A Bizottság irányelve

(1982. július 1.)

a szeszfokmérőkre és az alkoholsűrűség-mérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/765/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő igazításáról

(82/624/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Görögország csatlakozási okmányával módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 17. cikkére,

mivel a 76/765/EGK irányelv [2] elfogadása óta a szeszfok meghatározásánál használható hőmérők területén új technikákat fejlesztettek ki; mivel az említett irányelv ennek megfelelően módosítandó;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a mérőeszközök kereskedelme műszaki jellegű akadályainak elhárítását célzó irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/765/EGK irányelv melléklete 9. szakaszának helyébe ezen irányelv melléklete lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1983. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. július 1-jén.

a Bizottság részéről

Karl-Heinz Narjes

a Bizottság tagja

[1] HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

[2] HL L 262., 1976.9.27., 143. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

9. A SZESZFOK MEGHATÁROZÁSÁNÁL HASZNÁLT HŐMÉRŐK

9.1. Szeszfok meghatározására használt mérőeszközbe beépített hőmérők

Amennyiben a szeszfok meghatározására használt mérőeszköz a II. vagy III. osztályba tartozik, úgy higanyos üveghőmérőt lehet beleépíteni.

9.1.1. A hőmérőnek 0,1 vagy 0,2 vagy 0,5 °C beosztásúnak kell lennie. 0 °C-nál nem szükséges skálaosztásnak lennie.

9.1.2. A legkisebb osztásköz távolság:

0,8 mm, ha a hőmérő 0,1 vagy 0,2 °C beosztású,

1,0 mm, ha a hőmérő 0,5 °C beosztású.

9.1.3. A vonalak vastagsága nem haladhatja meg egy osztásköz 1/5-öd részét.

9.1.4. A legnagyobb megengedhető pozitív vagy negatív hiba:

0,1 °C-os beosztású hőmérőknél: ± 0,10 °C,

0,2 °C vagy 0,5 °C -os beosztású hőmérőknél: ± 0,20 °C.

9.1.5. Az EGK-elsőhitelesítés során a beépített hőmérő hibáját a névleges mérési tartomány legalább három pontján kell meghatározni.

9.2. Szeszfok meghatározására használt mérőeszközbe be nem épített hőmérők

9.2.1. Amennyiben a szeszfok meghatározásához használt mérőeszköz az I. osztályba tartozik, úgy az alkalmazható hőmérő:

- bármilyen fémellenállás-hőmérő, amely lehetővé teszi a víz és etilalkohol elegyek hőmérsékletének meghatározását +0,1 °C legnagyobb megengedett hibával,

- vagy üvegből készült higanyos hőmérő, 0,1 vagy 0,5 °C beosztással.

Higanyos hőmérőkön 0 °C-nál osztásvonalnak kell lennie, a megengedett legkisebb osztásköztávolság 0,8 mm, és a vonalak vastagsága nem haladhatja meg az osztásköz 1/5-öd részét.

A legnagyobb megengedhető hiba értéke egy osztásköz.

9.2.2. Amennyiben a szeszfok meghatározására használt mérőeszköz a II. vagy III. osztályba tartozik, úgy higanyos üveghőmérőt kell alkalmazni.

9.2.2.1. A hőmérőnek 0,1 vagy 0,2 vagy 0,5 °C beosztásúnak kell lennie. 0 °C-nál skálaosztásnak kell lennie.

9.2.2.2. A legkisebb osztásköz távolság:

0,8 mm, ha a hőmérő 0,1 vagy 0,2 °C beosztású,

1,0 mm, ha a hőmérő 0,5 °C beosztású.

9.2.2.3. A vonalak vastagsága nem haladhatja meg egy osztásköz 1/5-öd részét.

9.2.2.4. A legnagyobb megengedett hiba:

0,1 °C-os beosztású hőmérőknél: ± 0,10 °C,

0,2 °C vagy 0,5 °C -os beosztású hőmérőknél: ± 0,20 °C.

--------------------------------------------------