—

OIML R 140 2007 Direktiivi 2004/22/EY Liitteen I ja liitteen MI-002 olennaiset vaatimukset OIML R 140 (2007) Huomautus Liite I 1.1 T.2.6; T.3.4; 9.1.1 Kattaa 1.2 T.2.16; T.2.17.2; 9.1.2; A.1 Kattaa häiriötilanteiden osalta 1.3 T.1.22; 7.1.3; A.2; A.4 Kattaa, mikäli valmistaja määrittelee kaikki tarvittavat tiedot 1.3.1 7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22 Kattaa 1.3.2 a) M1 M2 7.1.3; A.4.4 Kattaa tärinän osalta M3 Ei koske 1.3.2 b) 7.1.3.1; A.4.4 Kattaa tärinän osalta 1.3.3 a) E1 7.1.3; 10.2.8; A.4; A.4.5.a; A.4.5.b; A.4.6; A.4.7; A.4.8; A.4.11; A.4.12; A.4.13 Kattaa E2 Ei koske E3 Ei koske 1.3.3 b) A.4 Kattaa lukuun ottamatta lyhyitä katkoksia tasavirtaa käytettäessä 1.3.4 6.4.9; A.4; A.4.9; A.4.10 Kattaa lukuun ottamatta verkkotaajuuden vaihtelua ja verkkotaajuuden magneettikenttiä 1.4 1.4.1 A.1; A.4 Kattaa, jos käytetään modulaarista lähestymistapaa 1.4.2 A.4.3 Kattaa 2 Ei koske 3 Ei kata 4 8.2.1.3; 8.6.1.3 Kattaa 5 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3 Kattaa 6 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3 Kattaa 7 7.1 7.6 Kattaa 7.2 7.3.4; 8.5; 8.6; 8.7 Kattaa 7.3 9.3.5; 9.3.6 Kattaa 7.4 Ei koske 7.5 8.6.1.1; 8.6.1.2 Kattaa 7.6 9.3; 10.2.3 Kattaa testausmenettelyä lukuun ottamatta 8 8.1 7.1.1.1; 7.1.1.2; 7.3.2; 8.6.1.4; 8.6.1.5 Kattaa 8.2 7.6 Kattaa 8.3 7.6.2; 10.2.3 Kattaa lukuun ottamatta ohjelmiston tunnistamista mittauslaitteella 8.4 7.6.2 Kattaa 8.5 7.1.4.6; 8.7.2 Ei kata 9 9.1 7.5.1; 7.5.2; 7.1.1.2 Kattaa kilven tietojen osalta 9.2 Ei koske 9.3 7.5.1; 10.2.3; 10.2.8.2 Kattaa 9.4 Ei koske 9.5 8.2.1.2; 7.1.4.1 Kattaa 9.6 Ei koske 9.7 5.1 Kattaa 9.8 7.5.1 Kattaa 10 10.1 8.2.1.1 Kattaa 10.2 7.1.4.1; 7.1.4.3; 8.2.1.1 Kattaa 10.3 T.1.5; 8.3; 8.4 Kattaa 10.4 Ei koske 10.5 Kattaa, mikäli tilavuuden muunnoslaite on varustettu omalla näytöllä 11 11.1 Ei koske 11.2 7.1.4.6; 8.7.2; 9.1.5 Kattaa 12 Kattaa Liite MI-002 Määritelmät 1.1; 2; 6.3; 7.3; 8.5; 8.6 Kattaa Kaasumittari Muunnoslaite Pienin tilavuusvirta Suurin tilavuusvirta Välirajan tilavuusvirta Ylikuormitustilavuusvirta Perusolosuhteet T.1.9; T.1.12; 7.3.2.1; T.1.14; 7.3.1 Kattaa 1 7.1.2.1; 8.6.1.1; 9.3.6 Ei kata 1.1 Ei koske 1.2 Ei kata 1.3 7.3; 7.5.1 Kattaa 1.4 7.1.3; A.4.1; A.4.2; T.1.22 Kattaa 1.5 7.1.3; A.4; A.4.9; A.4.10; T.1.22 Kattaa 2 2.1 Ei koske 2.2 Ei koske 3 3.1 3.1.1 T.2.17.2; T.2.17.4; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.4 Kattaa 3.1.2 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.1.5; 9.3.6 Kattaa 3.1.3 T.2.17.2 Kattaa 3.2 Ei koske 4 4.1 4.1.1 Ei koske 4.1.2 Ei koske 4.2 4.2.1 Ei koske 4.2.2 Ei koske 5 5.1 9.2.1 Ei kata 5.2 9.2.2 Kattaa, kun akun tai pariston kyttöikä on 5 vuotta 5.3 Ei koske 5.4 Ei koske 5.5 Ei koske 5.6 Ei koske 6 5.1 Kattaa, paitsi milloin massa on ilmoitettu tonneina 7 7.3.1; 10.2.2 Kattaa 8 6.3.3 Kattaa, mikäli vallitsevaa lämpötilaa säädellään niin, että se pysyy ± 3 °C:n rajoissa perusolosuhteissa, ja lukuun ottamatta OIML R 140:n mukaista luokkaa C 9 9.1 9.3.6 Kattaa 9.2 7.1.4; 8.2; 8.7.1 Kattaa vain parametrien osalta ja mikäli tilavuuden muunnoslaite on varustettu omalla näytöllä Huomautus: Sarakkeessa ”Huomautus” kuvaillaan OIML R 140:n ja direktiivin 2004/22/EY asianomaisen säännöksen välinen vastaavuus. Maininnalla ”kattaa” tarkoitetaan sitä, että — OIML R 140:n ja direktiivin vaatimukset ovat identtiset tai — OIML R 140:n vaatimus on direktiivin vaatimusta tiukempi tai — OIML R 140:n vaatimus vastaa kaikilta osin direktiivin vaatimuksia (vaikka direktiivissä sallittaisiin muita vaihtoehtoja). — Jos vaatimukset eivät vastaa täysin toisiaan, kattavuus kuvaillaan lyhyesti. Maininnalla ”ei kata” tarkoitetaan sitä, että direktiivin vaatimus joko ei vastaa asianomaista OILM R 140:n vaatimusta tai ei sisälly OILM R 140:een. Maininnalla ”ei koske” tarkoitetaan sitä, että direktiivin liitteen I vaatimus ei koske tilavuuden muunnoslaitteita.