N° C 55/6 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
II 
(Actos jurídicos preparatorios) 
COMISIÓN 
Propuesta de Directiva del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros relativas a los instrumentos de pesaje no automáticos 
COM(88) 780 final — SYN 174 
(Presentada por la Comisión el 3 de enero de 1989) 
(89/C 55/05) 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó­
mica Europea y, en particular, su artículo 100 A, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
En cooperación con el Parlamento Europeo, 
Visto dictamen del Comité Económico y Social, 
Considerando que los Estados miembros tienen la res­
ponsabilidad de proteger al público contra los resultados 
incorrectos de las operaciones de pesaje que se llevan a 
cabo con instrumentos no automáticos cuando éstos se 
utilizan en determinados ámbitos de aplicación; 
Considerando que, en cada Estado miembro, las disposi­
ciones imperativas definen especialmente los requisitos de 
funcionamiento necesarios para los instrumentos de pe­
saje no automáticos, especificando los requisitos metro-
lógicos y técnicos, así como los procedimientos de ins­
pección antes y después de que entren en servicio; que 
dichas disposiciones imperativas no conducen necesaria­
mente a diferentes niveles de protección de un Estado 
miembro a otro sino que, por las disparidades que pre­
sentan, dificultan el comercio dentro de la Comunidad; 
Considerando que las disposiciones nacionales que ase­
guran dicha protección deben armonizarse para garanti­
zar la libre circulación de los instrumentos de pesaje no 
automáticos al mismo tiempo que garantizan un nivel 
justificado de protección en la Comunidad; 
Considerando que la legislación comunitaria en su es­
tado actual establece que hay que aceptar las barreras a 
los movimientos intracomunitarios que resultan de las 
disparidades de las legislaciones nacionales sobre el uso 
de los productos, a pesar de una de las normas funda­mentales de la Comunidad, es decir, la libre circulación 
de mercancías, en la medida en que las disposiciones de 
las legislaciones nacionales se consideran necesarias para 
garantizar que los productos de que se trate cumplen los 
requisitos esenciales; que la armonización de las legisla­
ciones en el presente caso debe, pues, limitarse a aquellas 
disposiciones que resulten necesarias para garantizar que 
los instrumentos de pesaje no automáticos satisfacen los 
requisitos metrológicos y de funcionamiento esenciales; 
que debido a que son esenciales, dichos requisitos deben 
sustituir a las disposiciones nacionales correspondientes; 
Considerando que la presente Directiva debe contener 
sólo los requisitos imperativos y esenciales; que, para fa­
cilitar las pruebas de conformidad con los requisitos 
esenciales, resulta necesario disponer de normas armoni­
zadas en el plano europeo, especialmente por lo que se 
refiere a las características metrológicas, de diseño y de 
construcción, de forma que los instrumentos que cum­
plen dichas normas armonizadas puedan presumirse con­
formes a los requisitos esenciales; que dichas normas, ar­
monizadas a nivel europeo, han sido elaboradas por or­
ganismos privados, y deben conservar su carácter de tex­
tos no obligatorios; 
Considerando que, a tal efecto, se reconoce al Comité 
Europeo de Normalización (CEN) y al Comité Europeo 
de Normalización Electrónica (CENELEC) como orga­
nismos competentes para adoptar normas armonizadas 
de acuerdo con las directrices generales de cooperación 
entre la Comisión y dichos dos organismos, firmadas el 
13 de noviembre de 1984; que, a los efectos de la pre­
sente Directiva, una norma armonizada es una especifi­
cación técnica (norma europea o documento armoni­
zado) adoptada por uno de dichos organismos o por am­
bos por mandato de la Comisión de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, 
de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un pro­
cedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas (*) y las directrices generales 
anteriormente mencionadas; 
O DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/7 
Considerando que es necesario evaluar la conformidad 
de los requisitos metrológicos y técnicos pertinentes para 
proporcionar a los usuarios y a terceros una protección 
eficaz; que los procedimientos de evalución de conformi­
dad que existen actualmente difieren de un Estado 
miembro a otro; que, para evitar las evaluaciones múlti­
ples de conformidad, que constituyen en efecto obstácu­
los a la libre circulación de los instrumentos, conviene 
prever un reconocimiento mutuo de los procedimientos 
de evaluación de la conformidad por los Estados miem­
bros; que, para facilitar el reconocimiento mutuo de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad, deben 
fijarse procedimientos comunitarios armonizados, junto 
con criterios armonizados para designar a los organismos 
encargados de realizar las tareas que resultan de los pro­
cedimientos de evaluación de la conformidad; 
Considerando que la presencia de la marca de conformi­
dad CE en un instrumento de pesaje no automático in­
dica que satisface las disposiciones de la presente Direc­
tiva y hace por ello innecesario repetir las evaluaciones 
de la conformidad que ya se hayan efectuado; 
Considerando que conviene adoptar medidas dirigidas a 
establecer progresivamente el mercado interior a más tar­
dar, el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior 
implica un espacio sin fronteras interiores en el que 
queda garantizada la libre circulación de mercancías, 
personas, servicios y capitales, 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación, comercialización, libre circulación 
Artículo 1 
1. Por instrumento de pesaje se entiende un instru­
mento independiente o un sistema utilizado para deter­
minar la masa de un cuerpo utilizando la acción de la 
gravedad sobre dicho cuerpo. Debe indicarse el valor de 
la masa del cuerpo. 
Un sistema es un conjunto de dispositivos interconecta-
dos y montados para realizar la función de pesaje. Un 
instrumento independiente puede ser parte de un sistema 
más amplio. 
Un instrumento de pesaje no automático es aquel que 
requiere la intervención de un operador para determinar 
la masa. Un instrumento de pesaje no automático puede además 
indicar y/o imprimir valores de cantidades que se deri­
van directamente del valor de la masa de dicho cuerpo. 
Un instrumento de medición no automático para medir 
cantidades relativas a la masa o valores derivados de ella 
es un instrumento de pesaje no automático definido an­
teriormente si utiliza la acción de la gravedad y si se li­
mita a indicar los valores de la masa. 
La presente Directiva se refiere a todos los instrumentos 
de pesaje no automáticos, denominados en lo sucesivo 
«instrumentos». 
2. A efectos de la presente Directiva, los ámbitos de 
aplicación serán los siguientes: 
a) 1. transacciones comerciales; 
2. determinación de una tasa, arancel, impuesto, 
prima, multa, indemnización u otro tipo de pago 
similar; 
3. aplicación de la ley y dictamen pericial; 
4. control sanitario, diagnóstico y tratamiento de en­
fermedades y alteraciones en el ejercicio de la me­
dicina (humana y veterinaria). 
b) Otras aplicaciones distintas de las previstas en la letra 
a). 
Artículo 2 
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas ne­
cesarias para que los instrumentos puedan comerciali­
zarse y entrar en servicio solamente si cumplen las dispo­
siciones de la presente Directiva que les son aplicables 
una vez que hayan sido correctamente instalados y utili­
zados para los fines a que están destinados. 
Artículo 3 
1. Los instrumentos que se vayan a utilizar en cual­
quiera de las aplicaciones a que se refiere la letra a) del 
apartado 2 del artículo 1 deberán cumplir los requisitos 
esenciales fijados en el Anexo I. Si el instrumento consti­
tuye un sistema, todos los dispositivos de éste que no in­
tervengan en ninguna de las aplicaciones mencionadas en 
la letra a) del apartado 2 del artículo 1 no estarán sujetos 
a este requisito. 
2. Los instrumentos que no se utilicen en ninguna de 
las aplicaciones a que se refiere la letra a) del apartado 2 
del artículo 1 no necesitan cumplir los requisitos esencia­
les establecidos en el Anexo I, pero pueden hacerlo si el 
fabricante así lo desea. 
N° C 55/8 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
Si no cumplen los requisitos esenciales, deberán fabri­
carse conforme a la práctica establecida de uno de los 
Estados miembros. Si, no obstante, reúnen los requisitos 
esenciales establecidos en el Anexo I podrán someterse a 
la evaluación de la conformidad especificada en el artí­
culo 8, si así lo desea el fabricante. 
Artículo 4 
Los Estados miembros no impedirán la comercialización 
ni la entrada en servicio de los instrumentos que cumplan 
los requisitos de la presente Directiva. 
Artículo 5 
1. Los Estados miembros presumirán conformes a los 
requisitos esenciales a que se refiere el artículo 3 aquellos 
instrumentos que respeten las normas nacionales perti­
nentes que, a su vez, apliquen las normas armonizadas 
que cumplan todos los requisitos esenciales mencionados 
en el artículo 3. 
2. La Comisión publicará las referencia de las normas 
armonizadas a que se refiere el apartado 1 en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
Los Estados miembros publicarán las referencias de las 
normas nacionales a que se refiere el apartado 1. 
Artículo 6 
Cuando un Estado miembro o la Comisión consideren 
que las normas armonizadas a que se refiere el apartado 
1 del artículo 5 no cumplen totalmente los requisitos 
esenciales contemplados en el artículo 3, la Comisión o 
el Estado miembro interesado someterán el asunto al 
Comité permanente constituido en virtud de la Directiva 
83/189/CEE, denominado en lo sucesivo «el Comité», 
explicando los motivos de ello. El Comité emitirá un dic­
tamen sin demora. 
A la luz del dictamen del Comité, la Comisión notifi­
cará a los Estados miembros si deben o no retirar tales 
normas de las publicaciones a que se refiere el apartado 
2 del artículo 5. 
Artículo 7 
1. Cuando un Estado miembro considere que los ins­
trumentos que llevan la marca de conformidad CE men­
cionada en los puntos 2, 3 y 4 del Anexo II no cumplen 
las disposiciones de la presente Directiva una vez que 
hayan sido correctamente instalados y utilizados para los 
fines a los que están destinados, adoptará todas las medi­
das apropiadas para retirar tales productos del mercado, 
o prohibir o restringir su comercialización. 
El Estado miembro de que se trate informará inmediata­
mente a la Comisión de dicha medida, indicando las ra­zones de su decisión, y especialmente si el incumpli­
miento se debe: 
a) al incumplimiento de los requisitos esenciales a que se 
refiere el artículo 3, en los casos en que el instru­
mento no se ajuste a las normas mencionadas en el 
apartado 1 del artículo 5; 
b) a una aplicación incorrecta de las normas aludidas en 
el apartado 1 del artículo 5; 
c) a deficiencias en las normas a que se refiere el apar­
tado 1 del artículo 5. 
2. La Comisión consultará a las partes interesadas en 
cuanto le sea posible. 
Después de dicha consulta, la Comisión informará inme­
diatamente al Estado miembro interesado acerca del re­
sultado de dicha consulta. Si la Comisión considera que 
la medida está justificada, deberá informar también de 
ello inmediatamente a los demás Estados miembros. 
Cuando el Estado miembro haya adoptado la medida ba­
sándose en una presunta deficiencia de las normas, la 
Comisión, previa consulta de las partes interesadas, so­
meterá el asunto al Comité en el plazo de dos meses si el 
Estado miembro interesado que ha adoptado las medidas 
pretende mantenerlas, e iniciará el procedimiento a que 
se refiere el artículo 6. 
3. Si un instrumento no conforme lleva la marca de 
conformidad CE, el Estado miembro competente adop­
tará las medidas apropiadas contra quienquiera que haya 
fijado la marca e informará de ello a la Comisión y a los 
demás Estados miembros. 
4. La Comisión velará para que los Estados miembros 
estén informados de la evolución y resultados de este 
procedimiento. 
CAPÍTULO II 
Evaluación de la conformidad 
Artículo 8 
1. A los efectos de la presente Directiva se establece 
una distinción entre fabricación de instrumentos corrien­
tes y fabricación de instrumentos especiales. Se enten­
derá por fabricación de instrumentos especiales la fabri­
cación de instrumentos únicos o de serie limitada, que 
comprende normalmente, aunque no necesariamente, 
instrumentos hechos por encargo, instrumentos destina­
dos a un uso específico, etc. 
Fabricación de instrumentos corrientes 
2. Los instrumentos que se vayan a utilizar en cual­
quiera de las aplicaciones referidas en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 1 se someterán al examen CE de 
modelo mencionado en el punto 1 del Anexo II. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/9 
3. Los instrumentos que no se vayan a utilizar en nin­
guna de las aplicaciones referidas en la letra a) del apar­
tado 2 del artículo 1 que reúnan los requisitos esenciales 
establecidos en el Anexo I podrán, a elección del fabri­
cante, someterse el examen CE de modelo mencionado 
en el punto 1 del Anexo II. 
4. En los dos casos mencionados en los apartados 2 y 
3 los instrumentos que no utilicen dispositivos electróni­
cos y en los que el mecanismo de medición de la carga 
no emplea ningún resorte para equilibrarla, no deberán 
necesariamente ser objeto del examen CE de modelo, 
pero podrán ser objeto del mismo, a elección del fabri­
cante. 
5. Los instrumentos mencionados en el apartado 2, in­
cluidos los que hayan sido dispensados del examen CE 
de modelo basándose en las disposiciones del apartado 4, 
se someterán, a elección del fabricante, antes de que en­
tren en servicio: 
— bien a la declaración de conformidad de producción 
CE (tipo 2), mencionado en el punto 2 del Anexo II, 
— bien a la comprobación CE (tipo 1) a la que se alude 
en el punto 3 del Anexo II. 
6. Los instrumentos mencionados en el apartado 3 que 
se hayan sometido al examen CE de modelo o que han 
sido dispensados del mismo basándose en las disposicio­
nes del apartado 4 podrán someterse, a elección del fa­
bricante, antes de que entren en servicio, a uno de los 
dos procedimientos contemplados en el apartado 5. 
Fabricación de instrumentos especiales 
7. Los instrumentos que se vayan a utilizar en cual­
quiera de las aplicaciones referidas en la letra a) del 
apartado 2 del artículo 1 se someterán a la comprobación 
CE (tipo 2) mencionada en el punto 4 del Anexo II. 
8. Los instrumentos que no se vayan a utilizar en nin­
guna de las aplicaciones referidas en la letra a) del apar­
tado 2 del artículo 1 que reúnan los requisitos esenciales 
establecidos en el Anexo I podrán, a elección del fabri­
cante, someterse a la comprobación CE (tipo 2) mencio­
nada en el punto 4 del Anexo II. 
Disposiciones generales 
9. Los documentos y correspondencia referentes a los 
procedimientos mencionados en los apartados 2 a 8 se 
redactarán en una lengua oficial del Estado miembro en 
el que vayan a llevarse a cabo dichos procedimientos, o 
en una lengua aceptada por el organismo competente. 
Artículo 9 
1. Los Estados miembros notificarán a los otros Esta­
dos miembros y a la Comisión los organismos que han 
designado para realizar los cometidos propios de los pro­
cedimientos mencionados en el artículo 8, las tareas es­
pecíficas para las que se haya designado cada organismo y los códigos de identificación de los organismos desig­
nados. 
La Comisión publicará la lista de dichos organismos no­
tificados, junto con los cometidos que se les ha asignado, 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y ve­
lará por la actualización de dicha lista. 
2. Los Estados miembros aplicarán los criterios míni­
mos, establecidos en el Anexo V, para la designación de 
los organismos. Se presumirá que los organismos que 
reúnan los criterios fijados por las normas armonizadas 
pertinentes cumplen los criterios establecidos en el 
Anexo V. 
3. Un Estado miembro que haya designado un orga­
nismo retirará la designación si éste deja de cumplir con 
los criterios de designación mencionados en el apartado 
2. Informará inmediatamente de ello a los otros Estados 
miembros y a la Comisión. 
CAPÍTULO III 
Marca de conformidad CE y menciones 
Artículo 10 
1. La marca de conformidad CE y los datos comple­
mentarios necesarios especificados en el Anexo IV debe­
rán figurar en los instrumentos de manera claramente vi­
sible, fácilmente legible e indeleble. 
2. Se prohibe poner en los instrumentos marcas que se 
puedan confundir con la marca de conformidad CE. 
Artículo 11 
En los casos en que se haya puesto erróneamente la 
marca de conformidad CE en instrumentos: 
— que no se ajusten a las normas pertinentes menciona­
das en el apartado 1 del artículo 5, 
— que no se ajusten a un modelo homologado, 
— que se ajustan a un modelo homologado que no 
cumple los requisitos esenciales aplicables, 
— en que el fabricante no haya cumplido las oblicacio-
nes que le incumben en virtud de la declaración de 
conformidad CE (tipo 2), 
el organismo notificado competente retirará el certifi­
cado de homologación CE y/o la homologación del sis­
tema de calidad, según los casos. 
N° C 55/10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
Artículo 12 CAPÍTULO V 
Si un instrumento destinado a ser utilizado en alguna de 
las aplicaciones referidas en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 1 constituye un sistema y éste contiene dispositi­
vos que no se han sometido a la evaluación de la confor­
midad a que se refiere el artículo 8, cada uno de estos 
dispositivos llevará la mención «prohibida su utilización 
con fines comerciales» en las lenguas oficiales del Estado 
miembro en el que haya entrado en servicio el instru­
mento. Dicha mención figurará en los dispositivos en 
forma claramente visible, fácilmente legible e indeleble. 
CAPÍTULO IV 
Control de los instrumentos que hayan entrado en 
servicio 
Artículo 13 
1. Los instrumentos que lleven la marca de conformi­
dad CE y se utilicen en cualquiera de las aplicaciones 
mencionadas en la letra a) del apartado 2 del artículo 1 
serán objeto de una inspección de servicio por parte de 
un organismo notificado a fin de garantizar que siguen 
siendo conformes al modelo descrito en el certificado de 
homologación (si procede) y que cumplen los requisitos 
de la presente Directiva aplicables a los mismos. 
2. Se procederá a una segunda comprobación: 
a) después de una reparación, modificación o un nuevo 
montaje; 
b) después de su transporte a una zona geográfica donde 
la gravedad tenga un valor suficientemente distinto 
como para justificar una segunda comprobación, so­
bre todo con respecto al error de indicación. 
3. Al efectuar dichas inspecciones, el organismo noti­
ficado realizará las pruebas adecuadas definidas en las 
normas pertinentes a que se refiere el artículo 5 u otras 
equivalentes. En los casos previstos en el apartado 2, 
aplicará los límites máximos de error permitidos especifi­
cados en el punto 4.1 del Anexo I. En los demás casos, 
aplicará los límites máximos de error permitidos especifi­
cados en el punto 4.2 del Anexo I. Período transitorio 
Artículo 14 
1. Las homologaciones CE conforme, a la Directiva 
73/360/CEE del Consejo (') y las nacionales, que sean 
válidas el 1 de julio de 1992 seguirán siendo válidas hasta 
la fecha de su vencimiento o hasta el 1 de julio de 2002, 
si ésta es anterior a aquélla. Después de esta fecha segui­
rán, no obstante, en vigor para los instrumentos mencio­
nados en el apartado 2. 
2. Los Estados miembros permitirán la utilización, a 
partir del 1 de julio de 1992, de los instrumentos que 
entren legalmente en servicio en esa fecha y mientras 
cumplan los requisitos que les son aplicables en virtud de 
su homologación o de su comprobación, inicial. 
CAPÍTULO VI 
Disposiciones finales 
Artículo 15 
Toda decisión adoptada en aplicación de la presente Di­
rectiva y que implique restricciones a la entrada en servi­
cio de un instrumento deberá precisar las razones en las 
que se basa. Dicha decisión será notificada sin demora a 
la parte interesada que será informada al mismo tiempo 
de los recursos legales de que dispone de conformidad 
con la legislación en vigor en el Estado miembro de que 
se trate y de los plazos a que están sujetos tales recursos. 
Artículo 16 
1. Antes del 1 de enero de 1992, los Estados miem­
bros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, re­
glamentarias y administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a 
la Comisión. 
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de julio de 
1992. 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
los textos de las disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
3. La Directiva 73/360/CEE quedará derogada a par­
tir del 1 de julio de 1992. 
Artículo 17 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta­
dos miembros. 
(') DO n° L 335 de 5. 12. 1973, p. 1. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/11 
ANEXO I 
A continuación se especifican los requisitos esenciales que deben reunir los instrumentos mencionados en la 
letra a) del apartado 2 del artículo 1. La terminología utilizada es la de la Organización internacional de 
Metrología Legal. 
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS 
1. Unidades de masa 
Las unidades de masa utilizadas deberán ajustarse a la Directiva 80/181/CEE ('). 
Sin perjuicio de esta condición, se podrán utilizar las siguientes unidades: 
— de las unidades SI: kilogramo, microgramo, miligramo, gramo, tonelada 
— de las unidades imperiales: libra, onza (avoirdupois), onza troy 
— de las otras unidades: quilate métrico, para pesar piedras preciosas. 
Para los instrumentos que utilicen las unidades imperiales de masa arriba referidas, los requisitos 
esenciales relevantes especificados a continuación serán convertidos a dichas unidades imperiales 
utilizando interpolación simple. 
2. Clases de precisión 
2.1. Se han definido las siguientes clases de precisión: 
I. especial 
II. fina 
III. media 
IV. ordinaria 
En el cuadro 1 se da una descripción detallada de estas clases. 
CUADRO 1 
Clases de precisión 
Clase 
I 
II 
III 
IV Intervalo de verificación de escala 
(e) 
0,001 g < e 
0,001 g < e < 0,05 g 
0,1 g < e 
0,1 g<e<2g 
5 g< e 
5 g< e Capacidad mínima 
(Min) 
valor mínimo 
100 e 
20 e 
50 e 
20 e 
20 e 
10 e Capacidad máxima 
(Max) 
valor mínimo 
50 000 e 
100 e 
5 000 e 
100 e 
500 e 
100 e valor máximo 
— 
100 000 e 
100 000 e 
10 000 e 
10 000 e 
1 000 e 
2.2 Intervalos de escala 
2.2.1. El intervalo de escala real (d) y el intervalo de comprobación (e) deberán corresponder a 1 x 10k, 
2 x 10ko5 x 10k unidades de masa, cuando k = un número entero o cero. 
2.2.2. Para todos los instrumentos sin dispositivos indicadores auxiliares, d = e. 
2.2.3. Para todos los instrumentos con dispositivos indicadores auxiliares, se aplicarán las siguientes condi­
ciones: 
e =1 x 10kg 
d < e < 10 d, 
salvo para los instrumentos de la clase 1 con d < 10~4, en los que 
e = 10-3g. 
(') DO n° L 39 de 15. 2. 1980, p. 39. 
N° C 55/12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
3. Clasificación 
3.1. Instrumentos con una escala de pesaje 
3.1.1. Los instrumentos sin dispositivo indicador auxiliar podrán pertenecer a cualquiera de las cuatro 
clases de precisión anteriormente definidas. 
3.1.2. Los instrumentos con dispositivo indicador auxiliar deberán corresponder a las clase I ó II. El límite 
inferior del alcance mínimo de los instrumentos de estas dos clases se obtiene a partir del cuadro I, 
sustituyendo el intervalo de comprobación (e) de la tercera columna por el intervalo de escala 
real (d). 
Cuando d < 10"4 g, la capacidad máxima de la clase I podrá ser inferior a 50 000 e. 
3.1.3 En caso de que el instrumento reúna las características específicas de más de una clase de precisión, 
la elección de la clase le corresponde al fabricante. El instrumento deberá reunir todos los requisitos 
que dispone la presente Directiva para la clase elegida. 
3.2. Instrumentos con escalas de pesaje múltiples 
Se permiten escalas de pesaje múltiples con tal de que estén claramente indicadas en el instrumento. 
Cada escala de pesaje se clasificará con arreglo al apartado 3.1. Si las escalas de pesaje correspon­
den a distintas clases de precisión, el instrumento deberá cumplir los requisitos más estrictos que se 
aplican a las clases de precisión a las que correspondan las escalas de pesaje. 
3.3. Instrumentos con intervalos múltiples 
3.3.1. Los instrumentos con una escala de pesaje podrán tener varias escales parciales de pesaje (instru­
mentos con intervalos múltiples). 
Los instrumentos con intervalos múltiples no deberán llevar un dispositivo indicador auxiliar. 
3.3.2. Cada escala parcial de pesaje i de los instrumentos con intervalos múltiples viene definida por 
— su intervalo de comprobación e¡ con e¡ + l > e¡ 
— su capacidad máxima Max¡ con Maxr = Max 
— su capacidad mínima Min¡ con Min¡ = Max¡_[ y Mint = Min, 
en los que: 
i = 1, 2 ... r, 
i = número de escalas parciales de pesaje, 
r = número total de escalas parciales de pesaje. 
Todos los alcances se entienden como referidos a carga neta, independientemente del valor de la 
tara utilizada. 
3.3.3. Las escalas parciales de pesaje se clasifican siguiendo el cuadro 2. Todas ellas deberán corresponder 
a la misma clase de precisión, esto es, la clase de precisión a la que pertenece el instrumento. 
CUADRO 2 
Instrumentos con intervalos múltiples 
i = 1, 2 ... r, 
i = número de escalas parciales de pesaje 
r = número total de escalas parciales de pesaje 
a-
I 
II 
III 
IV Intervalo de verificación de escala 
(e) 
0,001 g < e¡ 
0,001 g < e¡ < 0,05 g 
0,1 g < e¡ 
0,1 g < e¡ 
5 g< e¡ Capacidad mínima 
(Min) 
valor 
mínimo 
100 e, 
20 e! 
50 e. 
20 e, 
10 e. Capacidad máxima 
(Max¡) 
valor (') 
mínimo 
50 000 e¡ + , 
5 000 e¡ + , 
5 000 e¡ + i 
500 e¡ + , 
50 e¡ + , valor 
máximo 
— 
100 000 e¡ 
100 000 e¡ 
10 000 e¡ 
1 000 e¡ 
O Cuando ¡ = r se utilizará la columna correspondiente del cuadro 1, sustituyendo e por er 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/13 
4. Precisión 
4.1. En la primera comprobación CE el error de indicación no podrá ser superior al error máximo 
tolerado que se señala en el cuadro 3. Si se trata de una indicación numérica, el error de indicación 
se corregirá redondeando. 
Los errores máximos tolerados se aplican al valor neto de cualquier carga de tara, con excepción de 
los pesos de tara preestablecidos. 
CUADRO 3 
Errores máximos tolerados 
Canr, 
clase I 
0 < m < 50 000 e 
50 000 e < m < 200 000 e 
200 000 e < m clase II 
0 < m < 5 000 e 
5 000 e < m < 20 000 e 
20 000 e < m < 100 000 e clase III 
0 < m < ' 500 e 
500 e < m < 2 000 e 
2000e < m < 10 000 e clase IV 
0 < m < 50 e 
50 e < m < 200 e 
200 e < m <1 OOOe Error máximo tolerado 
la primera 
comprobación CE 
± 0,5 e 
± 1,0 e 
± 1,5 e 
4.2. Los errores máximos tolerados en funcionamiento serán el doble de los tolerados en la comproba­
ción CE. 
5. Los resultados de peso de un instrumento se podrán repetir y reproducir indicando los dispositivos y 
métodos de equilibrado utilizados. 
Estos serán bastante independientes de los cambios de emplazamiento de la carga en el receptor de 
carga. 
6. El instrumento reaccionará a pequeñas variaciones en la carga. 
7. Incidencia de las cantidades y el tiempo 
7.1. Los instrumentos de las clases II, III y IV, que se puedan utilizar en posición inclinada, serán 
suficientemente insensibles a la inclinación que pueda darse en el funcionamiento normal. 
7.2. Los instrumentos reunirán las características metrológicas dentro de un rango de temperaturas espe­
cificado por el fabricante. El valor de esta graduación será, por lo menos, igual a 
5 °C en un instrumento de la clase I, 
15 °C en un instrumento de la clase II 
30 °C en un instrumento de la clase III ó IV 
Si no aparece especificado por el fabricante, se aplicará la graduación de —10 °C a + 40 °C. 
7.3. Los instrumentos que funcionan conectados a la red eléctrica reunirán las características metrológi­
cas en condiciones de fluctuación normal del suministro. 
Los instrumentos que funcionan con pilas indicarán el momento en que el voltaje sea menor que el 
mínimo requerido y en esas condiciones, bien seguirán funcionando correctamento o dejarán de 
hacerlo automáticamente. 
7.4. Los instrumentos electrónicos, salvo los de la clase I y clase II si e es inferior a 1 g, deberán reunir 
las características metrológicas en condiciones de humedad relativa alta en el límite superior de su 
graduación de temperatura. 
N° C 55/14 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
7.5. El cargar un instrumento de clase II, III ó IV durante un largo período de tiempo no tendrá una 
influencia significativa en la indicación de la carga o en la puesta a cero inmediatamente posterior a 
la retirada de la carga. 
7.6. En otras condiciones los instrumentos seguirán funcionando correctamente o dejarán de hacerlo 
automáticamente. 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
8. Condiciones generales 
8.1. El diseño y la fabricación de los instrumentos tendrá que realizarse de tal manera que los instru­
mentos conserven sus cualidades metrológicas si se utilizan e instalan adecuadamente y se hallan en 
el medio para el que estaban destinados. 
8.2. Si están expuestos a perturbaciones, los instrumentos electrónicos no acusarán fallos significativos o 
los detectarán y solucionarán. 
Al ser detectado automáticamente un fallo significativo, los instrumentos electrónicos pondrán en 
funcionamiento una alarma visual o auditiva hasta que el usuario corrija el fallo o éste desaparezca. 
8.3. Las condiciones expuestas en 8.1 y 8.2 se deberán cumplir con carácter permanente. Los instrumen­
tos electrónicos, por tanto, no presentarán errores significativos de durabilidad durante un periodo 
normal de tiempo, conforme al uso al que están destinados los instrumentos, o los detectarán y 
resolverán. 
Los aparatos electrónicos digitales controlarán la corrección de la operación de medición, del meca­
nismo indicador así como del almacenamiento y transferencia de todos los datos. 
Cuando se detecte automáticamente un error de durabilidad significativo, se pondrá en funciona­
miento una alarma visual o auditiva que no cesará hasta que el usuario corrija el error o éste 
desaparezca. 
8.4. Cuando se conecte un equipo exterior a un instrumento electrónico con una interfaz adecuada, ello 
no perjudicará a las cualidades metrológicas del instrumento. 
8.5. Los instrumentos no poseerán características que faciliten el uso fraudulento y serán mínimas las 
posibilidades de incurrir en uso incorrecto involuntario. Los componentes que no puedan ser des­
montados o ajustados por parte del usuario estarán protegidos contra tales acciones. 
8.6. Los instrumentos tendrán un diseño que permita la realización de los controles reglamentarios que 
dispone la presente Directiva. 
9. Indicación de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso 
La indicación de los resultados del pesaje y de otras estimaciones de peso será precisa, clara y no 
deberá inducir a error, y el aparato indicador posibilitará una rápida lectura en condiciones norma­
les de uso. 
Los nombres y símbolos de las unidades mencionadas en el apartado 1 del presente Anexo deberán 
ajustarse a las disposiciones de la Directiva 80/181/CEE ('). Además, para el quilate métrico se 
utilizará el símbolo «ct». 
La indicación no podrá exceder la capacidad máxima (Max), con un aumento de 9 e. 
Se permite la instalación de un dispositivo indicador auxiliar, únicamente detrás de la marca deci­
mal. Se puede utilizar temporalmente un dispositivo indicador ampliado pero, durante su funciona­
miento, no se imprimirá. 
Se podrán mostrar indicaciones secundarias, si se pueden identificar como tales y no se confunden 
con indicaciones primarias. 
(') DO n° L 39 de 15. 2. 1980, p. 39. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/15 
10. Impresión de los resultados del pesaje y otras estimaciones de peso 
Los resultados impresos serán correctos, fáciles de reconocer y claros. La impresión será diáfana, 
legible, indeleble y permanente. 
11. Nivelación 
Cuando proceda, los instrumentos estarán equipados con un dispositivo de nivelación y un indica­
dor de nivel, de una sensibilidad suficiente como para que permitan una instalación adecuada. 
12. Puesta a cero 
Los instrumentos podrán estar dotados de dispositivos de puesta a cero. El funcionamiento de di­
chos mecanismos producirá una puesta a cero precisa y no provocará resultados incorrectos de 
medición. 
13. Dispositivos de tara y dispositivos de tara preestablecida 
Los instrumentos pueden tener uno o más dispositivos de tara y un mecanismo de tara preestable­
cida. El funcionamiento de los mecanismos de tara producirá una puesta a cero precisa y garanti­
zará un pesaje neto. El funcionamiento del mecanismo de tara preestablecida garantizará la deter­
minación correcta del valor neto calculado. 
14. Instrumentos para venta directa al público con una capacidad máxima que no supere los 100 kg: 
condiciones adicionales 
Los instrumentos para venta directa al público ofrecerán al cliente claramente toda la información 
esencial sobre la operación de pesaje y calcularán el precio del artículo adquirido, si se trata de 
instrumentos que lo indiquen. 
El precio que se debe pagar, si aparece indicado, será exacto. 
Los instrumentos que calculan el precio por ordenador tendrán que presentar las indicaciones esen­
ciales durante el tiempo suficiente para que el cliente pueda leerlas bien. 
Estos instrumentos podrán realizar otras funciones además del pesaje y el cálculo del precio del 
artículo únicamente sí todas las indicaciones relativas a las transacciones quedan impresas clara e 
inequívocamente y reflejadas en un billete o etiqueta para uso del cliente. 
Los instrumentos no presentarán características que puedan dar, directa o indirectamente, indicacio­
nes que no se puedan interpretar fácilmente o con claridad. 
Los instrumentos protegerán a los clientes contra transacciones incorrectas debidas a su funciona­
miento defectuoso. 
No se permitirán dispositivos suplementarios auxiliares ni dispositivos indicadores ampliados. 
Sólo se permitirán dispositivos suplementarios si no facilitan el uso fraudulento por parte del vende­
dor. 
Los instrumentos con las características de los utilizados para venta directa al público, que, no 
obstante, no reúnan las condiciones descritas en este capítulo llevarán el sello indeleble «No se debe 
utilizar para venta directa al público». Dicho sello estará claramente visible en el lado del instru­
mento que ve normalmente el cliente si hubiera de utilizarse para venta directa al público. 
15. Instrumentos para el etiquetado de precios 
Los instrumentos para el etiquetado de precios deberán reunir las condiciones a ellos aplicables que 
rigen los instrumentos indicadores de precio para venta directa al público. Por debajo de una capa­
cidad mínima no se podrá imprimir una etiqueta de precio. 
N° C 55/16 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
ANEXO II 
1. Examen CE de modelo 
1.1. El examen CE de modelo es el procedimiento por el cual un organismo de inspección notificado 
comprueba y certifica que el diseño de un instrumento, que representa a la producción que se 
pretende conseguir, se ajusta a las disposiciones correspondientes a la presente Directiva. 
1.2. La solicitud de examen de modelo deberá ser presentada por el fabricante o por su representante 
autorizado, establecido en la Comunidad, ante un único organismo de inspección. 
La solicitud deberá incluir: 
— el nombre y la dirección del fabricante y, cuando haya sido presentada por el representante 
autorizado, además el nombre y la dirección de éste último, 
— una declaración escrita de que no se ha presentado la solicitud ante ningún otro organismo 
autorizado, 
— la documentación sobre el diseño, tal como se especifica en el Anexo III. 
El solicitante pondrá a disposición del organismo autorizado, un instrumento representativo de lo 
que se pretende producir, llamado en lo sucesivo «modelo». 
1.3. El organismo autorizado 
1.3.1. Examinará la documentación relativa al diseño, comprobará que el modelo ha sido fabricado con­
forme a la documentación y reconocerá los elementos diseñados de conformidad con las disposicio­
nes pertinentes de las normas y requisitos esenciales mencionados en esta Directiva. 
1.3.2. Llevará a cabo los exámenes y/o pruebas oportunas para confirmar que las soluciones adoptadas 
por el fabricante cumplen los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas mencio­
nadas en el artículo 5. 
1.3.3. Hará o habrá hecho anteriormente los exámenes y/o pruebas adecuadas para comprobar que, si el 
fabricante ha optado por aplicar las normas pertinentes, éstas se han aplicado bien, garantizando de 
esa manera la conformidad con los requisitos esenciales. 
1.3.4. Acordará con el solicitante el lugar donde se realizarán los exámenes y/o pruebas. 
1.4. Si el diseño se ajusta a las disposiciones de la presente Directiva, el organismo de inspección expe­
dirá al solicitante un certificado de homologación CE de diseño. El certificado contendrá las con­
clusiones del examen, las condiciones (si las hubiera) de su validez, los datos necesarios para la 
identificación del diseño homologado y la descripción del funcionamiento. Todos los elementos 
descriptivos de carácter técnico, como gráficos o esquemas, deberán adjuntarse como anexos del 
certificado. 
El certificado tendrá una validez de 10 años a partir de la fecha de expedición y se podrá renovar 
por períodos de 10 años. 
1.5. Los otros organismos de inspección serán informados de que se ha expedido un certificado de 
homologación CE para dicho modelo y los documentos adicionales mencionados en el apartado 1.7. 
Recibirán una copia del certificado de homologación CE y, si justifican su solicitud, una copia de 
los anexos de informes de los controles y pruebas realizados. 
1.6. El organismo que deniegue un certificado de homologación CE o los documentos adicionales men­
cionados en el apartado 1. 7, o los retire, informará de ello al Estado miembro que designó a dicho 
organismo y a los otros organismos autorizados dando las razones de su decisión. 
1.7. El solicitante mantendrá informado al organismo que expidió el certificado de homologación CE de 
las modificaciones hechas al modelo homologado. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/17 
Las modificaciones introducidas en un modelo homologado han de obtener una homologación adi­
cional del organismo de inspección que expidió el certificado de homologación CE si tales cambios 
afectan a la conformidad con los requisitos esenciales de esta Directiva o a las condiciones prescritas 
de utilización del instrumento. Dicha homologación adicional se presentará como un añadido al 
certificado original de homologación CE. 
2. Certificación de conformidad CE (tipo 2) 
2.1. La declaración de conformidad CE (tipo 2) es el procedimiento por el cual el fabricante que cumple 
las obligaciones mencionadas en el apartado 2.2 declara que los instrumentos de que se trata son 
conformes al modelo del instrumento descrito en el certificado de homologación CE y cumplen los 
requisitos de la presente Directiva que le afectan. 
El fabricante adherirá la marca CE y redactará una declaración de conformidad para cada instru­
mento. 
Acompañará a la marca CE un símbolo de identificación del organismo autorizado encargado de la 
inspección CE mencionada en el apartado 2.2. El certificado de conformidad figurará en el exterior 
del instrumento. 
2.2. El fabricante tiene que haber aplicado debidamente un sistema de calidad con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2.3, y se somete al control especificado en el apartado 2.4. 
2.3. Sistema de calidad 
2.3.1. El fabricante deberá presentar una solicitud de aprobación a un organismo de inspección autori­
zado. 
La solicitud comprenderá: 
— toda la documentación pertinente y, especialmente la documentación sobre el sistema de calidad 
y el diseño de los instrumentos, 
— un compromiso de cumplir las obligaciones derivadas del sistema de calidad homologado, 
— un compromiso de mantener el sistema de calidad homologado para garantizar una adecuación 
y eficiencia duraderas. 
2.3.2. El sistema de calidad garantiza que los instrumentos se ajustan al modelo descrito en el certificado 
de homologación descrito en el certificado de homologación CE y son conformes a los requisitos de 
la presente Directiva que les afectan. 
Todos los elementos, requisitos y disposiciones adoptados por el fabricante se deberán documentar 
de forma sistemática mediante instrucciones y procedimientos escritos. Dicha documentación del 
sistema de calidad garantizará una interpretación común de programas, planes, manuales y registros 
de calidad. 
La documentación incluirá especialmente una descripción adecuada de: 
— los objetivos de calidad y la estructura orgánica, responsabilidades y atribuciones de las autori­
dades responsables de la calidad del producto, 
— el proceso de fabricación, control y técnicas de garantía de calidad, procesos y operaciones 
sistemáticas que se realicen, 
— los exámenes y pruebas que se efectúen antes, durante y después de la fabricación y la frecuen­
cia con que se realicen, 
— los medios para controlar la consecución de la necesaria calidad del producto y el adecuado 
funcionamiento del sistema de control de calidad. 
2.3.3. El organismo de inspección examinará y evaluará el sistema de calidad para ver si cumple los requi­
sitos reflejados en el apartado 2.3.2. En cuanto a los sistemas de calidad que aplican las normas 
armonizadas correspondientes, se estimará que son conformes a dichos requisitos. 
N° C 55/18 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
Dicho organismo notificará su decisión al fabricante e informará de ello a los otros organismos de 
inspección autorizados. La notificación constará de las conclusiones del examen y de una evaluación 
detallada. 
2.3.4. Elfabricante o su representante autorizado informarán al organismo de inspección que haya homo­
logado el sistema de calidad de cualquier puesta al día del sistema de calidad relacionada con cam­
bios debidos a nuevas tecnologías y conceptos de calidad, por ejemplo. 
2.3.5. Cuando un organismo de inspección retire su homologación a un sistema de calidad, deberá infor­
mar de ello a los otros organismos, explicando sus razones. 
2.4. Control CE 
2.4.1. El objetivo del control CE es asegurarse de que el fabricante cumple debidamente las obligaciones 
derivadas del sistema de calidad homologado. 
2.4.2. El fabricante tendrá que permitir al organismo autorizado la entrada a los lugares de fabricación, 
inspección, ensayo y almacenamiento, con fines de inspección y le facilitará toda la información 
necesaria, especialmente: 
— la documentación sobre el sistema de calidad, 
— la documentación relativa al diseño, 
— los registros de calidad, como informes de inspección y datos de las pruebas, datos de calibra­
ción, informes de aptitud del personal, etc. 
2.4.3. El organismo de inspección se cerciorará de que el fabricante mantiene y aplica el sistema de cali­
dad y remitirá un informe del control. 
3. Comprobación CE (tipo 1) 
3.1. La comprobación CE (tipo 1) es el procedimiento por el que un organismo de inspección com­
prueba y confirma que los instrumentos de que se trate son conformes al modelo descrito en el 
certificado de homologación de modelo CE y cumplen los requisitos de la presente Directiva que les 
afectan. Dicho organismo adherirá la marca CE en cada instrumento y redactará por escrito un 
certificado de conformidad para cada uno de ellos. El certificado de conformidad acompañará al 
instrumento a que se refiere. 
3.2. Se examinarán todos los instrumentos y se llevarán a cabo las pruebas establecidas en las normas 
pertinentes mencionadas en el artículo 5, u otras equivalentes, para asegurarse de su conformidad 
con los requisitos de la presente Directiva. 
3.3. Acompañará a la marca CE mencionada en el apartado 1 anterior el símbolo de identificación de 
organismo autorizado. 
4. Comprobación CE (tipo 2) 
4.1. La comprobación CE (tipo 2) es el procedimiento por el cual un organismo autorizado comprueba y 
confirma que unos instrumentos determinados cumplen los requisitos de la presente Directiva que 
les afectan. El organismo adherirá la marca CE a todos los instrumentos y redactará un certificado 
escrito de conformidad para cada uno de ellos. 
Dicho certificado tendrá un período de validez de 10 años a partir de la fecha en la que fue expe­
dido, y se podrá renovar por otros períodos de 10 años cada uno. Figurará junto al instrumento a 
que se refiere. 
4.2. Todos los instrumentos serán sometidos a examen y se llevarán a cabo las pruebas oportunas esta­
blecidas en las normas pertinentes reflejadas en el artículo 5, u otras equivalentes, para garantizar su 
conformidad con los requisitos pertinentes de la presente Directiva. 
4.3. Acompañará a la marca CE a la que alude el apartado 1 anterior el símbolo de identificación del 
organismo autorizado. 
4.4. La documentación sobre el diseño del instrumento especificada en el Anexo III estará a disposición 
del organismo de inspección. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/19 
5. Disposiciones generales 
5.1. La declaración CE de conformidad (tipo 2), la comprobación CE (tipo 1) y la comprobación CE 
(tipo 2) se podrán realizar en los locales del fabricante o en cualquier otro lugar si el transporte al 
lugar en el que se utiliza no requiere desmontar el instrumento, si al ponerlo en funcionamiento en 
el lugar donde se vaya a usar no requiere el montaje del instrumento u otras intervenciones técnicas 
que puedan afectar sus prestaciones y si éstas son insensibles a las variedades de gravedad. En todos 
los demás casos, se llevará a cabo en el lugar en que se vaya a utilizar el instrumento. 
5.2. En los casos en los que las prestaciones del instrumento varíen según la gravedad, se podrán realizar 
los procedimientos mencionados en el apartado 5.1 en dos fases, constando la segunda fase de todos 
los exámenes y pruebas cuyo resultado esté relacionado con la gravedad y la primera fase el resto de 
aquéllos. La segunda fase se realizará en el lugar de uso del instrumento. Si un Estado miembro ha 
establecido zonas de gravedad en su territorio, la expresión «en el lugar de uso del instrumento» se 
interpretará como «en la zona de gravedad de uso del instrumento». 
5.3.1. Si un fabricante ha optado por lá realización en dos fases de uno de los procedimientos menciona­
dos en el apartado 5.1 y son dos grupos diferentes los encargados de llevar a cabo estas dos fases, el 
instrumento que haya sido sometido a la primera fase de dicho procedimiento ostentará el símbolo 
de identificación del organismo autorizado implicado en dicha fase. 
5.3.2. El grupo que haya llevado a cabo la primera etapa del procedimiento expedirá un certificado para 
cada uno de los instrumentos, con los datos necesarios para su identificación y especificando los 
exámenes y pruebas efectuados. 
El grupo que ejecute la fase 2 del procedimiento realizará los exámenes y pruebas pendientes. 
5.3.3. El fabricante que haya optado por la certificación de conformidad CE (tipo 2) en la fase 1, podrá 
aplicar el mismo procedimiento en la fase 2 o continuar en ésta con la comprobación CE (tipo 1). 
5.3.4. Se adherirá la marca CE al instrumento tras acabar la fase 2, junto con el símbolo de identificación 
del organismo de inspección encargado de la fase 2. 
ANEXO III 
Documentación sobre el diseño 
Se compondrá, siempre y cuando sea pertinente, de los siguientes elementos para su evaluación: 
— una descripción general del modelo, 
— detalles sobre el anteproyecto, representación gráfica de la fabricación y proyecto de componentes, 
subconjuntos, circuitos, etc., 
— descripción y explicaciones necesarias para la comprensión de lo anterior, incluido el funcionamiento 
del producto, 
— una lista de las normas mencionadas en el artículo 5, aplicadas total o parcialmente, y descripciones de 
las soluciones adoptadas para cumplir los requisitos esenciales cuando no se hayan aplicado las normas 
reflejadas en el artículo 5, 
— resultados de los cálculos de diseño y las pruebas, 
— informe sobre las pruebas. 
N° C 55/20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 4. 3. 89 
ANEXO IV 
1. Los instrumentos a los que se refieren las solicitudes mencionadas en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 1 y los de las solicitudes que refleja la letra b) del apartado 2 del artículo 1 que se hayan 
sometido ai procedimiento de valoración de conformidad oportuno, llevarán: 
a) — la marca de conformidad CE descrita en el apartado 3, 
— el (los) símbolo(s) de identificación del (los) organismo(s) de inspección que ha(n) llevado a cabo 
el control o la comprobación CE. 
La marca y las indicaciones mencionadas deberán aparecer adheridas al instrumento, claramente 
agrupadas. 
b) las siguientes indicaciones: 
— marca o nombre del fabricante, 
— indicación del tipo de precisión, dentro de un círculo o en dos líneas horizontales unidas por dos 
semicírculos, 
— capacidad máxima representada por Max . . ., 
— capacidad mínima representada por Min . . ., 
— intervalo de comprobación representado por e = . . . 
más, cuando proceda 
— número de serie, 
— para los instrumentos que constan de unidades separadas pero asociadas: marca de identificación 
en cada unidad, 
— intervalo de escala representado por d = .. ., 
— efecto máximo aditivo de tara representado por T — + . . ., 
— efecto máximo sustractor de tara representado por T = — . . ., 
— intervalo de tara representado por d = . . ., 
— carga máxima segura representado por Lim .. ., 
— límites especiales de temperatura representado por . .. °C/ . .. °C. 
2. Los instrumentos a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 1 que se hayan sometido a la 
valoración de conformidad CE pertinente, llevarán: 
— la marca o nombre del fabricante, 
— la capacidad máxima representada por Max . .. 
3. La marca de conformidad CE se compondrá del símbolo CE que aparece en el Anexo VI seguido de los 
dos últimos dígitos del año en que fue puesta. 
4. Los instrumentos ofrecerán las características adecuadas para poder añadirles la marca de conformidad 
y/o las indicaciones CE. Esto se hará de manera que no se puedan suprimir sin sufrir desperfectos y que 
éstos sean visibles al estar el instrumento en su posición normal de funcionamiento. 
5. Cuando se utilice una placa de datos, ésta se podrá sellar de forma que no se pueda quitar sin ser 
destruida. Si se puede sellar, se le podrá aplicar una marca de control. 
6. Los signos Max, Min, e, d, deberán aparecer también junto a la representación del resultado, si no lo 
están de antemano. 
7. Todo dispositivo de medición de carga que esté o pueda estar conectado a uno o más receptores de 
carga deberá llevar las indicaciones relativas a éstos. 
4. 3. 89 Diario Oficial de las Comunidades Europeas N° C 55/21 
ANEXO V 
A continuación se exponen los criterios mínimos que aplicarán los Estados miembros al designar a los 
organismos que llevarán a cabo los procedimientos mencionados en el artículo 8. 
1. Dichos organismos dispondrán del personal, medios y equipos necesarios. 
2. Este personal poseerá competencia técnica e integridad profesional. 
3. Será independiente de todos los círculos, grupos o personas que tengan un interés directo o indirecto en 
los instrumentos de pesaje no automático por lo que respecta a la realización de las pruebas, prepara­
ción de los informes, expedición de los certificados y el control que pide esta Directiva. 
4. Este personal respetará el secreto profesional. 
5. Los organismos deberán haber suscrito una póliza de responsabilidad civil si la ley nacional de su Estado 
no la ofrece. 
Los Estados miembros comprobarán periódicamente que se cumplen las condiciones expresadas en 1 y 2. 
ANEXO VI