening weergegeven.
II. GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Het te meten graan moet vrij zijn van onzuiverheden en ongeveer de tempe-
ratuur van het lokaal hebben waar de metingen worden verricht. Het graan
moetlucht droog zijn, datwil zeggen dathetin hygroscopisch evenwicht
metde luchtvan hetmeet lokaal moetzijn. Te dien einde wordthetgraan
in een dunne laag uitgespreid en laat men het gedurende ongeveer 10 uur
liggen alvorens het in het meetinstrument te storten. De relatieve vochtig-
heid van de luchtin hetmeet lokaal mag nietmeer dan 60 % bedragen.
Het natuurgewicht van het graan is afhankelijk van de gebruikte hoeveel-
heid en van de wijze van storten in de vultrechter. Men dient derhalve als
volgt te werk te gaan:
Inhoudsmaat 1 (zie tekening) wordt in zijn vulstand coaxiaal met vulring 2
en vultrechter 3 geplaatst en door middel van hendel 15 met blokkeerstang
16 vastgezet. Daarna wordt afstrijkmes 9 in zijn uitgangsstand gebracht en
metde greep 12 vergrendeld. Door middel van st elschroeven 19 wordt1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 6
▼B
freem 20 zo geplaatst dat de bovenkant van de inhoudsmaat bij het vullen in
een horizontaal vlak ligt.
Nu worden ongeveer 24 liter graan in de (niet weergegeven) vulmaat afge-
meten en in vultrechter 3 gestort, waarbij uitstroomtuit 8 wordt afgesloten
door afsluitklep 4. Grendel 5 van deze klep wordt weggeschoven, klep 4
opent zich, wordt door de pal 6 gepakt en het graan stroomt, door kraag
2a tegen storingen beschermd, uit trechter 3 in de op onderstel 14 staande
inhoudsmaat1. Hetdoorbuigen van de rails waarop de rollen van hetonder-
stel lopen, wordt verhinderd door steun 14a.
Ten einde een steeds gelijkmatige vulling van de inhoudsmaat 1 te garan-
deren wordt trechter 3 overvuld met de ca. 4 liter graan, die bij volledig
gevulde inhoudsmaat in vulring 2 achterblijft en door het aantrekken van
de aan traverse 11 scharnierend aangebrachte grendel 12 van afstrijkmes 9
wordt gescheiden („afgestreken”) van de vulling van de inhoudsmaat.
Afstrijkmes 9 wordt door trekgewicht 13 aangedreven. Het heeft vooraan
een snijkantwaarmede de op de rand van de inhoudsmaatliggende korrels,
die een gelijkmatig afstrijken zouden kunnen hinderen, worden doorge-
sneden. Wanneer afstrijkmes 9 zijn eindstand heeft bereikt, wordt de op
onderstel 14 staande inhoudsmaat 1 met hendel 15 weggetrokken, van het
onderstel geheven en op de balans gezet, waarna het gewicht van de vulling
op ± 5 g nauwkeurig wordtbepaald.
Door het terugtrekken van afstrijkmes 9 in zijn uitgangsstand valt het
daarop aanwezige overschotaan graan in verzamelbak 17, waarbij
wegspringende graankorrels via mantel 18 in de verzamelbak vallen. Daarna
wordtna hetlossen van pal 6 door hetdraaien van handwiel 4a klep 4 weer
in de afsluitstand gebracht.
Wanneer hetzelfde monster nogmaals moet worden gemeten, dient men het
graan uitde inhoudsmaaten datuitde verzamelbak goed dooreen t e
mengen.
Om het natuurgewicht in kg/hl te verkrijgen moet de door het weegwerktuig
aangegeven waarde worden gedeeld door 0,2 hl.
III. VERIFICATIE EN JUSTERING
1.Afmetingen
De afmetingen en het volume die zijn genoemd in punt I, sub 7, worden
nauwkeurig nagemeten.
2.Controle op de werking
De nationale standaardinstrumenten moeten worden geverifieerd en
gejusteerd door vergelijking met het E.E.G.-standaardinstrument met
behulp van een transportabel standaardinstrument.
2.1. Voor de verificatie wordt zuivere manitoba-tarwe gebruikt, die een
nagenoeg bolvormige korrel heeft. Zij moet een natuurgewicht van
ten minste 80 kg/hl hebben en in hygroscopisch evenwicht zijn met
de omgevende lucht. Er worden zes metingen volgens de instructies
in punt II verricht. Wanneer men het te verifiëren standaardinstru-
ment P noemt en het E.E.G.-standaardinstrument N, worden de
metingen verricht volgens onderstaand schema:
Vergelijking nr 1 23456
Volgorde der instrumenten NP PN NP PN NP PN
2.1.1. De afwijkingen tussen de verschillende aanwijzingen door P
en de gemiddelde waarde van die aanwijzingen mogen nietgroter zijn dan ± 10 g.
2.1.2. Hetverschil t ussen de gemiddelde waarde, verkregen uitde
zes aanwijzingen door P en de gemiddelde waarde, verkregen
uitde zes aanwijzingen door N levertde afwijking van het
instrument op. De maximaal toelaatbare fout bedraagt ± 10 g.
2.1.3. Indien de onder 2.1.1. en 2.1.2. aangegeven maximaal
toelaatbare fouten worden overschreden, kan dit voortvloeien
uithetfeitdathetgebruikt e graan nog nietvoldoende homo-
geen is. Men herhaaltdaarom de proeven bedoeld in 2.1.
nadat het graan nog ten minste tien uren in het meetlokaal
uitgespreid is blijven liggen.
2.1.4. Indien alleen de onder 2.1.2. aangegeven maximaal toelaat-
bare foutwordtoverschreden, moethetinst rumentworden
gejusteerd.1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 7
▼B
De aanwijzingen van hetinst rumentkunnen door hetlager of
hoger stellen van regelorgaan 7 worden gewijzigd.
Na herregeling door middel van orgaan 7 worden de proeven,
bedoeld onder 2.1. herhaald.
3.Weeginrichting
3.1. Tussen 10 en 20 kilogram mogen de afwijkingen van de balans ten
hoogste ± 0,01 % van de belasting bedragen.
3.2. De som der afwijkingen der gebruikte gewichten mag ten hoogste
± 0,02 % van hun nominale massa bedragen.
Toelichting bij de tekening
1. Inhoudsmaat
2. Vulring metkraag 2a3. Vultrechter
4. Afsluitklep met handwiel 4a
5. Grendel van de afsluitklep6. Nok van de afsluitklep7. Regelorgaan
8. Uitstroomtuit
9. Afstrijkmes
10. Geleider voor hetafst rijkmes11. Traverse metst eun 11a
12. Grendel van hetafst rijkmes
13. Trekgewicht14. Onderstel met railssteun 14a
15. Hendel van hetonderst el
16. Blokkeerstang17. Verzamelbak18. Mantel
19. Stelschroeven
20. Freem1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 8
▼B
1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 9
▼B
BIJLAGE II
MEETINSTRUMENTEN TER BEPALING VAN HET E.E.G.-NATUUR-
GEWICHT VAN GRANEN
1. De meetinstrumenten ter bepaling van het E.E.G.-natuurgewicht hebben
onderstaande kenmerken:
a) Zij zijn zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de metingen genoegzaam
herhaald en gereproduceerd kunnen worden;
b) De maximaal toelaatbare fout op het natuurgewicht is gelijk aan 5 ‰ in
plus of min van het door een standaardinstrument aangegeven resultaat;
c) De maximaal toelaatbare relatieve fout op de capaciteit van de gebruikte
inhoudsmaatbedraagt2 ‰ in plus of min;
d) De maximaal toelaatbare relatieve fout van het weegwerktuig bedraagt
1 ‰ in plus of min van de gewogen massa;
e) Het verschil tussen elke voor een gegeven graansoort verkregen meetre-
sultaat en de gemiddelde waarde van het uit zes achtereenvolgende
metingen afgeleide natuurgewicht mag niet groter zijn dan 3 ‰ in plus
of min van die gemiddelde waarde.
2. Op ieder meetinstrument wordt een naamplaat bevestigd waarop duidelijk
zichtbaar en in leesbare en onuitwisbare letters onderstaande vermeldingen
zijn aangebracht.
a) hett eken van E.E.G.-modelgoedkeuring,
b) de identificatie van de fabrikant of zijn firmanaam,
c) eventueel een typeaanduiding van de fabrikant,
d) een fabrieksnummer en hetjaar van vervaardiging,
e) de nominale capaciteit van de inhoudsmaat, alsmede hetzij de gebruiks-
aanwijzing van het instrument, hetzij een verwijzing naar een
gebruiksvoorschrift.1971L0347 — NL — 01.01.1981 — 002.001 — 10