1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
►B RICHTLIJNVANDERAAD
van19november1973
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake stoffelijke
lengtematen
(73/362/EEG)
(PB L 335 van 5.12.1973, blz. 56)
Gewijzigd bij:
Publicatieblad
nr. blz. datum
►M1 Richtlijn 78/629/EEG van de Raad van 19 juni 1978 L 206 8 29.7.1978
►M2 Richtlijn 85/146/EEG van de Commissie van 31 januari 1985 L 54 29 23.2.1985
▼B
RICHTLIJNVANDERAAD
van19november1973
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-
Stateninzakestoffelijkelengtematen
(73/362/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,Overwegende dat in de Lid-Staten de constructie en de wijze van
keuring van stoffelijke lengtematen zijn geregeld door dwingendevoorschriften die van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen en daardoor eenbelemmering vormen voor de handel in deze instrumenten; dat deze
voorschriften derhalve onderling dienen te worden aangepast;
Overwegende dat in de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende
voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende
algemene bepalingen (
1) de procedures van E.E.G.-modelgoedkeuring
en eerste E.E.G.-ijk voor meetmiddelen zijn vastgelegd; dat overeen-komstig die richtlijn de technische voorschriften moeten wordenvastgesteld waaraan lengtematen moeten voldoen ten einde vrijtekunnen worden ingevoerd, in de handel gebracht en gebruikt nadat zij
zijn gecontroleerd en zijn voorzien van de voorgeschreven merken en
kentekens,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
Artikel 1
Deze richtlijn geldt voor de in de bijlage omschreven stoffelijke
lengtematen.
Artikel 2
De lengtematen waarvoor de E.E.G.-merken en -tekens kunnen worden
verleend, worden in bijlage beschreven. Zij vormen het voorwerp van
een E.E.G.-modelgoedkeuring en zijn onderworpen aan de eerste
E.E.G.-ijk.
Artikel 3
De Lid-Staten mogen het in de handel brengen en het gebruik nemen
van lengtematen die zijn voorzien van het E.E.G.-modelgoedkeurings-teken en van het merk van eerste E.E.G.-ijk niet weigeren, verbieden ofbeperken.
Artikel 4
1. Binnen achttien maanden na kennisgeving van deze richtlijn
voeren de Lid-Staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijkebepalingen in om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen. Zijstellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis.
2. De Lid-Staten zien erop toe dat de tekst van alle belangrijke
nationale wettelijke bepalingen die zij aanvaarden op het gebied waaropdeze richtlijn van toepassing is, ter kennis van de Commissie wordengebracht.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 2
(1) PB nr. L 202 van 6. 9. 1971, blz. 1.
▼B
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 3
▼B
BIJLAGE
1.Definities
1.1. Stoffelijke lengtematen, hierna lengtematen genoemd, zijn meetmid-
delen die merktekens bevatten welke zijn aangebracht op afstanden die
in wettige lengte-eenheden zijn uitgedrukt.
1.2. De nominale lengte van een lengtemaat is de lengte waarmee deze maat
wordt aangeduid.
1.3. Hoofdmerktekens zijn de beide merktekens die op een zodanige afstand
van elkaar zijn aangebracht dat de afstand tussen deze twee merktekens
de „nominale lengte” van de maat bepaalt.
1.4. De schaalverdeling van de maat wordt gevormd door de hoofdmerk-
tekens en de overige merktekens.
1.5. Een lengtemaat wordt genoemd:
1.5.1. — eindmaat, wanneer de hoofdmerktekens uit twee vlakken
bestaan;
1.5.2. — streepmaat, wanneer de hoofdmerktekens uit twee strepen,
gaten of merktekens bestaan;
1.5.3. — streep-eindmaat, wanneer een van de hoofdmerktekens een
vlak en het andere een streep, gat of merkteken is.
2.Materiaal
De lengtematen en hun hulpinrichtingen dienen te zijn samengesteld uit
materialen die voldoende duurzaam en lengtebestendig zijn en bestand tegen
atmosferische invloeden onder normale gebruiksomstandigheden.
De eigenschappen van de gebruikte materialen moeten zodanig zijn dat:
2.1. bijnormaal gebruik de lengteveranderingen bijtemperatuurafwij kingen
van plus of min 8 ºC ten opzichte van de referentietemperatuur niet
groter zijn dan de maximaal toelaatbare fouten;
2.2. bijlengtematen die moeten worden gebruikt onder een bepaalde
trekkracht, een verandering van 10 % in plus of min van deze kracht
geen lengteverandering groter dan de maximaal toelaatbare fout
veroorzaakt.
3.Constructie
3.1. De lengtematen en hun hulpinrichtingen moeten van een degelijke en
stevige constructie zijn en zorgvuldig zijn afgewerkt.
3.2. De dwarsdoorsnede van de lengtematen moet van zodanige afmetingen
en vorm zijn dat bij normaal gebruik kan worden gemeten met de
nauwkeurigheid die voor de nauwkeurigheidsklasse waartoe de
betrokken lengtematen behoren, is voorgeschreven.
3.3. De eindvlakken van de eindmaten moeten plat zijn. Deze eindvlakken,
evenals de deelstrepen dienen loodrecht te staan op de lengte-as van de
maat.
3.4. De eindvlakken van eindmaten of streep-eindmaten, vervaardigd van
hout of van een ander materiaal met een slijtvastheid die gelijk is aan of
kleiner dan die van hout, moeten bestaan uit een schoen of een ander
beslag van voldoende slijt- en stootvastheid, op deugdelijke wijze aan de
maat bevestigd.
3.5. Hulpinrichtingen, zoals één of meer vaste of verschuifbare doken,
alsmede ringen, grepen, plaatjes, stiften, spieën, oprolinrichtingen,
noniussen, die het gebruik van de lengtemaat vergemakkelijken en de
toepassing ervan verruimen, zijn toelaatbaar mits zij geen aanleiding tot
verwarring kunnen geven. Zij moeten op zodanige wijze zijn uitgevoerd
en aangebracht dat bijeen normaal gebruik de meetonzekerheid
daardoor praktisch niet toeneemt.
3.6. Meetbanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat, wanneer de band op
een plat vlak wordt uitgelegd, de randen daarvan nagenoeg rechtlijnig en
onderling evenwijdig zijn.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 4
▼M2
▼B
▼M1
▼B
3.7. Oprolinrichtingen van meetbanden moeten zodanig zijn uitgevoerd dat
zijgeen blij vende vervorming van de band veroorzaken.
4.Verdelingenbecijfering
4.1. Op de lengtematen moeten over de nominale meetlengte duidelijke,
gelijkmatige en onuitwisbare merktekens en becijferingen zijn aange-
bracht die zodanig zijn uitgevoerd dat zij een betrouwbare,
gemakkelijke en ondubbelzinnige aflezing mogelijk maken. Enkele
niet-becijferde merktekens, met een maximum dat gelijk is aan het
aantal merktekens tussen twee opeenvolgende becijferde tekens op de
maat, mogen echter zijn aangebracht voorbij het eindhoofdmerkteken.
4.2. De waarde van een schaaldeel moet de vorm 1 × 10n,2×1 0nof 5 × 10n
meter hebben waarin de exponentneen positief of negatief geheel getal
of nul is.
Zij mag ten hoogste gelijk zijn aan:
— 1 cm bijlengtematen met een nominale meetlengte kleiner dan of
gelijk aan 2 meter,
— 10 cm indien de nominale meetlengte groter is dan 2 meter en
kleiner dan 10 meter,
— 20 cm indien de nominale meetlengte gelijk is aan of groter dan 10
meter en kleiner dan 50 meter,
— 50 cm indien de nominale meetlengte gelijk is aan of groter dan 50
meter.
Deze waarden mogen evenwel voor specifieke toepassingen worden
overschreden, mits zulks wordt aangetoond bijde aanvraag om
modelgoedkeuring en op de lengtemaat het specifieke gebruiksdoel
waarvoor zijbestemd is, wordt vermeld.
4.3. Wanneer de merktekens uit strepen bestaan, moeten deze rechtlijnig
zijn, loodrecht op de lengteas van de lengtemaat staan en alle over hun
gehele lengte even breed zijn. De lengte van de deelstrepen moet
proportioneel zijn met de overeenkomstige waarde van het schaaldeel.
De deelstrepen moeten zodanig zijn aangebracht dat zij een duidelijke
schaalverdeling vormen en dat hun breedte geen meetonzekerheid
veroorzaakt.
4.4. Sommige gedeelten van de schaalverdeling, met name die aan de
uiteinden, kunnen zijn onderverdeeld in decimale delen van het voor het
geheel van de lengtemaat gebezigde schaaldeel. De strepen mogen in dat
geval voor de trajecten met kleinere schaaldelen smaller zijn dan die van
het overige gedeelte van de lengtemaat.
4.5. De merktekens mogen ook bestaan uit gaten indien de waarde van het
schaaldeel gelijk is aan of groter dan 1 cm, of uit andere deelkenmerken,
indien de waarde van het schaaldeel gelijk is aan of groter dan 1 dm,
mits een voldoend nauwkeurige aflezing gewaarborgd blijft, rekening
houdend met de nauwkeurigheidsklasse waartoe de lengtemaat behoort.
4.6. De becijfering mag doorlopend of herhalend zijn. In het sub 4.4
bedoelde geval mag de becijfering van de gedeelten met een kleiner
schaaldeel afwijken van die van het overige gedeelte van de lengtemaat.
De cijfers moeten wat hun plaats, grootte, vorm, kleur en contrast
betreft, zijn aangepast aan de desbetreffende schaalverdeling en
deelkenmerken.
Ongeacht de sub 4.2 vastgestelde waarde van het schaaldeel moeten de
merktekens zijn becijferd in meter, dm, cm of mm, zonder aanduiding
van het overeenkomstige symbool.
Het aantal becijferde merktekens moet zodanig zijn dat de aflezing
ondubbelzinnig is.
Wanneer de eenheid van becijfering niet de meter is, mogen de
merktekens voor de meters toch in meters zijn becijferd. De cijfers bij
de meters worden dan gevolgd door het symbool m.
Op dezelfde wijze mag bovendien vóór de becijfering van de andere
becijferde deelstrepen het aantal voorafgaande meters worden aange-
geven.
Is het schaaldeel van een uit strepen bestaande schaalverdeling van de
vorm 2 × 10nen bedraagt dit schaaldeel ten minste 2 cm, dan moeten
alle merktekens becijferd zijn.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 5
▼M1
▼B
▼B
4.7. Bijlengtematen waarop meer dan één schaalverdeling voorkomt, mogen
de schaaldelen verschillend zijn en mogen de becijferingen in dezelfde
of in tegengestelde richting oplopen.
5.Nominalelengte
5.1. De nominale lengte van de lengtematen moet een der volgende waarden
hebben: 0,5 — 1 — 1,5 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 meter of
een geheel veelvoud van 5 meter.
5.2. Evenwel kunnen andere waarden worden toegestaan voor specifieke
toepassingen, mits bijde aanvraag om modelgoedkeuring de noodzaak
van het gebruik van een dergelijke lengtemaat wordt aangetoond en het
specifieke gebruiksdoel daarop wordt vermeld.
5.3. Bepaalde nominale lengten volgens punt 5.1 zijn niet toegestaan voor de
lengtematen bedoeld sub 9.4.2.
6.Opschriften
6.1. Op de lengtematen moeten de volgende opschriften zijn aangebracht:
6.1.1.Verplichte opschriften in alle gevallen:
6.1.1.1. de nominale lengte;
6.1.1.2. de identificatie van de fabrikant of zijn firmanaam;
6.1.1.3. de aanduiding van de nauwkeurigheidsklasse: I, II of III;6.1.1.4. het E.E.G.-modelgoedkeuringsteken.
6.1.2.Verplichte opschriften in bepaalde gevallen:
6.1.2.1. de referentietemperatuur indien deze niet 20ºC is;
6.1.2.2. de trekkracht;
6.1.2.3. het specifieke gebruik waarvoor de lengtemaat is
bestemd in de gevallen die worden bedoeld sub 4.2 en
5.2.
6.2. Nominale lengte, trekkracht en temperatuur worden uitgedrukt in
meeteenheden aanvaard bijde richtlij n van de Raad van 18 oktober
1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-
Staten op het gebied van de meeteenheden (
1), of in een van hun
decimale veelvouden of delen, gevolgd door het overeenkomstige
wettige symbool.
6.3. Al deze opschriften moeten zichtbaar en leesbaar nabijhet begin van de
lengtemaat zijn aangebracht.
Met toestemming van de verantwoordelijke nationale dienst mogen
sommige van deze opschriften echter op een niet-afneembaar gedeelte
van dit meetmiddel worden aangebracht. In dit geval moet in het
certificaat van EEG-modelgoedkeuring de plaats van deze opschriften
zijn aangegeven.
Indien het bovendien wegens de breedte van de lengtemaat niet
mogelijk is het EEG-modelgoedkeuringsteken leesbaar aan te brengen,
mag dit teken, in afwijking van de voorschriften van punt 3.1 van bijlage
I bij de richtlijn van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende voor
meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene
bepalingen en zulks overeenkomstig punt 3.5 van die bijlage, in de vorm
van onderstaande merken worden aangebracht en wel in de aangegeven
volgorde:
— de gestileerde letter ε,
— de kenletter(s) van de Lid-Staat die de EEG-modelgoedkeuring heeft
verleend,
— de laatste twee cijfers van het jaar van de EEG-modelgoedkeuring,
— het kencijfer van de EEG-modelgoedkeuring
(bijvoorbeeld εF 75 5345).1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 6
(1) PB nr. L 243 van 29. 10. 1971, blz. 29.▼M1
▼B
▼M1
▼B
6.4. Eventueel kan, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de
fabrikant de lineaire uitzettingscoëfficiënt van het materiaal waaruit
de lengtemaat is vervaardigd, worden aangegeven in de vorm α=…
6.5. Voorts mag iedere andere aanduiding van niet-metrologische aard, die
bijandere wettelij ke bepalingen is voorgeschreven of door de bevoegde
nationale autoriteit is toegestaan, op de lengtematen worden aange-
bracht.
6.6. Indien de opschriften niet in code zijn, moeten zij zijn uitgedrukt in de
officiële talen van de Lid-Staten waarvoor zijzij n bestemd.
6.7. Reclame-opschriften mogen op een lengtemaat zijn aangebracht mits de
plaats ervan voldoet aan het bepaalde in punt 6.8.
6.8. De opschriften, met inbegrip van de reclame-opschriften, dienen
zodanig te zijn aangebracht dat het gebruik van het meetmiddel als
lengtemaat daardoor in genen dele wordt belemmerd. De verplichte
opschriften, met uitzondering van het E.E.G.-modelgoedkeuringsteken,
alsmede de plaats voor de reclame-opschriften, moeten zijn aangegeven
op het voor de E.E.G.-modelgoedkeuring aangeboden model.
7.Maximaaltoelaatbarefouten
De in deze richtlijn omschreven lengtematen zijn volgens hun nauw-
keurigheidsgraad ingedeeld in drie klassen, aangeduid met de cijfers I, II en
III.
7.1. De maximaal toelaatbare fout, in plus of min
a) van de nominale lengte, en
b) van elke andere afstand tussen twee willekeurige niet opeenvolgende
merktekens
wordt in mm uitgedrukt als functie van de beschouwde lengte door de
formule a + bL, waarin:
— L de naar boven op het gehele aantal meters afgeronde waarde van
de beschouwde lengte is,
— a en b coëfficiënten zijn die voor elke nauwkeurigheidsklasse in de
volgende tabel zijn vastgesteld:
Nauwkeurigheidsklasse a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2
7.2.1. De maximaal toelaatbare fout in plus of min van de lengte i van
de schaaldelen met een waarde van ten hoogste 1 cm is voor elke
nauwkeurigheidsklasse in onderstaande tabel vastgesteld:
Lengte i van het beschouwde
schaaldeelMaximaal toelaatbare fout in milli-
meter per nauwkeurigsheidsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Ten aanzien van de lengte van schaaldelen met een waarde van
meer dan 1 cm, wordt de maximaal toelaatbare fout uitgedrukt als
functie van de lengte van het schaaldeel in de formule
(a + bL) mm, waarin de waarden van de coëfficiënten a en b
gelijk zijn aan die welke in punt 7.1 zijn vermeld en L de naar
boven tot een geheel getal afgeronde waarde in meter van de
beschouwde lengte voorstelt.
7.2.2. Het maximaal toelaatbare verschil tussen de lengten i van twee
opeenvolgende schaaldelen, met een waarde van ten hoogste1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 7
▼M2
▼M1
▼M1
1 cm, is voor elke nauwkeurigheidsklasse in onderstaande tabel
vastgesteld:
Lengte i van het schaaldeelMaximaal toelaatbaar verschil in
millimeter per nauwkeurigheidsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Ten aanzien van de lengte van schaaldelen met een waarde van
meer dan 1 cm, wordt het maximaal toelaatbare verschil tussen de
lengten i van twee opeenvolgende schaaldelen uitgedrukt als
functie van de lengte van de schaaldelen in de formule
(a + bL) mm, zoals vastgesteld in punt 7.2.1.
7.3. Bijeen eindmaat of een streep-eindmaat wordt de maximaal toelaatbare
fout in plus of min van de lengte van het eindschaaldeel, begrensd door
een vlak, vergroot met:
— 0,1 mm voor lengtematen van klasse I,
— 0,2 mm voor lengtematen van klasse II,
— 0,3 mm voor lengtematen van klasse III.
Bovendien zijn de bepalingen van de punten 7.1 en 7.2.2 niet van
toepassing:
— als een der twee niet-opeenvolgende merktekens, waarvan sprake in
punt 7.1.b), een vlak is, en
— als een der twee opeenvolgende schaaldelen, waarvan sprake in punt
7.2.2, een eindschaaldeel is, begrensd door een vlak.
7.4. De maximaal toelaatbare fout bijhet gebruik is gelij k aan het dubbele
van de bijde eerste EEG-ij k maximaal toelaatbare fout.
7.5. De maximaal toelaatbare fouten gelden onder de volgende referentie-
voorwaarden:
7.5.1. De referentietemperatuur bedraagt normaal 20ºC. Voor bepaalde
sub 9 omschreven lengtematen mag echter bijwij ze van
uitzondering een andere referentietemperatuur worden aange-
nomen;
7.5.2. Lengtematen waarvoor sub 9 een trekkracht is vastgesteld,
worden, tijdens de verificatie op een horizontaal vlak en
gespannen met de op de maat vermelde trekkracht, over de
gehele lengte vrijwel zonder wrijving ondersteund.
8.MerkenvandeeersteEEG-ijk
8.1. Nabijhet begin van de lengtemaat moet op de lengtemaat zelf of op een
niet afneembare neveninrichting een plaats zijn voorzien voor het
aanbrengen van de merktekens van de eerste EEG-ijk.
8.2. Deze merktekens moeten worden aangebracht overeenkomstig de
voorschriften van punt 3.1 van bijlage II van Richtlijn 71/316/EEG
van de Raad van 26 juli 1971, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 83/575/
EEG van de Raad van 25 oktober 1983.
8.3. In afwijking van de voorschriften van punt 3.1, mag het merk van de
eerste EEG-ijk bestaan uit een kleine letter „e” in een zeshoekig veld. In
dat geval moet(en) in de bovenste helft van de letter „e” de kenletter(s)
zijn vermeld van het land waar de eerste EEG-ijk heeft plaatsgevonden
en in de onderste helft de laatste twee cijfers van het jaar van
goedkeuring. In punt 12 wordt een voorbeeld van dit merk gegeven.
8.4. De keuze tussen beide uitvoeringen van het ijkmerk wordt overgelaten
aan de voor de eerste EEG-ijk bevoegde dienst.
9.1. Meetbanden van glasvezel en kunststof die eindmaten, streepmaten of
streep-eindmaten kunnen zijn
Nominale lengte tussen 0,5 en 100 meter.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 8
▼M2
▼B
▼M2
▼M1
▼M1
De trekkracht, in de orde van grootte van 20 N, moet op de lengtemaat
zijn aangegeven. De vrije uiteinden van eindmaten of streep-eindmaten
moeten zijn voorzien van een slijtvaste schoen of van een ander slijtvast
beslag.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I, II of III.
9.2. Uit één stuk bestaande stijve of buigzame lengtematen van metaal of
enig ander materiaal
Nominale lengte tussen 0,5 en 5 meter.De referentietemperatuur mag in bepaalde gevallen afwijken van 20 ºC.Deze lengtematen omvatten tevens peilstokken die worden gebruikt om
de hoogte van vloeistofspiegels te meten.
Het uiteinde van stijve peilstokken moet zijn voorzien van een stoot- en
slijtvaste rand of schoen van materiaal dat vonkvorming voorkomt.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II.
9.3. Gelede lengtematen van metaal of ander materiaal.
Nominale lengte tussen 0,5 en 5 meter.De geledingen moeten onderling gelijk zijn.Een doelmatige inrichting zorgt ervoor dat de draaibeweging en de
ligging van de geledingen ten opzichte van elkaar, wanneer de
lengtemaat is uitgevouwen, ter plaatse van de verbindingen geen grotere
extra fout dan 0,3 mm veroorzaken voor lengtematen van de
nauwkeurigheidsklassen I en II of dan 0,5 mm voor lengtematen van
nauwkeurigheidsklasse III.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklassen I, II of III.
9.4. Stalen meetbanden
9.4.1. Eindmaten, streepmaten of streep-eindmaten, voorzien van een
oprolinrichting.
Nominale lengte tussen 0,5 en 10 meter; de meetbanden met een
nominale lengte tussen 5 en 10 meter moeten een gebogen
doorsnede hebben.
Deze lengtematen kunnen zijn gevat in een houder waarvan een
der zijden deel kan uitmaken van het metende gedeelte, met name
voor het meten van binnenafmetingen; het vrije uiteinde van deze
lengtematen is voorzien van een haakje of van een al dan niet
verschuifbare lip.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II.
9.4.2. Eind- of streepmaten, bestemd voor het additief meten van
lengten die groter zijn dan de nominale lengte van die
lengtematen.
Nominale lengte: 5, 10, 20, 50, 100 of 200 meter.
De trekkracht, in de orde van grootte van 50 N, moet op de
lengtemaat zijn aangegeven.
Deze lengtematen zijn aan beide uiteinden van handgrepen of
ringen voorzien. Indien de handgrepen in de nominale meetlengte
zijn begrepen, moeten zij zodanig zijn uitgevoerd dat hun
draaibeweging geen meetonzekerheid veroorzaakt.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II.
9.4.3. Streep- of streep-eindmaten, voorzien van een oprolinrichting, die
niet bestemd zijn voor additieve metingen.
Nominale lengte tussen 5 en 200 meter.De referentietemperatuur mag in bepaalde gevallen afwijken van
20 ºC.
De trekkracht, in de orde van grootte van 50 N, moet op de
lengtemaat zijn aangegeven.
Het vrije uiteinde moet zijn voorzien van een handgreep, een ring
of haak die niet in de nominale meetlengte is begrepen.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 9
▼B
▼M1
▼M1
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II.
9.5. Metalen streep-eindmaten voorzien van een verzwaringslichaam, die als
peilmaten worden gebruikt om de hoogte van vloeistofspiegels te meten.
Nominale lengte tussen 5 en 50 meter.De referentietemperatuur mag in bepaalde gevallen afwijken van 20 ºC.De trekkracht, die voldoende moet zijn om de meetband op correcte
wijze te strekken, moet op de lengtemaat zijn aangegeven.
Deze trekkracht wordt op de lengtemaat uitgeoefend door middel van
een verzwaringslichaam waarop zijn massa moet zijn vermeld.
Het hoofdmerkteken aan het begin van de schaalverdeling wordt
gevormd door het grondvlak van een verzwaringslichaam van doel-
matige vorm, dat van een materiaal is vervaardigd dat vonkvorming
voorkomt.
Het verzwaringslichaam is vast dan wel beweeglijk zodanig met de
meetband verbonden dat de bevestiging of beweeglijke verbinding geen
meetonzekerheid veroorzaakt.
De band is over de totale meetlengte door middel van strepen in
millimeters verdeeld; deze verdeling loopt door op een afgeplat zijvlak
van het verzwaringslichaam.
Het andere uiteinde van de lengtemaat kan van een oprolinrichting zijn
voorzien.
Deze lengtematen behoren tot de nauwkeurigheidsklasse I of II.
De maximaal toelaatbare fout van het samenstel van meetmiddel en
verzwaringslichaam is evenwel nooit kleiner dan 0,6 mm.
10.EEG-modelgoedkeuringeneerste EEG-ijk
De EEG-modelgoedkeuring en de eerste EEG-ijk van stoffelijke lengtematen
vinden plaats overeenkomstig de procedure van Richtlijn 71/316/EEG.
10.1.Onderzoek voor de EEG-modelgoedkeuring
Naast bestudering van de documenten, omvat het onderzoek een
controle op de overeenstemming van het aangeboden model met de in
de punten 2, 3, 4, 5, 6 (met uitzondering van punt 6.4), 7, 8 en 9
vervatte voorschriften.
10.2.Controles bij de eerste EEG-ijk
10.2.1. De controles bijde eerste EEG-ij k worden op elke voorgelegde
lengtemaat uitgevoerd, of bijpartij en lengtematen zoals
bepaald in punt 11.
10.2.2. De controles bijde eerste EEG-ij k omvatten een visueel
onderzoek van de overeenstemming van de lengtemaat met het
goedgekeurde model dat met name betrekking heeft op de
voorschriften vermeld in de punten 3.6, 4.1 en 4.3.
10.2.3. Bovendien dient te worden nagegaan of de lengtemaat voldoet
aan de eisen met betrekking tot de toelaatbare fouten ten
aanzien van de nominale lengte, waarbij, zo nodig, rekening
wordt gehouden met punt 9.5.
10.2.4. Voorts worden op vijf verschillende, willekeurig over de
lengtemaat verdeelde plaatsen onderzocht:
— de afstand tussen twee niet opeenvolgende merktekens,
— de lengte van het schaaldeel,— het verschil tussen de lengten van twee opeenvolgende
schaaldelen,
ten einde te controleren of zijin overeenstemming zij n met de
voorschriften van de punten 7.1. b), 7.2.1 en 7.2.2, zo nodig
rekening houdend met de punten 7.3 en 9.3.
Indien de resultaten van het onderzoek dit rechtvaardigen, kan
de bevoegde dienst het aantal controles beperken of uitbreiden.
10.2.5. Alle bovenvermelde controles worden verricht onder de in punt
7.5 vermelde referentieomstandigheden.1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 10
▼M2
▼M2
11.StatistischecontrolebijdeeersteEEG-ijk
Indien stoffelijke lengtematen in serie zijn vervaardigd en degene die de
lengtematen voor de eerste EEG-ijk aanbiedt, verklaart dat zij op doel-
treffende wijze zijn gecontroleerd, worden de aldus aangeboden partijen
lengtematen, op zijn verzoek, onderworpen aan een statistische attributenkeu-
ring die op de hieronder omschreven wijze plaatsvindt.
11.1.Algemeen
11.1.1. Partij
De partijen omvatten lengtematen die aan de volgende
eigenschappen beantwoorden:
— zijzij n van eenzelfde model,
— zijbehoren tot eenzelfde nauwkeurigheidsklasse,
— zijzij n volgens eenzelfde procédé vervaardigd.
De partijgrootte is het aantal lengtematen dat die partij omvat.
Bij partijen die aan de eerste EEG-ijk worden onderworpen,
wordt de partijgrootte beperkt tot ten hoogste 10 000 exem-
plaren.
11.1.2. Steekproef
Een steekproef omvat lengtematen die willekeurig uit een
partijzij n genomen. Het aantal lengtematen van de steekproef
wordt steekproefgrootte genoemd.
11.1.3. Statistische attributenkeuring
De statistische attributenkeuring is een keuring waarbijde
lengtematen van een steekproef als foutief of deugdelijk
worden ingedeeld, overeenkomstig de voorschriften van
onderhavige richtlijn.
11.1.4. Grenskwaliteit (LQ 5) ( voor de afnemer)
De grenskwaliteit is het kwaliteitsniveau van de aangeboden
partijdat in een steekproefschema overeenkomt met een
goedkeurkans van 5 %.
11.1.5. Normale kwaliteit (SQL) ( voor de aanbieder)
Normale kwaliteit is het kwaliteitsniveau van de aangeboden
partijdat in een steekproefschema overeenkomt met een
goedkeurkans van 95 %.
11.1.6. Goedkeurcriterium
Bijeen statistische attributenkeuring is het goedkeurcriterium
de grootste waarde van het aantal foutieve maten dat in een
gecontroleerde steekproef wordt aangetroffen waarbijde partij
wordt goedgekeurd.
11.1.7. Afkeurcriterium
Bijeen statistische attributenkeuring is het afkeurcriterium de
kleinste waarde van het aantal foutieve maten dat in een
gecontroleerde steekproef wordt aangetroffen waarbijde partij
wordt afgekeurd.
11.1.8. Enkelvoudig steekproefschema
Het aantal gecontroleerde exemplaren moet gelijk zijn aan de
grootte van de in het schema vermelde steekproef. Indien het
aantal foutieve maten dat in de steekproef wordt aangetroffen,
minder bedraagt dan of gelijk is aan het goedkeurcriterium,
dan moet de partijworden goedgekeurd. Indien het aantalfoutieve maten meer bedraagt dan of gelijk is aan het
afkeurcriterium, dan moet de partijworden afgekeurd.
11.1.9. D ubbel steekproefschema
Het aantal gecontroleerde exemplaren moet gelijk zijn aan de
grootte van de eerste in het schema vermelde steekproef.
Indien het aantal foutieve maten dat in de eerste steekproef
wordt aangetroffen, minder bedraagt dan of gelijk is aan het
eerste goedkeurcriterium, dan moet de partijworden goed-
gekeurd. Indien het aantal foutieve maten dat in de eerste
steekproef wordt aangetroffen, meer bedraagt dan of gelijk is
aan het eerste afkeurcriterium, dan moet de partijworden
afgekeurd. Indien het aantal foutieve maten dat in de eerste1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 11
▼M2
steekproef wordt aangetroffen, ligt tussen het eerste goed-
keurcriterium en het eerste afkeurcriterium, dient een tweede
steekproef te worden genomen waarvan de grootte door het
schema wordt bepaald. De aantallen foutieve exemplaren van
de eerste en tweede steekproef moeten worden samengeteld.
Indien het totale aantal foutieve exemplaren minder bedraagt
dan of gelijk is aan het tweede goedkeurcriterium, dan moet de
partijworden goedgekeurd. Indien het totale aantal foutieve
exemplaren meer bedraagt dan of gelijk is aan het tweede
afkeurcriterium, dan moet de partijworden afgekeurd.
11.2.Controleprocedures
Naar keuze van de bevoegde dienst moet één van beide volgende
controlemethoden worden toegepast.
Bijde eerste methode, hierna te noemen methode „A”, zij n schema's
voor enkelvoudige onderwerping voorzien, terwijl de tweede methode,
hierna te noemen methode „B”, voorziet in een schema voor
meervoudige onderwerping.
De uitgeoefende controle is een controle door telling van het aantal
foutieve maten in de genomen steekproef.
11.2.1. Bijkeuze van de methode „A” past de bevoegde dienst voor
het goed- of afkeuren van de aangeboden partijeen steek-
proefschema toe dat wordt gekenmerkt door:
— een waarde van de normale kwaliteit SQL tussen 0,40 % en
0,90 %;
— een waarde van de grenskwaliteit LQ5 tussen 4,0 en 6,5 %.
Hieronder volgen voorbeelden van steekproefschema's.
Enkelvoudigesteekproefschema's
Grootte van de
steekproefGoedkeurcrite-
riumAfkeurcrite-
riumLQ5 SQL
a 80 1 2 5,8 0,44
b 125 2 3 5,0 0,65
Meervoudigesteekproefschema's
Steekproef Criterium voor
LQ5 SQL
groottesamenge-
teldgoedkeu-
ringafkeuring
a1ste steekproef 50 50 0 2
5,8 0,442de steekproef 50 100 1 2
b1ste steekproef 80 80 0 3
5,00,65
2de steekproef 80 160 3 4
Indien een partijis afgekeurd moet de bevoegde dienst een
100 %-controle van die partijverrichten of wel de noodzake-
lijke maatregelen treffen dat de afgekeurde partij als zodanig
niet in de handel wordt gebracht.
11.2.2. Indien de methode „B” is toegepast, dan past de bevoegde
dienst voor het goed- of afkeuren van de aangeboden partijde
steekproefschema's toe overeenkomstig onderstaande tabel.
Steekproefschema's
Volgorde van
onderwerpingGrootteGoedkeurcrite-
riumAfkeurcrite-
rium
17 0 01
28 5 01
3 105 0 11973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 12
▼M2
Volgorde van
onderwerpingGrootteGoedkeurcrite-
riumAfkeurcrite-
rium
4 120 0 1
Na goedkeuring van een partijmoet de daaropvolgende partij
die wordt aangeboden worden onderworpen aan de controle
van volgorde van onderwerping 1.
Na afkeuring van een partijtreft de bevoegde dienst de
noodzakelijke maatregelen dat de afgekeurde partij als zodanig
niet in de handel wordt gebracht en kan de voor de aanbieding
voor de eerste EEG-ijk verantwoordelijke hetzij dezelfde
partij , hetzijeen andere partijaanbieden. Deze partijwordt dan
onderworpen aan een controle van de eerstvolgende hogere
volgorde van onderwerping. Indien evenwel een partijna een
controle van volgorde van onderwerping 4 niet wordt goed-
gekeurd, moet de bevoegde dienst bijdeze partijeen 100 %-
controle verrichten.
11.3.Gevolg van veelvuldige afwijzing van partijen
Indien veelvuldig afwijzing van partijen wordt geconstateerd, kan de
bevoegde dienst de statistische controle opschorten. Indien, nadat de
houder van de EEG-modelgoedkeuring daarvan op de hoogte is
gebracht, geen enkele verbetering van het kwaliteitsniveau is waar-
genomen, kan de procedure tot intrekking van de EEG-
modelgoedkeuring overeenkomstig de voorschriften van artikel 7 van
Richtlijn 71/316/EEG worden ingesteld.
12.VoorbeeldvaneenmerktekenvandeeersteEEG-ijkbedoeldinpunt8.3
1973L0362 — NL — 04.02.1985 — 002.001 — 13