1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 1
Τοέγγραφοαυτόσυνιστάβοήθηµατεκµηρίωσηςκαιδενδεσµεύειτακοινοτικάόργανα
►B Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της19ηςΝοεµβρίου1973
περίπροσεγγίσεωςτωννοµοθεσιώντωνΚρατώνµελώντωνσχετικώνµετα «υλoποιηµένα »µέτρα
µήκους
(73/362/ΕΟΚ)
(ΕΕL 335της 5.12.1973, σ. 56)
Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. σελίδα ηµεροµηνία
►M1Οδηγία 78 /629/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 L206 8 29.7.1978
►M2Οδηγία85 /146/ΕΟΚτηςΕπιτροπήςτης31ηςΙανουαρίου1985 L542923.2.1985
▼B
Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της19ηςΝοεµβρίου1973
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των
σχετικώνµετα «υλoποιηµένα »µέτραµήκους
(73/362/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής,τη γνώµη της Συνελεύσεων,τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,Εκτιµώντας:ότι στα Κράτη µέλη η κατασκευή καθώς και οι µέθοδοι ελέγχου
των υλοποιηµένων µέτρων µήκους αποτελούν αντικείµενο επιτα-
κτικών διατάξεων που διαφέρουν από το ένα Κράτος µέλος στο
άλλο και παρεµποδίζουν ως εκ τούτου τις συναλλαγές αυτών τωνοργάνων:
ότι ως εκ τούτου είναι αναγκαία η προσέγγιση αυτών των
διατάξεων ·
ότι η οδηγία του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των σχετικώνµε τις κοινές διατάξεις για τα όργανα µετρήσεως και για τις
µεθόδους µετρολογικού ελέγχου (
1)όρισε τις διαδικασίες εγκρί-
σεως προτύπου ΕΟΚ και αρχικού ελέγχου ΕΟΚ των οργάνωνµετρήσεως ·
ότι, σύµφωνα µε αυτή την οδηγία, πρέπει να καθ oρισθούν οι
τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν τα µέτραµήκους για να δύνανται να εισαχθούν, να διατεθούν στο εµπόριοκαι χρησιµοποιηθούν ελεύθερα αφού έχουν υποστεί τους ελέγ-
χους και έχουν εφοδιασθεί µε τις προβλεπόµενες σφραγίδες και
σήµατα,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Ηπαρούσαοδηγίαεφαρµόζεταιστα «υλοποιηµένα »µέτραµήκους
που ορίζονται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Τα µέτρα µήκους που είναι δυνατόν να φέρουν τις σφραγίδες και
τα σήµατα ΕΟΚ περιγράφονται στο παράρτηµα. Αποτελούναντικείµενο προτύπου ΕΟΚ και υπόκεινται στον αρχικό έλεγχοΕΟΚ.
Άρθρο 3
Τα Κράτη µέλη δεν δύνανται να αρνηθούν, απαγ oρεύσουν, ή
περιορίσουν τηδιάθεση στην αγορά και τη χρήση µέτρων µήκουςεφοδιασµένων µε το σήµα εγκρίσεων προτύπου ΕΟΚ και µε τησφραγίδα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 2
(1)ΕΕ αριθ. Ν 202 της 6. 9. 1971, σ. 1 .
▼B
Άρθρο 4
1.Τα Κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
ενηµερώνουν περί αυτού αµέσως την Επιτροπή.
2.Τα Κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο
των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στοντοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 3
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.Ορισµοί
1.1.Τα«υλοποιηµένα »µέτρα µήκους που επονοµάζονται αµέσως
κατωτέρω «µέτρα µήκους »είναι όργανα που περιλαµβάνουν
σηµεία αναφοράς των οποίων οι αποστάσεις δεικνύονται σε
νόµιµες µονάδες µήκους.
1.2.Το ονοµαστικό µήκος ενός µέτρου µήκους είναι το µήκος από τοοποίο χαρακτηρίζεται το µέτρο αυτό.
1.3.Τα κύρια σηµεία αναφοράς είναι τα δύο σηµεία αναφοράς των
οποίων η απόσταση αντιπροσωπεύει το ονοµαστικό µήκος του
µέτρου µήκους.
1.4.Η κλίµακα του µέτρου µήκους συνίσταται από τα κύρια και τα
λοιπά σηµεία αναφοράς.
1.5.Ένα µέτρο µήκους ονοµάζεται:
1.5.1. —µε άκρα, όταν τα κύρια σηµεία αναφοράς συνίστανταιαπό δύο επιφάνειες,
1.5.2. —µε γραµµές, όταν τα κύρια σηµεία αναφοράς συνίστανταιαπό δύο γραµµές, οπές ή σηµεία,
1.5.3. —µικτό, όταν το ένα των κυρίων σηµείων αναφοράς είναι
µια επιφάνεια και το άλλο µια γραµµή, µια οπή ή ένα
σηµείο.
2.Υλικά
Τα µέτρα µήκους και οι συµπληρωµατικές τους διατάξεις πρέπει να
κατασκευάζονται από υλικά που να είναι στέρεα και αυθεντικά στις
επιδράσεις περιβάλλοντος υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως.
Οι ιδιότητες των χρησιµοποιουµένων υλικών πρέπει να είναι τέτοιες
ώστε:
2.1.κατά τη διάρκεια µιας κανονικής χρήσης, για θερµοκρασίες που
αποκλίνουν κατά 8 ºCπερισσότερο ή λιγότερο από τη θερµο-
κρασία αναφοράς, οι µεταβολές µήκους να µην είναι µεγαλύτερεςαπό τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα,
2.2.για τα µέτρα µήκους που πρέπει να χρησιµοποιούνται υπό µια
ορισµένη δύναµη έλξεως, µεταβολή κατά 10 %πλέον ή έλαττον
της δυνάµεως αυτής να µην προκαλεί µεταβολή µήκους ανώτερη
από το µέγιστο ανεκτό σφάλµα.
3.Κατασκευή
3.1.Τα µέτρα µήκους και οι συµπληρωµατικές τους διατάξεις πρέπει
να είναι κατασκευασµένα στερεά και επιµεληµένα.
3.2.Η εγκαρσία τοµή των µέτρων µήκους πρέπει να έχει διαστάσειςκαι σχήµα τέτοιο ώστε υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως να
καθίσταται δυνατή η µέτρηση µε την προβλεπόµενη ακρίβεια για
την τάξη ακριβείας στην οποία ανήκουν τα εν λόγω µέτρα.
3.3.Οι επιφάνειες των άκρων των µέτρων µήκους µε άκρα πρέπει να
είναι επίπεδες.
Οι επιφάνειες αυτές των άκρων και οι γραµµές πρέπει να είναι
κάθετες προς τον κατά µήκος άξονα του µέτρου µήκους.
3.4.Οι επιφάνειες των άκρων µέτρων µήκους µε άκρα, ή των µικτών
από ξύλο ή άλλο υλικό αντοχής στη φθορά µικρότερης ή ίσης µε
αυτήτουξύλου,πρέπειναείναι κατασκευασµένεςαπόένα
µεταλλικό κεκαµµένο έλασµα ή άκρο µεταλλικής ράβδου ανθε-
κτικά στη χρήση και στις απότοµες κρούσεις και καταλλήλως
προσαρµοσµένα στο µέτρο µήκους.
3.5.Συµπληρωµατικές διατάξεις όπως ένα ή περισσότερα άγκιστρασταθερά ή κινητά, δακτύλιοι, λαβές, ελάσµατα, ακίδες,
γλωσσίδια, διατάξεις περιελίξεως, βερνιέροι, κατάλληλα να
διευκολύνουν τη χρήση και να διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής
τουµέτρουµήκουςείναιεπιτρεπτάυπότονόροναµηνπροκαλούν
σύγχυση.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 4
▼M2
▼B
▼B
Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι κατασκευασµένες και
στερεωµένες στο µέτρο κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στις συνήθεις
συνθήκες χρήσεως, να µην είναι δυνατόν πρακτικώς να αυξήσουν
την αβεβαιότητα της µετρήσεως.
3.6.Τα µέτρα µήκους υπό µορφή ταινίας, πρέπει να κατασκευάζονταικατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν η ταινία απλώνεται επί ενός
επιπέδου τα άκρα της να είναι πρακτικώς ευθύγραµµα και
παράλληλα.
3.7.Οι διατάξεις περιελίξεως των µέτρων µήκους υπό µορφή ταινίας
πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην
προκαλούν µόνιµη παραµόρφωση της ταινίας.
4.Βαθµονόµησηκαιαρίθµηση
4.1.Τα µέτρα µήκους πρέπει να φέρουν επί του ονοµαστικού τους
µήκουςκανονικήκαιανεξίτηληβαθµολόγησηκαιαρίθµηση,έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται σίγουρη, απλή και σαφής ανάγνωση.
Εντούτοις, µερικές µη αριθµηµένες υποδιαιρέσεις, που να µην
υπερβαίνουν ως προς τον αριθµό τις υποδιαιρέσεις που ευρί-
σκονται µεταξύ δύο διαδοχικών αριθµηµένων υποδιαιρέσεων επί
του µέτρου, δύνανται να εκτείνονται και πέραν της κυρίας
υποδιαιρέσεως στο τέλος του µέτρου.
4.2.Η τιµή της υποδιαιρέσεως πρέπει να είναι της µορφής 1 ×1 0
ν,
2×1 0νή5×1 0νµέτρα, όπου ο εκθέτηςνείναι ακέραιος αριθµός
θετικός ή αρνητικός ή µηδέν.
Αυτή πρέπει να είναι το πολύ ίση µε:
—1c mγια τα µέτρα ονοµαστικού µήκους κατωτέρου ή ίσου µε
2mm
—1 0c m εάν το ονοµαστικό µήκος είναι µεγαλύτερο από 2 mκαι
µικρότερο από 10 m
—2 0c m εάν το ονοµαστικό µήκος είναι ανώτερο ή ίσο µε 10 m
και κατώτερο από 50 m
—5 0c m εάν το ονοµαστικό µήκος είναι ανώτερο ή ίσο µε 50 m.
Εντούτοις η υπέρβαση των τιµών αυτών είναι δυνατή για ειδικές
χρήσεις, υπό την επιφύλαξη της αιτιολογήσεως, κατά την αίτηση
εγκρίσεωςπροτύπουκαιτηςενδείξεωςεπίτουµέτρουτηςειδικής
χρήσεως για την οποία προορίζεται.
4.3.Όταν τα σηµεία αναφοράς είναι γραµµές, αυτές πρέπει να είναιευθύγραµµες, κάθετες στον άξονα του µέτρου µήκους και να
έχουν όλες το ίδιο πάχος, σταθερό καθ 'όλο το µήκος τους. Το
µήκος των γραµµών είναι ανάλογο µε την αντίστοιχη µονάδαµετρήσεως. Οι γραµµές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
σχηµατίζουν µια καθαρή και ευδιάκριτη κλίµακα και το πάχος
τους να µην προκαλεί καµία αβεβαιότητα µετρήσεως.
4.4.Ορισµένα τµήµατα της κλίµακας, ιδίως πλησίον των άκρων, είναιδυνατόνναείναιυποδιαιρεµένασεδεκαδικάυποπολλαπλάσιατης
υιοθετηθείσης υποδιαιρέσεως για το σύνολο του µέτρου µήκους.
Σ'αυτή την περίπτωση το πάχος των γραµµών είναι δυνατόν να
είναι µικρότερο στα τµήµατα µε µικρότερες υποδιαιρέσεις από
ό,τι στο υπόλοιπο του µέτρου.
4.5.Τα σηµεία αναφοράς είναι δυνατόν επίσης να συνίστανται απόοπές εάν η τιµή της υποδιαιρέσεως είναι ανώτερη ή ίση µε ένα
εκατοστόµετρο,ήαπόάλλοσηµείοεάνητιµήτηςυποδιαιρέσεως
είναι µεγαλύτερη ή ίση µε ένα δεκατόµετρο, υπό την επιφύλαξη
ότι τα σηµεία αυτά εξασφαλίζουν ανάγνωση επαρκώς ακριβή,
λαµβανοµένης υπόψη της τάξεως ακριβείας στην οποία ανήκει το
µέτρο µήκους.
4.6.Η αρίθµηση δύναται να είναι συνεχής ή επαναλαµβανόµενη.
Στην περίπτωση που προβλέπεται στο σηµείο 4.4 η αρίθµηση
εντός των τµηµάτων µε µικρότερη υποδιαίρεση είναι δυνατόν να
είναιδιάφορηαυτήςτουυπολοίπουτουµέτρου µήκους.Ηθέση,το
µέγεθος, τοσχήµα, οχρωµατισµός και η χρωµατική αντίθεση των
ψηφίων εναρµονίζονται προς την κλίµακα και τα σηµεία
αναφοράς στα οποία αναφέρονται.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 5
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
Όποια κι αν είναι η τιµή της υποδιαιρέσεως που καθορίζεται στο
σηµείο 4.2 τα αριθµηµένα σηµεία αναφοράς πρέπει να αριθ-
µούνται σε µέτρα, σε δεκατόµετρα, σε εκατοστόµετρα και σε
χιλιοστόµετρα χωρίς ένδειξη του αντιστοίχου συµβόλου.
Ο αριθµός των αριθµηµένων σηµείων αναφοράς πρέπει να είναι
τέτοιος ώστε η ανάγνωση να µην είναι ασαφής.
Όταν η µονάδα αριθµήσεως είναι διάφορη του µέτρου τα σηµεία
αναφοράς των µέτρων δύνανται εντούτοις να είναι αριθµηµένα σε
µέτρα. Τα ψηφία των µέτρων ακολουθούνται τότε από το σύµβολο
«m».
Επιπλέον, ο προηγούµενος αριθµός µέτρων δύναται να επανα-
λαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο εµπρός από τα άλλα αριθµηµένα
σηµεία αναφοράς.
Όταν η τιµή της υποδιαιρέσεως µιας κλίµακας µε γραµµές είναι
τηςµορφής2 ×10νκαιόχικατώτερηαπό2εκατοστόµετρα,όλατα
σηµεία αναφοράς πρέπει να αριθµούνται.
4.7.Όταν ένα µέτρο µήκους φέρει περισσότερες από µια κλίµακα οιυποδιαιρέσεις είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές και οι
αριθµήσεις να είναι αύξουσες κατά την αυτή ή κατ 'αντίθετη
φορά.
5.Ονοµαστικόµήκος
5.1.Το ονοµαστικό µήκος των µέτρων µήκους πρέπει να έχει µια εκ
των ακολούθων τιµών: 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mή ένα
ακέραιο πολλαπλάσιο των 5 m.
5.2.Εντούτοις δύναται να επιτρέπονται και άλλες τιµές για ειδικέςχρήσεις υπό την επιφύλαξη της αιτιολογήσεως, κατά την αίτηση
εγκρίσεως προτύπου, της αναγκαιότητας χρησιµοποιήσεως ενός
µέτρου τέτοιου ονοµαστικού µήκους και της ενδείξεως επί του
µέτρου της ειδικής χρήσεως για την οποία αυτό προορίζεται.
5.3.Ορισµένα από τα ονοµαστικά µήκη που απαριθµούνται στο
σηµείο 5.1 δεν είναι αποδεκτά για τα µέτρα µήκους που
προβλέπονται στο σηµείο 9.4.2.
6.Ενδείξεις
6.1.Οι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται επί των µέτρων µήκους
είναι οι ακόλουθες:
6.1.1.Ενδείξεις υποχρεωτικές σε όλες τις περιπτώσεις:
6.1.1.1.Το ονοµαστικό µήκος.
6.1.1.2.Η σφραγίδα αναγνωρίσεως του κατασκευαστού ή η
εµπορική του επωνυµία.
6.1.1.3.Ο δείκτης της κατηγορίας ακριβείας I, IIήIII.
6.1.1.4.Το σήµα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ.
6.1.2.Ενδείξεις υποχρεωτικές σε ορισµένες περιπτώσεις:
6.1.2.1.Ηθερµοκρασίααναφοράςεάν αυτήείναιηδιάφορη
των 20ºC.
6.1.2.2.Η δύναµη έλξεως.
6.1.2.3.Η ειδική χρήση για την οποία το µέτρο µήκους
προορίζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στα σηµεία 4.2 και 5.2.
6.2.Το ονοµαστικό µήκος, η δύναµη έλξεως και η θερµοκρασία
εκφράζονται σε µονάδες µετρήσεως που έχουν εγκριθεί από την
οδηγία του Συµβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 1971 περί προσεγγί-
σεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των σχετικών µε τις
µονάδες µετρήσεως (
1),ή σε ένα από τα δεκαδικά πολλαπλάσιά
τους ή υποπολλαπλάσιά τους ακολουθούµενα από το αντίστοιχονόµιµο σύµβολο.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 6
(1)ΕΕ αριθ. N 243της 29. 10. 1971, σ. 29 .▼M1
▼B
▼M1
6.3.Όλες αυτές οι ενδείξεις πρέπει να τίθενται κατά ευδιάκριτο και
ευανάγνωστο τρόπο στην αρχή του µέτρου µήκους.
Εντούτοις, κατόπιν συµφωνίας της υπεύθυνης εθνικής αρχής
ορισµένες από αυτές τις ενδείξεις δύνανται να τίθενται επί ενός
αναπόσπαστου µέρους του οργάνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή,
τοπιστοποιητικόεγκρίσεωςπροτύπουΕΟΚπρέπειναδεικνύειτα
σηµεία θέσεως των ενδείξεων αυτών.
Επί πλέον, όταν το εύρος του µέτρου µήκους δεν επιτρέπει την
θέση του σήµατος εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ κατά ευανάγνωστο
τρόπο, κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών του σηµείου 3.1. του
παραρτήµατος Iτης οδηγίας του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου
1971 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών τωνσχετικώνµε τιςκοινές διατάξειςγιατα όργαναµετρήσεως καιτιςµεθόδους µετρολογικού ελέγχου, και σύµφωνα µε το σηµείο 3.5
του παραρτήµατος αυτού, το σήµα αυτό δύναται να τίθεται υπό
µορφή των ακολούθων σηµάτων, τοποθετηµένων διαδοχικά ως
εξής:
—το πλάγιο γράµµα ε,
—το ή τα διακριτικά γράµµατα του Κράτους µέλους που έχει
χορηγήσει την έγκριση προτύπου ΕΟΚ,
—τα τελευταία δύο ψηφία του έτους εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ,
—τον χαρακτηριστικό αριθµό της εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ(παράδειγµα ε F75 5345).
6.4.Ενδεχοµένως, υπό την αποκλειστική υπευθυνότητα του κατα-σκευαστού είναι δυνατόν να αναγράφεται ο γραµµικός
συντελεστής θερµικής διαστολής του υλικού από το οποίο είναι
κατασκευασµένο το µέτρο µήκους, υπό τη µορφή α =…
6.5.Επιπλέον είναι δυνατόν να αναγράφονται επί των µέτρων µήκουςόλες οι άλλες ενδείξεις µη µετρολογικού χαρακτήρα που
επιβάλλονται από άλλες κανονιστικές διατάξεις ή διατάξεις που
έχουν θεσπισθεί από την αρµόδια εθνική αρχή.
6.6.Εάν οι ενδείξεις δεν είναι κωδικοποιηµένες πρέπει να εκφρά-ζονται στις επίσηµες γλώσσες των Κρατών µελών προορισµού.
6.7.∆ιαφηµιστικές ενδείξεις είναι δυνατόν να τίθενται επί ενός
µέτρου µήκους υπό τον όρο ότι η θέση τους πληροί τις διατάξεις
που προβλέπονται στο σηµείο 6.8.
6.8.Οι ενδείξεις, περιλαµβανοµένων των διαφηµιστικών, οφείλουν νατοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίσουν στο
ελάχιστο τη χρήση του οργάνου ως µέτρου. Οι υποχρεωτικές
ενδείξεις µε εξαίρεση το σήµα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και η
θέσητωνδιαφηµιστικώνενδείξεωνπρέπειναεµφαίνονταιεπίτου
προτύπουπουκατατίθεταιγιαέγκρισηπροτύπουΕΟΚ.
7.Μέγισταανεκτάσφάλµατα
7.1.Τοµέγιστοανεκτόσφάλµα
α)επίτουονοµαστικούµήκους,και
β)επίκάθεάλληςαποστάσεωςπεριλαµβανοµένηςµεταξύδύο
οιωνδήποτεµηδιαδοχικώνυποδιαιρέσεων,
εκφράζεταισεχιλιοστόµετρα,σεσυνάρτησηµετοµήκοςπου
αναφέρεταιαπότοντύποa+bL,όπου:
—Lείναιητιµήτουθεωρουµένουµήκους,στρογγυλευµένηστον
αµέσωςανώτεροακέραιοαριθµόµέτρων,
—aκαιbείναισυντελεστέςπουκαθορίζονταιγιακάθε
κατηγορίαακριβείαςστονακόλουθοπίνακα:
Κατηγορία ακριβείας ab
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,41973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 7
▼B
▼M2
Τα µέτρα µήκους που ορίζονται στην παρούσα οδηγία κατανέµονται ανάλογα
ό ακριβείας τους, σε τρεις κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από τα µε το βαθµ
σύµβολα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
▼M1
7.2
7.2.1.Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα, πλέον ή έλαττον επί του
µήκουςiτων υποδιαιρέσεων τιµής κατώτερης ή ίσης µε 1
εκατοστό καθορίζεται για κάθε κατηγορία ακριβείας στονακόλουθο πίνακα:
Μήκοςiτης θεωρουµένης
υποδιαιρέσεωςΜέγιστο ανεκτό σφάλµα σε mm
για την κατηγορία ακριβείας
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Για το µήκος των υποδιαιρέσεων τιµής ανώτερης από 1
εκατοστό, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα εκφράζεται, σε
συνάρτηση µε το µήκος της υποδιαιρέσεως, δια του τύπου
(a+bL) mmστονοποίοοιτιµέςτωνσυντελεστώνaκαιb
είναι ίσες µε τις τιµές που δίδονται στο σηµείο 7.1 και L
είναιητιµήτουθεωρουµένουµήκουςστρογγυλευµένηστον
αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο αριθµό µέτρων.
7.2.2.Η µεγίστη ανεκτή διαφορά µεταξύ των µηκών iδύο
διαδοχικών υποδιαιρέσεων, τιµής µικρότερης ή ίσης µεένα εκατοστόµετρο καθορίζεται για κάθε κατηγορία ακρι-
βείας στον ακόλουθο πίνακα:
Μήκοςiτης θεωρουµένης
κλίµακοςΜεγίστη ανεκτή διαφορά σε mm
για την κατηγορία ακριβείας
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Στην περίπτωση των υποδιαιρέσεων τιµής ανώτερης του 1
εκατοστοµέτρου η µεγίστη ανεκτή διαφορά µεταξύ των
µηκώνi,δύοδιαδοχικώνυποδιαιρέσεων,εκφράζεταισε
συνάρτηση µε το µήκος της υποδιαιρέσεως δια του τύπου(a + bL) mm όπως αυτός ορίσθηκε στο σηµείο 7.2.1.
7.3.Εντούτοις, επί ενός µέτρου µήκους µε άκρα ή µικτού, το µέγιστο
ανεκτό σφάλµα, πλέον ή έλαττον, επί του µήκους του τελικού
διαστήµατος οριζοµένου από µια επιφάνεια επαυξάνεται:
—κατά 0,1 χιλιοστόµετρα για τα µέτρα της κατηγορίας I
—κατά 0,2 χιλιοστόµετρα για τα µέτρα της κατηγορίας II
—κατά 0,3 χιλιοστόµετρα για τα µέτρα της κατηγορίας III.
Εξάλλου οι προδιαγραφές που προβλέπονται στα σηµεία 7.1. και7.2.2. δεν εφαρµόζονται:
—ότανµ ααπότιςδύοµηδιαδοχικέςυποδιαιρέσειςόπωςαυτές
προβλέπονται στο σηµείο 7.1 στοιχείο β) σχηµατίζεται από
µια επιφάνεια και
—ότανηµ  ααπότιςδύοδιαδοχικέςυποδιαιρέσειςόπωςαυτές
προβλέπονται στο σηµείο 7.2.2 είναι µια τελική υποδιαίρεση
περιοριζοµένηαπόµ αεπιφάνεια.
7.4.Το µέγιστο ανεκτό σφάλµα κατά τη χρήση ισούται προς το
διπλάσιο του µέγιστου ανεκτού σφάλµατος κατά τον αρχικό
έλεγχο ΕΟΚ.
7.5.Ταµέγισταανεκτάσφάλµατανοούνταιυπότιςακόλουθες
συνθήκεςαναφοράς:
7.5.1.Ηθερµοκρασίααναφοράςείναικανονικώς20ºC.Εντούτοις
γιαορισµέναµέτραπουκαθορίζονταιστασηµεία9,δύναται
κατ'εξαίρεσηναυιοθετηθείµιαάλληθερµοκρασία
αναφοράς.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 8
▼M2
▼Bίίί
▼B
7.5.2.Τα µέτρα µήκους, για τα οποία µια δύναµη έλξεως
υποδεικνύεται στο σηµείο 9, υποβάλλονται σε δοκιµές
συνεχιζόµενες καθ 'όλο το ελεγχόµενο µήκος, πρακτικώς
άνευτριβής,επίενόςοριζοντίουεπιπέδουκαιεφελκυόµενα
µε τη δύναµη έλξεως που υποδεικνύεται επί του µέτρου.
8.ΣήµατααρχικούελέγχουΕΟΚ
8.1.Πρέπει να προβλέπεται µια θέση στην περιοχή της αρχής του
ίδιου του µέτρου µήκους ή σε αναπόσπαστη συµπληρωµατική
διάταξη, όπου να είναι δυνατή η επίθεση των σηµάτων αρχικού
ελέγχου ΕΟΚ.
8.2.Τα σήµατα πρέπει να τίθενται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
σηµείου 3.1 του παραρτήµατος IIτης οδηγίας 71 /316/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971, όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από την οδηγία 83 /575/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 1983.
8.3.Ωστόσο, κατά παρέκκλιση του σηµείου 3.1, το σήµα αρχικού
ελέγχου ΕΟΚ είναι δυνατόν να αποτελείται από το µικρό γράµµα
«e»µέσα σε έναεξαγωνικό περίγραµµα.Στην περίπτωση αυτή,το
γράµµα«e»περιέχει στο άνω του ήµισυ το κεφαλαίο γράµµα που
χαρακτηρίζει το κράτοςµέλος στοοποίο έγινεο αρχικός έλεγχος
ΕΟΚκαιστοκάτωήµισητηχρονολογίαδιεξαγωγήςτουελέγχου.
Παράδειγµα του σήµατος αυτού δίνεται στο σηµείο 12.
8.4.Η επιλογή της µίας ή της άλλης µορφής σήµατος επαφίεται στην
κρίση της αρµόδιας υπηρεσίας για τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ.
9.∆ιάφοραείδηµέτρωνµήκουςπροβλεπόµενααπότηνοδηγία
9.1.Μέτρα υπό µορφή ταινίας από υαλώδη ίνα και πλαστική ύλη µε
άκρα, µε γραµµές ή µικτά.
Ονοµαστικό µήκος περιλαµβανόµενο µεταξύ 0,5 και 100 µέτρων.
Η δύναµη έλξεως, της τάξεως των 20 N,πρέπει να αναφέρεται επί
του µέτρου.
Τα ελεύθερα άκρα των µέτρων µε άκρα ή µικτά πρέπει να είναι
εφοδιασµένα µε ένα µεταλλικό κεκαµµένο έλασµα ή µε άκρο
µεταλλικής ράβδου ανθεκτικά στη φθορά.
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας I, IIήIII.
9.2.Μέτρα µήκους ενός µόνο τµήµατος, άκαµπτα ή ηµιεύκαµπτα, από
µέταλλο ή από ένα άλλο υλικό.
Ονοµαστικό µήκος περιλαµβανόµενο µεταξύ 0,5 και 5 µέτρων.
Η θερµοκρασία αναφοράς, δύναται σε ορισµένες περιπτώσεις, να
είναι διάφορη των 20 ºC.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν επίσης τις ράβδους που χρησιµο-
ποιούνται για τη µέτρηση της στάθµης των υγρών.
Το άκρο των ακάµπτων ράβδων πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε
ένα πέλµα ή ένα πρόσθετο τεµάχιο ανθεκτικό στα χτυπήµατα και
στη χρήση και το οποίο να µη προκαλεί σπινθήρες στο χτύπηµα.
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας IήII.
9.3.Μέτρα µήκους αρθρωτά από µέταλλο ή από άλλο υλικό.
Ονοµαστικό µήκος περιλαµβανόµενο µεταξύ 0,5 και 5 µέτρων.
Τα τµήµατα πρέπει να έχουν ίδια µήκη µεταξύ των αξόνων των
αρθρώσεων.
Η άρθρωση τους και η ευθυγράµµισή τους σε θέση αναπτύξεως
πρέπει να εξασφαλίζονται από µια αποτελεσµατική διάταξη
κατασκευαζοµένη κατά τρόπο ώστε να µην προκαλεί στο σηµείο
της αρθρώσεως πρόσθετο σφάλµα µεγαλύτερο των 0,3 mm,για τα
µέτρα µήκους κατηγοριών ακριβείας IκαιIIκαι 0,5mmγια τα
µέτραµήκουςτηςκατηγορίαςακριβείας III.Αυτάταµέτραµήκους
ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας I, IIήIII.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 9
▼M2
▼B
▼M1
▼B
▼M1
9.4.Μέτρα µήκους υπό µορφή ταινίας από χάλυβα.
9.4.1.Μέτρα µήκους µε άκρα, µε γραµµές ή µικτά επί διατάξεως
περιελίξεως.
Ονοµαστικό µήκος περιλαµβανόµενο µεταξύ 0,5 και 10
µέτρων. Οι ταινίες των µέτρων ονοµαστικού µήκους µεταξύ
5 και 10 µέτρων πρέπει να είναι κυρτής διατοµής.
Τα µέτρα αυτά δύνανται να περιέχονται σε µια θήκη της
οποίας η µια των διαστάσεων δύναται να περιέχεται στο
µέρος που προορίζεται για το µέτρηµα, ιδίως για την
µέτρηση των εσωτερικών διαστάσεων.
Το ελεύθερο άκρο των µέτρων αυτών είναι εφοδιασµένο µε
ένα άγκιστρο ή µε ένα γλωσσίδιο σταθερό ή µετακινού-
µενο.
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας IήII.
9.4.2.Μέτρα µήκους µε άκρα ή µε γραµµές προοριζόµενα για τη
µωτρηση µηκών µεγαλυτέρων από το ονοµαστικό τους
µήκος.
Ονοµαστικό µήκος: 5, 10, 20, 50, 100 ή 200 µέτρα.Η δύναµη έλξεως, της τάξεως των 50 N,πρέπει να
δεικνύεται επί του µέτρου.
Ταµέτρααυτάείναιεφοδιασµένασταδύοάκραδιαλαβώνή
κρίκων. Εάν οι λαβές περιλαµβάνονται στο ονοµαστικό
µήκος πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
η άρθρωσή τους να µην εισάγει καµµίαν αβεβαιότητα στη
µέτρηση.
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας IήII.
9.4.3.Μέτρα µήκους µε γραµµές ή µικτά επί διατάξεως περιελί-
ξεως που δεν προορίζονται για την µέτρηση µηκών
µεγαλυτέρων από το ονοµαστικό τους µήκος.
Ονοµαστικό µήκος µεταξύ 5 και 200 µέτρων.
Η θερµοκρασία αναφοράς δύναται, σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, να είναι διάφορη των 20 ºC.
Η δύναµη έλξεως, της τάξεως των 50 N,πρέπει να
αναφέρεται επί του µέτρου.
Τοτελευταίοελεύθεροτµήµαπρέπειναφέρειµιαλαβήένα
κρίκο ή ένα άγκιστρο, το οποίο να µην περιλαµβάνεται στο
ονοµαστικό µήκος.
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας IήII.
9.5.Μικτά µέτρα µήκους, υπό µορφή ταινίας, κατασκευασµένα εκ
µετάλλου, µε βαρίδι, χρησιµοποιούµενα για την µέτρηση της
στάθµης των υγρών.
Ονοµαστικό µήκος µεταξύ 5 και 50 µέτρων.
Η θερµοκρασία αναφοράς δύναται, σε ορισµένες περιπτώσεις, να
είναι διάφορη των 20 ºC.
Ηδύναµηέλξεως,επαρκήςγιανατείνεισωστάτηνταινία,πρέπει
να δεικνύεται επί του µέτρου µήκους.
Η δύναµη έλξεως εξασκείται επί του µέτρου µέσω ενός βαριδίου,
το οποίο πρέπει να φέρει την ένδειξη της µάζας του.
Το κύριο σηµείο αναφοράς στην αρχή της κλίµακος, συνίσταται
από τη βάση ενός βαριδίου καταλλήλου σχήµατος και κατα-
σκευασµένο από υλικό που να µην είναι επιδεκτικό προκλήσεως
σπινθήρων κατά την κρούση.
Το βαρίδι προσαρµόζεται στην ταινία σταθερά ή έτσι ώστε να
δύναται να αποσπάται αλλά πάντως κατά τέτοιο τρόπο ώστε η
σύνδεση αυτή να µην προκαλεί καµµία αβεβαιότητα µετρήσεως.
Η βαθµονόµηση µε γραµµικές υποδιαιρέσεις είναι χιλιοστοµε-
τρική επί όλου του µήκους της ταινίας και επεκτείνεται επί µιας
πλευρικής επιπέδου όψεως του βαριδίου.
Το άλλο άκρο του µέτρου µήκους δύναται να είναι εφοδιασµένο
µε µια διάταξη περιελίξεως.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 10
▼M1
Τα µέτρα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες ακριβείας IήII.
Εντούτοις το µέγιστο ανεκτό σφάλµα επί του συνόλου του
οργάνου σε θέση χρήσεως µε το βαρίδι δεν είναι ποτέ κατώτερο
από 0,6mm.
10.ΈγκρισηΕΟΚγιατοπρότυποκαιοαρχικόςέλεγχοςΕΟΚ
Η έγκριση ΕΟΚ για το πρότυπο και ο αρχικός έλεγχος ΕΟΚ των
«υλοποιηµένων »µέτρων µήκους εκτελούνται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που ορίζει η οδηγία 71 /316/ΕΟΚ.
10.1.Εξέταση εγκρίσεως για το πρότυπο
Εκτός από τη µελέτη των εγγράφων, η εξέταση περιλαµβάνει
έναν έλεγχο για να διαπιστωθεί αν το υποβαλλόµενο πρότυπο
πληροί τις προδιαγραφές των σηµείων 2, 3, 4, 5, 6 (εκτός του
σηµείου 6.4), 7, 8 και 9.
10.2.Έλεγχοι γιατον α ρχικό έλεγχο ΕΟΚ
10.2.1.Οι έλεγχοι για τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ διενεργούνται
είτε επί εκάστου υποβαλλοµένου µέτρου µήκους είτε επί
των παρτίδων µέτρων µήκους, όπως προβλέπεται στο
σηµείο 11.
10.2.2.Οι έλεγχοι για τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ περιλαµβάνουν
οπτική εξέταση για τη διαπίστωση της πιστότητας του
µέτρου µήκους ως προς το εγκριθέν πρότυπο, ιδίως όσον
αφορά τις προδιαγραφές των σηµείων 3.6, 4.1 και 4.3.
10.2.3.Επίσης πρέπει να ελεγχθεί αν το µέτρο µήκους τηρεί τα
µέγισταανεκτάσφάλµαταπουισχύουνγιατοονοµαστικό
µήκος, λαµβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, το σηµείο
9.5.
10.2.4.Εξάλλου, σε πέντε τυχαία διαφορετικά σηµεία του
µέτρου µήκους εξετάζονται:
—η απόσταση µεταξύ δύο µη διαδοχικών υποδιαιρέ-
σεων,
—το µήκος της υποδιαιρέσεως,
—η διαφορά µεταξύ των µηκών δύο διαδοχικών υποδιαι-
ρέσεων,
προκειµένουνασιαπιστωθείανανταποκρίνονταιπροςτις
προδιαγραφές των σηµείων 7.1.β), 7.2.1 και 7.2.2, λαµβα-
νοµένων υπόψη, κατά περίπτωση, των σηµείων 7.3 και
9.3.
Η αρµόδια υπηρεσία δύναται, εφόσον αυτό αιτιολογείται
από τα αποτελέσµατα της εξέτασης, να ελαττώσει ή να
αυξήσει τον αριθµό των ελέγχων.
10.2.5.Το σύνολο των προαναφερθέντων ελέγχων διενεργείται
υπό τις συνθήκες αναφοράς που προβλέπονται στο
σηµείο 7.5.
11.ΣτατιστικόςέλεγχοςεφαρµοζόµενοςστοναρχικόέλεγχοΕΟΚ
Όταν τα µέτρα µήκους παράγονται εν σειρά και ο υπεύθυνος για την
υποβολή τους στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ δηλώνει ότι έχουν ελεγχθεί
κατά τρόπο αποτελεσµατικό, τότε οι παρτίδες αυτές υποβάλλονται
µετά από αίτησή του, σε στατιστικό έλεγχο χαρακτηριστικών υπό τις
συνθήκες που ορίζονται κατωτέρω.
11.1.Ορισµοί
11.1.1.Παρτίδα
Οι παρτίδες αποτελούνται από µέτρα µήκους που αντα-
ποκρίνονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
—είναι του ίδιου τύπου,
—ανήκουν στην ίδια κατηγορία ακριβείας,
—έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την ίδια µέθοδο.
Μέγεθος της παρτίδας είναι ο αριθµός των µέτρων
µήκους που περιέχονται στην παρτίδα αυτή. Για τις1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 11
▼M2
▼M2
παρτίδες που υποβάλλονται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ, το
µέγεθος περιορίζεται σε 10000µονάδες κατ 'ανώτατο
όριο.
11.1.2.∆είγµα
Κάθε δείγµα αποτελείται από µέτρα µήκους τα οποία
έχουν ληφθεί τυχαία από µία παρτίδα. Ο αριθµός των
µέτρων µήκους που περιλαµβάνει ένα δείγµα καλείται
µέγεθος του δείγµατος.
11.1.3.Στατιστικός έλεγχος χαρακτηριστικών
Ο στατιστικός έλεγχος χαρακτηριστικών είναι ένας
έλεγχος κατά τον οποίο τα µέτρα µήκους του δείγµατος
κατατάσσονται σε ελαττωµατικά ή µη ελαττωµατικά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
11.1.4.Οριακό επίπεδο ποιότητας ( LQ5)
Το οριακό επίπεδο ποιότητας είναι το επίπεδο ποιότητας
της υποβαλλόµενης σε έλεγχο παρτίδας το οποίο, σε ένα
πρόγραµµα δειγµατοληψίας, ανταποκρίνεται σε πιθα-
νότητα αποδοχής 5 %
11.1.5.Κανονικό επίπεδο ποιότητας ( SQL)
Το κανονικό επίπεδο ποιότητας είναι το επίπεδο
ποιότητας υποβαλλόµενης σε έλεγχο παρτίδας το οποίο,
σε ένα πρόγραµµα δειγµατοληψίας, ανταποκρίνεται σε
πιθανότητα αποδοχής 95 %.
11.1.6.Κριτήριο αποδοχής
Σε έναν στατιστικό έλεγχο χαρακτηριστικών, το
κριτήριο αποδοχής είναι η µεγαλύτερη τιµή του αριθµού
των ελαττωµατικών µέτρων τα οποία έχουν βρεθεί στο
ελεγχθέν δείγµα, που συνεπάγεται την αποδοχή της
παρτίδας.
11.1.7.Κριτήριο απόρριψης
Σε έναν στατιστικό έλεγχο χαρακτηριστικών, το
κριτήριο απόρριψης είναι η µικρότερη τιµή του αριθµού
των ελαττωµατικών µέτρων τα οποία έχουν βρεθεί στο
ελεγχθέν δείγµα, που συνεπάγεται την απόρριψη της
παρτίδας.
11.1.8.Απλό πρόγραµµα δειγµατοληψίας
Ο αριθµός των ελεγχοµένων τεµαχίων πρέπει να ισούται
µετοµέγεθοςτουδείγµατοςπουορίζειτοπρόγραµµα.Αν
οαριθµόςτωνελαττωµατικώντεµαχίωνπουέχουνβρεθεί
στο δείγµα είναι µικρότερος από ή ίσος µε το κριτήριο
αποδοχής, τότε η παρτίδα θεωρείται αποδεκτή. Αν ο
αριθµός των ελαττωµατικών τεµαχίων ισούται µε ή
υπερβαίνει το κριτήριο απόρριψης, τότε η παρτίδα
απορρίπτεται.
11.1.9.∆ιπλό πρόγραµµα δειγµατοληψίας
Ο αριθµός των ελεγχοµένων τεµαχίων πρέπει να ισούται
µε το µέγεθος του πρώτου δείγµατος που ορίζει το
πρόγραµµα. Αν ο αριθµός των ελαττωµατικών τεµαχίων
πουέχουνβρεθείστοπρώτοδείγµαείναιµικρότεροςαπό
ή ίσος µε το πρώτο κριτήριο αποδοχής, τότε η παρτίδα
θεωρείται αποδεκτή. Αν ο αριθµός των ελαττωµατικών
τεµαχίων που έχουν βρεθεί στο πρώτο δείγµα ισούται µε
ή υπερβαίνει το πρώτο κριτήριο απόρριψης, τότε η
παρτίδα απορρίπτεται. Αν ο αριθµός των ελαττωµατικών
τεµαχίων που έχουν βρεθεί στο πρώτο δείγµα βρίσκεταιµεταξύ του πρώτο κριτηρίου αποδοχής και του πρώτου
κριτηρίου απόρριψης, τότε πρέπει να ελεγχθεί δεύτερο
δείγµα,του οποίουτο µέγεθος δίνεταιαπό το πρόγραµµα.
Οι αριθµοί των ελαττωµατικών τεµαχίων που έχουν
βρεθεί στο πρώτο και στο δεύτερο δείγµα πρέπει να
αθροίζονται. Αν το άθροισµα των ελαττωµατικών τεµα-
χίων είναι µικρότερο από ή ίσο µε το δεύτερο κριτήριο
αποδοχής, τότε η παρτίδα θεωρείται αποδεκτή. Αν το
άθροισµα των ελαττωµατικών τεµαχίων υπερβαίνει ή
είναι ίσο µε το δεύτερο κριτήριο απόρριψης, τότε η
παρτίδα απορρίπτεται.1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 12
▼M2
11.2.∆ιαδικασία ελέγχου
Ηαρµόδιαυπηρεσίαδύναταιναχρησιµοποιήσεικατ 'επιλογήτη
µία από τις δύο µεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω.Η πρώτη, στο εξής αποκαλούµενη µέθοδος «Α»,προβλέπει µία
και µοναδική υποβολή σε έλεγχο, ενώ η δεύτερη µέθοδος, στο
εξής αποκαλούµενη «Β»,προβλέπει πολλαπλές υποβολές σε
έλεγχο.
Ο διενεργούµενος έλεγχος συνίσταται σε έλεγχο µε κατα-
µέτρηση του αριθµού των ελαττωµατικών τεµαχίων στο δείγµα
που έχει ληφθεί.
11.2.1.Όταν επιλέγεται η µέθοδος «Α»,η αρµόδια υπηρεσία,
προκειµένου να αποφανθεί για την αποδοχή ή την
απόρριψη της παρτίδας που υποβάλεται σε έλεγχο,
χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα δειγµατοληψίας που
χαρακτηρίζεται από:
—µια τιµή του κανονικού επιπέδου ποιότητας ( SQL)
περιλαµβανόµενη µεταξύ 0,40 %και 0,90%,
—µια τιµή του οριακού επιπέδου ποιότητας ( LQ5)
περιλαµβανόµενη µεταξύ 4,0 %και 6,5%.
Ως παράδειγµα δίνονται τα ακόλουθα προγράµµατα
δειγµατοληψίας.
Απλάπρογράµµαταδειγµατοληψίας
Μέγεθος του
δείγµατοςΚριτήριο
αποδοχήςΚριτήριο
απορρίψεωςLQ5 SQL
α 80 1 2 5,8 0,44
β125 2 3 5,0 0,65
∆ιπλάπρογράµµαταδειγµατοληψίας
∆είγµα Κριτήρια
LQ5 SQL
ΜέγεθοςΆθροισ-
µα
µεγεθώνΑποδοχ-
ήςΑπορρί-
ψεως
α1ο δείγµα 50 50 0 2
5,8 0,442ο δείγµα 50 100 1 2
β1ο δείγµα 80 80 0 3
5,00,652ο δείγµα 80 160 3 4
Στην περίπτωση που µια παρτίδα απορρίπτεται, ηαρµόδια υπηρεσία προβαίνει σε έλεγχο του 100 %αυτής
της παρτίδας ή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να µηδιατεθεί όπως έχει στο εµπόριο η παρτίδα που έχει
απορριφθεί
11.2.2.Στην περίπτωση που επιλέγεται η µέθοδος «Β»,η
αρµόδια υπηρεσία, προκειµένου να αποφανθεί για τηναποδοχή ή την απόρριψη της παρτίδας που υποβάλλεται
σε έλεγχο, χρησιµοποιεί προγράµµατα δειγµατοληψίας
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.
Προγράµµαταδειγµατοληψίας
Σειρά
υποβολήςΜέγεθοςΚριτήριο
αποδοχήςΚριτήριο
απορρίψεως
17 0 01
28 5 01
3 105 0 1
4 120 0 11973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 13
▼M2
Μετάτηναποδοχήµιαςπαρτίδας,ηεπόµενηπαρτίδαπου
παρουσιάζεταιπρέπει να ελέγχεται σύµφωναµε τη σειρά
υποβολής 1.
Μετά την απόρριψη µιας παρτίδας, η αρµόδια υπηρεσία
λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να µη διατεθεί όπως
έχει στο εµπόριο η παρτίδα που έχει απορριφθεί και ο
υπεύθυνος για την υποβολή των µέτρων στον αρχικό
έλεγχο ΕΟΚ δύναται είτε να υποβάλει την ίδια παρτίδα
είτε να υποβάλει µια άλλη παρτίδα. Η παρτίδα αυτή τότε
υποβάλλεται σε έλεγχο µε αµέσως ανώτερη σειρά
υποβολής.
Παρ'όλα αυτά, αν, µετά από έναν έλεγχο µε σειρά
υποβολής 4, η παρτίδα δεν γίνει αποδεκτή, η αρµόδια
υπηρεσία πρέπει να προβεί σε έλεγχο του 100 %αυτής
της παρτίδας.
11.3.Συνέπειες της συχνής απόρριψης παρτίδων
Σε περίπτωση κατά την οποία σηµειώνονται συχνές απορρίψεις
παρτίδων, η αρµόδια υπηρεσία δύναται να αναστείλει τον
στατιστικό έλεγχο. Αν, αφού ειδοποιηθεί σχετικά ο δικαιούχος
της έγκρισης ΕΟΚ για το πρότυπο, δεν παρατηρηθεί καµία
βελτίωση του επιπέδου ποιότητας, είναι δυνατόν να κινηθεί η
διαδικασία ανακλήσεως της εγκρίσεως ΕΟΚ για το πρότυπο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 71 /316/ΕΟΚ.
12.Παράδειγµα του σήµατος ελέγχου ΕΟΚ που αναφέρεται στο σηµείο
8.3.
1973L0362 — EL — 04.02.1985 — 002.001 — 14