1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 1
Τοέγγραφοαυτόσυνιστάβοήθηµατεκµηρίωσηςκαιδενδεσµεύειτακοινοτικάόργανα
►B Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της26ηςΙουλίου1971
περίτηςπροσεγγίσεωςτωννοµοθεσιώντωνΚρατώνµελώντωνσχετικώνµετουςµετρητέςόγκου
αερίων
(71/318/ΕΟΚ)
(ΕΕL 202της 6.9.1971, σ. 21)
Τροποποιείται από:
Επίσηµη Εφηµερίδα
αριθ. σελίδα ηµεροµηνία
►M1Οδηγία 74 /331/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1974 L 189 9 12.7.1974
▼B
Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της26ηςΙουλίου1971
περί της προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των
σχετικώνµετουςµετρητέςόγκουαερίων
(71/318/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Συνελεύσεως (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας:ότι στα Κράτη µέλη, η κατασκευή, καθώς και οι µέθοδοι ελέγχου
των µετρητών όγκου αερίων, αποτελούν το αντικείµενο επιτα-κτικών διατάξεων οι οποίες διαφέρουν από το ένα Κράτος µέλοςστο άλλο και εµποδίζουν εκ του γεγονότος αυτού τις συναλλαγέςαυτών των οργάνων ·ότι κατά συνέπεια πρέπει να προβεί στην
προσέγγιση αυτών των διατάξεων ·
ότι η οδηγία του Συµβουλίου της 26ης Ιουλίου 1971 περί της
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των αναφερο-µένων στις κοινές διατάξεις των οργάνων µετρήσεως και των
µεθόδων µετρολογικού ελέγχου (
3)καθόρισε τις διαδικασίες
εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και αρχικού ελέγχου ΕΟΚ ·ότι
σύµφωνα µε αυτή την οδηγία είναι σκόπιµο να καθορισθούν, γιατους µετρητές του όγκου αερίου, οι τεχνικές προδιαγραφέςκατασκευής και λειτουργίας,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στους κάτωθι µετρητές όγκου
αερίων:
1.Ογκοµετρικοί µετρητές:
—µετρητές µεταβαλλοµένων τοιχωµάτων,
—µετρητές περιστρεφοµένων εµβόλων.
2.Μετρητές µη ογκοµετρικοί:
—µετρητές στροβίλων.
Άρθρο 2
Οι µετρητές όγκου αερίων οι οποίοι δύνανται να τύχουν
σφραγίδων και σηµάτων ΕΟΚ περιγράφονται στο παράρτηµα
της παρούσης οδηγίας. Αποτελούν το αντικείµενο εγκρίσεως
προτύπου ΕΟΚ και υποβάλλονται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ.
Άρθρο 3
Τα Κράτη µέλη δεν µπορούν να αρνηθούν, να απαγορεύσουν ή να
περιορίσουν την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση τωνµετρητών όγκου αερίων των εφοδιασµένων µε σήµα εγκρίσεωςπροτύπου ΕΟΚ και σφραγίδας αρχικού ελέγχου ΕΟΚ.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 2
(1)ΕΕ αριθ. A6 5της 5. 6. 1970, σ. 30 .
(2)ΕΕ αριθ. A 131της 29. 10. 1970, σ. 7 .
(3)ΕΕ αριθ. N 202της 6. 9. 1971, σ. 1 .
▼B
Άρθρο 4
1.Τα Κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός 18 µηνών από της
κοινοποιήσεώς της και ενηµερώνουν περί αυτού αµέσως τηνΕπιτροπή.
2.Τα Κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο
των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίεςθεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 3
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Α.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΤΟΣΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
1.Περιοχήπαροχής
Η περιοχή παροχής ενός µετρητού αερίου περιορίζεται από τη µέγιστη
παροχή Qmaxκαι την ελαχίστη παροχή Qmin.
2.Κυκλικόςόγκοςενόςογκοµετρικούµετρητού
Ο κυκλικός όγκος Vενός ογκοµετρικού µετρητού είναι ίσος µε τον
όγκο αερίου ο οποίος αντιστοιχεί στον κύκλο λειτουργίας του
µετρητού, δηλαδή στο σύνολο των κινήσεων των κινητών οργάνων
του µετρητού στο τέλος των οποίων όλα αυτά τα όργανα, εκτός της
συσκευής ενδείξεως και των ενδιαµέσων µεταδόσεων, επανέρχονται
για πρώτη φορά στην αρχική θέση.
Προσδιορίζεται δι 'υπολογισµού, πολλαπλασιάζοντας την τιµή του
όγκου ο οποίος αντιπροσωπεύεται από µια πλήρη περιστροφή του
ρυθµιστικού στοιχείου µε τη σχέση µεταδόσεως της διατάξεως
µετρήσεως στη διάταξη ενδείξεως.
3.Πίεσηλειτουργίαςκαιπίεσηαναφοράς
3.1.Πίεση λειτουργίας
Η πίεση λειτουργίας ενός µετρητού αερίου είναι η διαφορά µεταξύ
της πιέσεως στην είσοδο του µετρητού του προς µέτρηση αερίου
και της ατµοσφαιρικής πιέσεως.
3.2.Πίεση αναφοράς
Η πίεση αναφοράς Prενός µετρητού αερίου είναι η πίεση του
αερίου στην οποία αναφέρεται ο δεικνυόµενος όγκος αερίου.
Η λήψη πιέσεως για την πίεση αναφοράς καθορίζεται στο
κεφάλαιο III.
4.Απορρόφησηπιέσεως
Η απορρόφηση πιέσεως ενός µετρητού αερίου είναι η διαφορά µεταξύ
των µετρουµένων πιέσεων στην είσοδο και στην έξοδο του µετρητού
κατά τη ροή ενός αερίου.
5.Σταθεράτωνχειριστηρίωνεξόδου
Η σταθερά ενός χειριστηρίου εξόδου είναι η τιµή του όγκου ο οποίος
αντιπροσωπεύεται από µια πλήρη περιστροφή του άξονος αυτού του
χειριστηρίου. Αυτή η τιµή προσδιορίζεται δι 'υπολογισµού, πολλα-
πλασιάζοντας την τιµή του όγκου ο οποίος αντιπροσωπεύεται από µια
πλήρη περιστροφή του ρυθµιστικού στοιχείου µε τη σχέση µεταδόσεως
της διατάξεως ενδείξεως προς αυτόν τον άξονα.
Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΓΚΟΥ
ΑΕΡΙΩΝ
1.Γενικότητες
1.1.Το κεφάλαιο Iτου παρόντος παραρτήµατος καθορίζει τις γενικές
προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να πληρούν όλοι οι µετρητές
όγκου αερίων οι συµπεριλαµβανόµενοι στο πρώτο άρθρο της
παρούσης οδηγίας.
1.2.Τα κεφάλαια IIκαιIIIτου παρόντος παραρτήµατος καθορίζουν τις
ειδικές προδιαγραφές τις σχετικές µε τους εν λόγω µετρητές.
2.Κατασκευή
2.1.Υλικά
Οι µετρητές πρέπει να κατασκευάζονται από στερεά υλικά έχοντα
µικρές εσωτερικές τάσεις, ολίγον αλλοιούµενα δια γηράνσεως
και ικανοποιητικώς ανθεκτικά στη διάβρωση και στις προσβολές
από διάφορα αέρια τα οποία συνήθως διοχετεύονται καθώς και
από τις ενδεχόµενες συµπυκνώσεις τους.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 4
▼B
2.2.Στεγανότης των µετρητών
Οι µετρητές οφείλουν να είναι στεγανοί στη µέγιστη πίεση
λειτουργίας.
2.3.Προστασία κατά των εξωτερικών παρεµβάσεων
Οι µετρητές πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε,
κάθε παρέµβαση ικανή να επηρεάσει την ακρίβεια της µετρή-
σεως, να είναι αδύνατη χωρίς ζηµία των σφραγίδων ελέγχου ή των
σφραγισµάτων ασφαλείας.
2.4.Φορά της εκροής αερίου
Επί των µετρητών των οποίων η διάταξη ενδείξεως δεν κινείται
κατά τη θετική φορά παρά µόνο κατά µια φορά εκροής του αερίου,
αυτή η φορά πρέπει να δεικνύεται δι 'ενός βέλους.
Αυτό το βέλος δεν απαιτείται εάν η φορά εκροής αερίου
επιβάλλεται εκ κατασκευής.
2.5.Μετρολογικές ιδιότητες
Σε µια παροχή ίση µε Qmaxένας µετρητής πρέπει να δύναται να
λειτουργήσει κατά τρόπον συνεχή κατά τη διάρκεια του χρόνου
του προσδιοριζοµένου στα κεφάλαια IIκαιIIIχωρίς οι µεταβολές
των µετρολογικών ιδιοτήτων του να υπερβαίνουν τα όρια τα
καθοριζόµενα στα κεφάλαια αυτά.
3.Πρόσθετεςσυσκευές
3.1.Οι µετρητές δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε πρόσθετες
συσκευές (διορθώσεως, καταγραφής, συµπληρωµατικής ενδείξεως
κλπ.).
Η προσθήκη τους υπόκειται στην διαδικασία εγκρίσεως προτύπου
ΕΟΚ.
3.2.Οι µετρητές δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε ρυθµιστές εξόδου
για να κινήσουν µια ανεξάρτητη συσκευή ενδείξεως, µια συσκευή
προπληρωµής ή κάθε άλλη συµπληρωµατική ή πρόσθετη
συσκευή.
3.2.1.Όταν αυτοί οι ρυθµιστές δεν χρησιµοποιούνται, το
ελεύθερο εξωτερικό στόµιο εξαγωγής πρέπει να προστα-
τεύεται δι 'ενός πώµατος ή δι 'ενός αναλόγου εξαρτήµατος
το οποίο δύναται να σφραγίζεται.
3.2.2.Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό το στόµιο είναι ένας
άξων αυτός πρέπει να φέρει την ένδειξη της τιµής της
σταθεράς του υπό τον τύπο «1rev. /wedgeq…m3»(ήdm3).
3.3.Οι µετρητές δύνανται να εφοδιασθούν µε ενσωµατωµένες παλµο-
γεννήτριες. Τα στόµια εξαγωγής αυτών των παλµογεννητριών
πρέπει να φέρουν την ένδειξη της τιµής της αντιστοιχούσης σε
µια ώθηση υπό τη µορφή «1ώθηση /wedgeq…m3»(ήdm3).
4.Ενδείξεις
4.1.Κάθε µετρητής πρέπει να φέρει συγκεντρωµένες είτε επί της
πλακός της διατάξεως ενδείξεως, είτε επί ειδικής πλακός
σηµάνσεως τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) τον χαρακτηριστικό αριθµό της εγκρίσεως προτύπου του
µετρητού ·
β) τις σφραγίδες αναγνωρίσεως του κατασκευαστού ή την
εµπορική επωνυµία του ·
γ) τον αριθµό του µετρητού και τη χρονολογία κατασκευής του ·
δ) προσδιορισµό κατηγορίας του µετρητού: ο προσδιορισµός
αυτός έχει την µορφή του κεφαλαίου γράµµατος G,ακολουθου-
µένου από τον αριθµό ο οποίος καθορίζεται στα κεφάλαια II
καιIII·
ε) τη µέγιστηπαροχή του µετρητούυπό τον τύπο: Qmax = … m3/h·
ζ) την ελάχιστη παροχή υπό τον τύπο: Q min = … m3/h (ήdm3/h)·
η) τη µέγιστη πίεση λειτουργίας υπό τον τύπο: P max = … MN/m2
(ήN/m2)ήP max = … bar( ή… mbar)·
θ) για τους ογκοµετρικούς µετρητές, την ονοµαστική τιµή του
κυκλικού όγκου υπό τον τύπο V=…m3(ήdm3).1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 5
▼B
Αυτές οι ενδείξεις πρέπει να είναι απευθείας ορατές, ευανάγνω-
στες και ανεξίτηλες υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσεως των
µετρητών.
4.2.Η µετρολογική υπηρεσία η οποία χορηγεί την έγκριση προτύπου
µπορεί να καθορίσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η φύση του
αερίου πρέπει να εµφαίνεται στις ενδείξεις.
4.3.Ο µετρητής δύναται επί πλέον να φέρει το εµπορικό σήµα, ένα
ειδικό αριθµό σειράς, το όνοµα του διανοµέως αερίου, µια
σφραγίδα συµφωνίας προς ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και µια
ένδειξη σχετική µε τις πραγµατοποιηθείσες επισκευές. Εκτός
ειδικής εξουσιοδότησης, κάθε άλλη ένδειξη ή αναγραφή απαγο-
ρεύεται.
5.∆ιατάξειςενδείξεωνκαιστοιχείοελέγχου
5.1.∆ιατάξεις ενδείξεων
5.1.1.Οι διατάξεις ενδείξεων πρέπει να αποτελούνται από
τροχίσκους. Εν τούτοις το τελευταίο στοιχείο µπορεί να
εξαιρεθεί του κανόνος αυτού. Οι τροχίσκοι πρέπει να είναι
αριθµηµένοι σε κυβικά µέτρα ή σε δεκαδικά πολλαπλάσια
ή υποπολλαπλάσια του κυβικού µέτρου. Επί της πλακός της
διατάξεως ενδείξεως πρέπει να εµφαίνεται το σύµβολο
«m3».
5.1.1.1.Οι τροχίσκοι οι προοριζόµενοι να δεικνύουν τα
δεκαδικά υποπολλαπλάσια του κυβικού µέτρου, εάν
υπάρχουν, πρέπει να διακρίνονται καθαρά από τους
άλλους τροχίσκους και να διαχωρίζονται από
αυτούς µε ένα ευδιάκριτο κόµµα.
5.1.1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος
τροχίσκος είναι αριθµηµένος δι 'ενός δεκαδικού
πολλαπλάσιου του κυβικού µέτρου, επί της πλακός
της διατάξεως ενδείξεως πρέπει να αναγράφεται:
α) είτε ένα (ή δύο, ή τρία κλπ.) σταθερό µηδενικό
µετά τον τελευταίο τροχίσκο ·
β) είτε η ένδειξη «× IO» ( ή«× 100» ή«× 1 000»
κλπ.) κατά τέτοιο τρόπο ώστε η ανάγνωση να
γίνεται πάντα σε m3.
5.1.2.Η διάταξη ενδείξεως πρέπει να έχει αρκετούς αριθµηµέ-
νους τροχίσκους για να δύναται να δεικνύει κατά
προσέγγιση µιας µονάδας του τελευταίου τροχίσκου, τον
όγκο τον παρεχόµενο κατά την διάρκεια λειτουργίας χιλίων
ωρών στη µέγιστη παροχή.
5.2.Στοιχείο ελέγχου
5.2.1.Οι µετρητές πρέπει να έχουν σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε ο έλεγχος να µπορεί να πραγµατοποιείται µε µια
ικανοποιητική ακρίβεια.
Γι'αυτό το σκοπό πρέπει να φέρουν εκ κατασκευής είτε ένα
κατάλληλο στοιχείο ελέγχου, είτε διατάξεις επιτρέπουσες
τη προσθήκη ενός κινητού στοιχείου ελέγχου.
5.2.2.Το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου στο µετρητή µπορεί να
συνίσταται από το τελευταίο στοιχείο της διατάξεως
ενδείξεως µε ένα εκ των δύο ακολούθων τύπων:
α) έναν τροχίσκο συνεχώς κινούµενον φέρων µια αριθµη-
µένη κλίµακα ·
β) ένα δείκτη µετατοπιζόµενο µπροστά από µια σταθερή
πλάκα που φέρει µια αριθµηµένη κλίµακα ή ένα δίσκο
εφοδιασµένο µε µια αριθµηµένη κλίµακα µετατοπιζο-
µένη µπροστά από ένα σταθερό σηµείο αναφοράς.
5.2.3.Επί των αριθµηµένων κλιµάκων των στοιχείων ελέγχου η
µονάδα αριθµήσεως πρέπει να σηµειώνεται κατά εµφανή
και αναµφίβολο τρόπο σε κυβικά µέτρα ή δεκαδικά
υποπολλαπλάσια του κυβικού µέτρου. Η αρχή της κλίµακος
πρέπει να φέρει τον αριθµό µηδέν.
5.2.3.1.Το διάστηµα εκάστης υποδιαιρέσεως, πρέπει να
είναι σταθερό για όλη την κλίµακα και όχι
κατώτερο του 1 χιλιοστοµέτρου.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 6
▼B
5.2.3.2.Η τιµή εκάστης υποδιαρέσεως της κλίµακος πρέπει
να είναι του τύπου 1 ×1 0n,2×1 0nή5×1 0nm3,όπου
η είναι ένας ακέραιος αριθµός, θετικός, αρνητικός
ή µηδέν.
5.2.3.3.Οι χαράξεις υποδιαιρέσεων της κλίµακος πρέπει να
είναι λεπτές και οµοιόµορφα χαραγµένες. Στην
περίπτωση κατά την οποία η τιµή της υποδιαιρέ-
σεως της κλίµακος είναι του τύπου 1 ×1 0nή2×1 0n
m3,όλες οι χαράξεις τάξεως πολλαπλασίας του
πέντε και στην περίπτωση κατά την οποία η τιµή
της υποδιαιρέσεως της κλίµακος είναι του τύπου
5×1 0nm3,όλες οι χαράξεις τάξεως πολλαπλασίας
του δύο πρέπει να διακρίνονται δι 'ενός µεγαλυ-
τέρου µήκους.
5.2.4.►M1Ο δείκτης ή το σταθερό σηµείο αναφοράς πρέπει να
είναι επαρκώς λεπτά για να επιτρέπουν ανάγνωση ασφαλή
και εύκολη. Το στοιχείο ελέγχου µπορεί να είναι εφοδια-
σµένο µε ένα σηµείο αναφοράς ευδιάκριτο και επαρκούς
µεγέθους για να επιτρέπει τη φωτοηλεκτρική ανάγνωση. Το
σηµείο αναφοράς δεν πρέπει να επικαλύπτει την κλίµακα.
Μπορεί να λάβει, αν συντρέχει περίπτωση, τη θέση του
αριθµού µηδέν. Το σηµείο αυτό αναφοράς δεν πρέπει να
επηρεάζει την ακρίβεια της αναγνώσεως. ◄
5.3.∆ιάµετροι των τροχίσκων και των πλακών (καντράν)
Η διάµετρος των τροχίσκων πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 mm.
Η διάµετρος των αριθµηµένων κλιµάκων των προβλεποµένων στο
σηµείο IΒ 5.2.2 β) πρέπει να είναι τουλάχιστον 32 mm.
5.4.Ανάγνωση της διατάξεως ενδείξεως
Η διάταξη ενδείξεως πρέπει να έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να τηρείται η αρχή της αναγνώσεως δι 'απλής παραθέσεως.
5.5.∆ιαδοχή των αριθµών
Η διαδοχή µιας µονάδας, ενός ψηφίου οιασδήποτε τάξεως πρέπει
να γίνεται πλήρως ενώ ο αριθµός της αµέσως κατωτέρας τάξεως
περιγράφει το τελευταίο δέκατο της διαδροµής του.
5.6.Αποσυναρµολόγηση της διατάξεως ενδείξεως
Οι µετρητές πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τέτοιο τρόπο,
ώστε να είναι δυνατόν η συσκευή ενδείξεως να αποσυναρµολο-
γείται ευκόλως κατά τον έλεγχο.
6.Μέγισταανεκτάσφάλµατα
6.1.Τα σφάλµατα µετρήσεως εκφράζονται δια της διαφοράς µεταξύ
του αναγραφοµένου όγκου και του όγκου ο οποίος έχει πραγµα-
τικώς διέλθει από το µετρητή, αναγοµένης επί τοις εκατόν επί
αυτού του τελευταίου όγκου.
6.2.Αυτά τα σφάλµατα αναφέρονται στη µέτρηση όγκων αέρος οι
οποίοι έχουν πυκνότητα αναφοράς 1,2 kg/m3.Υπό κανονικές
ατµοσφαιρικές συνθήκες δύνανται να θεωρηθεί ότι ο ατµοσφαι-
ρικός αέρας ενός εργαστηρίου ελέγχου πληροί αυτή την
προϋπόθεση.
6.3.Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα καθορίζονται στα κεφάλαια IIκαιIII
και ισχύουν για τις επιτρεπόµενες φορές εκροής.
7.Απορρόφησηπιέσεως
7.1.Μέγιστες ανεκτές τιµές
Οι µέγιστες ανεκτές τιµές απορροφήσεως πιέσεως καθορίζονται
στα κεφάλαια IIκαιIII.
8.Εναπόθεσητωνσφραγίδωνελέγχουκαισφραγίσµατος
8.1.Πεδίο εφαρµογής
Η εναπόθεση σφραγίδων ελέγχου και σφραγίσµατος ΕΟΚ επί
ενός µετρητού αερίου πιστοποιεί αποκλειστικώς ότι αυτός ο
µετρητής πληροί τις διατάξεις της παρούσης οδηγίας.
8.2.Θέση
8.2.1.Οι θέσεις των σφραγίδων πρέπει να εκλέγονται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε µια αποσυναρµολόγηση του σφραγισµένου1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 7
▼B
µέρους δια µιας εξ αυτών των σφραγίδων να προξενεί την
καταστροφή της σφραγίδας αυτής.
8.2.2.Εφόσον οι επιγραφές οι προβλεπόµενες στο σηµείο IΒ 4.1
εναποτίθενται επί ειδικής πλακός σηµάνσεως, η µια των
σφραγίδων πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
να καταστρέφεται εάν η ειδική πλάκα ανασηκώνεται. Ο
σκοπός είναι η παρεµπόδιση της µετακινήσεως αυτής της
πλακός.
8.2.3.Πρέπει να προβλέπονται τοποθεσίες για τις σφραγίδες
ελέγχου ή σφραγίσµατος:
α) επί όλων των πλακιδίων τα οποία φέρουν ένδειξη
προδιαγραφόµενη υπό του παρόντος παραρτήµατος ·
β) επί όλων των µερών του περιβλήµατος, τα οποία δεν
δύνανται να προφυλαχθούν άλλως κατά των παρεµβά-
σεων των δυναµένων να επηρεάσουν την ακρίβεια της
µετρήσεως.
9.ΈγκρισηπροτύπουΕΟΚκαιαρχικόςέλεγχοςΕΟΚ
9.1.Έγκριση προτύπου ΕΟΚ
9.1.1.Η αίτηση εγκρίσεως ενός προτύπου µετρητού πρέπει να
συµπεριλαµβάνει τα κατωτέρω έγγραφα τα συνοδεύοντα το
προτεινόµενο πρότυπο:
—περιγραφή του µετρητού του οποίου αιτείται η έγκριση,
—σχεδιάγραµµα προοπτικό ή µια φωτογραφία αυτού του
µετρητού,
—πλήρες σχέδιο συναρµολογήσεως του µετρητού εν
συνόλω, εάν είναι αναγκαίο, αποτελούµενο από λεπτο-
µερή σχέδια κατασκευής,
—ονοµατολογία των συστατικών στοιχείων και λοιπές
ενδείξεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες από την
αρµόδια µετρολογική υπηρεσία,
—σχέδιο δεικνύον τις θέσεις των σφραγίδων ελέγχου και
των σφραγίδων σφραγίσµατος,
—δήλωση καθορίζουσα ότι οι µετρητές οι οποίοι θα
κατασκευασθούν συµφώνως µε το πρότυπο θα ανταπο-
κρίνονται στις κανονιστικές διατάξεις ασφαλείας, ιδίως
σε ό,τι αφορά τη µέγιστη πίεση λειτουργίας τη
δεικνυοµένη επί της πλακός σηµάνσεως.
9.2.Αρχικός έλεγχος ΕΟΚ
9.2.1.Οι µετρητές που υποβάλλονται στον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ
πρέπει να ευρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας. Εάν οι
µετρητές πρέπει να χρησιµοποιούνται µε πρόσθετες
συσκευές ενεργοποιούµενες δια των χειριστηρίων εξόδου,
αυτές οι συσκευές πρέπει να είναι ήδη συναρµολογηµένες
κατά τον έλεγχο εκτός εάν µια µεταγενέστερη προσθήκη
µετά τον έλεγχο είναι σαφώς επιτρεπτή.
10.Σφραγίδεςελέγχουκαισφραγίσµατος
Οι µετρητές οι έχοντες υποστεί µε επιτυχία τις δοκιµασίες του
ελέγχου:
—εφοδιάζονται µε τη σφραγίδα ελέγχου,
—λαµβάνουν τις σφραγίδες σφραγίσµατος στις προβλεπόµενες
θέσεις για να προστατεύσουν ορισµένα όργανα από εξωτερικούς
χειρισµούς οι οποίοι δύνανται να µεταβάλουν τα χαρακτηριστικά
του µετρητού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΓΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΑΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
1.Πεδίοεφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται, από συµφώνου µε τις προδιαγραφές
του κεφαλαίου I,στους µετρητές αερίων στους οποίους η µέτρηση του
παρεχοµένου αερίου πραγµατοποιείται µέσω θαλάµων µετρήσεως µε
µεταβλητά τοιχώµατα.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 8
▼B
2.Περιοχήτουφορτίουκαιχαρακτηρισµός.
2.1.Οι επιτρεπόµενες τιµές των µεγίστων παροχών και τα ανώτατα
όρια των αντιστοίχων ελαχίστων παροχών, καθώς και οι ελάχιστες
τιµές των κυκλικών όγκων δίδονται στον κατωτέρω πίνακα εν
συσχετισµώ µε την κατηγορία ( G)των µετρητών:
G Qmax
m3/hQmin
m3/h
(µεγίστη τιµή)V
dm3
(ελαχίστη τιµή)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,5
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1 000 6,500 2 000
2.2.Εάν για ένα τύπο µετρητού η τιµή της Qminείναι κατώτερη από
τον αριθµό τον αναφερόµενο στον πίνακα του σηµείου II 2.1,η
αριθµητική τιµή αυτής της Qminπρέπει να εκφράζεται δι 'ενός
αριθµού της στήλης 3 αυτού του πίνακος ή δι 'ενός δεκαδικού
υποπολλαπλασίου αυτού του αριθµού.
2.3.Οι µετρητές οι έχοντες ένα κυκλικό όγκο κατώτερο από την τιµή
την αναφεροµένη στον πίνακα του σηµείου II 2.1,µπορούν να
εγκριθούν αρκεί το πρότυπο αυτών των µετρητών να πληροί τις
απαιτήσεις της δοκιµής ανθεκτικότητος της αναφεροµένης για το
λόγο αυτό στο σηµείο II 7.2.5.
3.Λεπτοµέρειεςκατασκευής
3.1.Για καθένα από τους µετρητές, η διαφορά µεταξύ της υπολογιζο-
µένης τιµής του κυκλικού όγκου Vκαι της τιµής αυτού του όγκου
της αναφεροµένης επί του µετρητού, δεν δύναται να είναι ανώτερη
από το 5 %αυτής της τελευταίας τιµής.
3.2.Οι µετρητές G 1,6έωςG6συµπεριλαµβανοµένου, δύνανται να
είναι εφοδιασµένοι µε µια συσκευή εµποδίζουσα τη λειτουργία της
συσκευής µετρήσεως όταν το αέριο εκρέει κατά µια µη επιτρεπο-
µένη φορά.
4.Στοιχείοελέγχου
4.1.Για τους µετρητές G 1,6έωςG6συµπεριλαµβανοµένου, το
στοιχείον ελέγχου κατασκευάζεται όπως αναφέρεται στο σηµείο
IΒ 5.2.2 Για τους µετρητές G1 0έωςG 650συµπεριλαµβανοµένου,
το στοιχείο ελέγχου είναι:
—είτε κατασκευασµένο όπως αναγράφεταιι στο σηµείο IΒ 5.2.2,
—είτε κινητό.
4.2.Όταν το στοιχείο ελέγχου κατασκευάζεται όπως αναφέρεται στο
σηµείο IΒ 5.2.2 η τιµή της υποδιαιρέσεως του στοιχείου ελέγχου
και η αρίθµηση πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις του
κατωτέρω πίνακος.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 9
▼B
Χαρακτηρισµός των µετρητώνΜέγιστες τιµές
της υποδιαιρέ-
σεωςΑρίθµηση ανά
G 1,6έωςG6
συµπεριλαµβανοµένου0,2 dm31d m3
G1 0έωςG6 5
συµπεριλαµβανοµένου2d m310 dm3
G 100έωςG 650
συµπεριλαµβανοµένου20 dm3100 dm3
4.3.Για τους µετρητές των οποίων το στοιχείο ελέγχου έχει
κατασκευασθεί όπως αναφέρεται στο σηµείο IΒ 5.2.2 η τυπική
απόκλιση µιας σειράς τουλάχιστον 30 διαδοχικών µετρήσεων,
πραγµατοποιουµένων σε µια παροχή της τάξεως των 0,1 Qmaxκαι
υπό τις ίδιες συνθήκες, ενός όγκου αερίου καθοριζοµένου
κατωτέρω, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τιµές τις αναφερόµενες
στον κατωτέρω πίνακα.
Χαρακτηρισµός των µετρητώνΌγκοι αέρος
προς µέτρησηΜέγιστες
ανεκτές τιµές
της
αποκλίσεως —
Τύπου
G 1,6έωςG4
συµπεριλαµβανοµένου20 V 0,2 dm3
G 6 10 V 0,2 dm3
G1 0έωςG6 5
συµπεριλαµβανοµένου10 V 2 dm3
G 100έωςG 650 5 V 20 dm3
Οι όγκοιτου προς µέτρησηαέρος δύνανται να αντικατασταθούνδια
των πλησιεστέρων όγκων των αντιστοιχούντων σε έναν ακέραιο
αριθµό στροφών του στοιχείου ελέγχου ·
5.Μέγισταανεκτάσφάλµατα
5.1.Γενικές διατάξεις
5.1.1.Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα κατά µέγιστον και κατά
ελάχιστον δίδονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΠαροχέςΜέγιστα ανεκτά
σφάλµατα κατά τον
αρχικό έλεγχο
ΕΟΚ
Qmin≤Q < 2 Qmin 3 %
2 Qmin≤Q≤Qmax. 2 %
5.1.2.Κατά τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ, τα σφάλµατα ενός µετρητού για
τις παροχές Q,περιεχοµένων µεταξύ του 2 QminκαιQmaxδεν
δύνανται όλα να υπερβαίνουν το 1 %,εάν είναι όλα του ιδίου
σήµατος.
6.Απορρόφησηπιέσεως
6.1.Ολική απορρόφηση πιέσεως
Η ολική απορρόφηση πιέσεως κατά τη ροή αέρος πυκνότητος
1,2kg/m3σε µια παροχή ίση µε Qmaxδεν πρέπει να υπερβαίνει
κατά µέσο όρο:1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 10
▼M1
▼B
▼B
Χαρακτηρισµός των µετρητώνΜέγιστες ανεκτές τιµές του µέσου
όρου της ολικής απορροφήσεως
της πιέσεως κατά τον αρχικό
έλεγχο ΕΟΚ
N/m2mbar
G 1,6έωςG1 0
συµπεριλαµβανοµένου200 2
G1 6έωςG4 0
συµπεριλαµβανοµένου300 3
G6 5έωςG 650
συµπεριλαµβανοµένου400 4
6.2.Μηχανική απορρόφηση πιέσεως
Η µηχανική απορρόφηση πιέσεως, απορρόφηση πιέσεως, κατά την
εκροή αέρος πυκνότητος 1,2 kg/m3σε µια παροχή συµπεριλαµβα-
νοµένη µεταξύ της Qminκαι 2 Qmin,δεν πρέπει να υπερβαίνει:
Χαρακτηρισµός των µετρητώνΜέγιστες ανεκτές τιµές της µηχα-
νικής απορροφήσεως της πιέσεως
του αρχικού ελέγχου ΕΟΚ
N/m2mbar
G 1,6έωςG4 0
συµπεριλαµβανοµένου60 0,6
G6 5έωςG 650
συµπεριλαµβανοµένου100 1,0
Οι ανωτέρω τιµές αναφέρονται στα µέγιστα της µηχανικής
απορροφήσεως πιέσεως.
6.3.Ειδική διάταξη
Για τους µετρητές των οποίων η πίεση λειτουργίας είναι ανώτερη
από 0,1 MN/m2(1bar)εφαρµόζονται οι διατάξεις του σηµείου II 6.2
οι σχετικές µε την µηχανική απορρόφηση πιέσεως µη λαµβανο-
µένης υπόψη της ολικής απορροφήσεως πιέσεως της
προβλεποµένης στο σηµείο 6.1 αυτών των µετρητών.
7.ΈγκρισηπροτύπουΕΟΚ
7.1.Επί πλέον του υποδείγµατος του προτύπου, ο αιτών πρέπει να θέσει
αρχικώς στη διάθεση της αρµοδίας υπηρεσίας δύο έως έξι δείγµατα
µετρητών κατασκευασµένων σύµφωνα µε το πρότυπο.
Ο αριθµός διανέµεται κατόπιν αιτήσεως της αρµοδίας υπηρεσίας,
επί περισσοτέρων τιµών Gεάν η αίτηση εγκρίσεως αφορά σε
µετρητές διαφόρου τιµής.
Σύµφωνα µε την εξέλιξη των δοκιµών, δύνανται να απαιτηθούν
συµπληρωµατικά δείγµατα µετρητών.
7.1.1.∆ύναται να γίνει αποδεκτή παρέκκλιση αυτής της διατάξεως
υπό την έννοια του ότι οι µετρητές -δείγµατα θα δύνανται να
τεθούν µεταγενεστέρως στη διάθεση της αρµοδίας υπηρε-
σίας.
Εν τούτοις, η απόφαση εγκρίσεως προτύπου δεν δίδεται
παρά αφού τα δείγµατα αυτά έχουν πλήρως εξετασθεί.
7.1.2.Οι µετρητές -δείγµατα παραµένουν στην κυριότητα του
αιτούντος και του αποδίδονται, αφού παραχωρηθεί η έγκριση
του προτύπου.
7.2.Εξέταση
7.2.1.Το πρότυπο και οι µετρητές -δείγµατα πρέπει να πληρούν τις
διατάξεις του κεφαλαίου Iκαι των σηµείων2, 3, 4, 5 και 6 του
παρόντος κεφαλαίου.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 11
▼B
7.2.2.Εξάλλου, στην περιοχή παροχής η απόκλιση µεταξύ του
µεγίστου και του ελαχίστου των σφαλµάτων ανάλογα µε την
παροχή Qδεν πρέπει να είναι ανώτερη του 3 %για καθένα
από τους µετρητές.
7.2.3.Το πρότυπο και τα δείγµατά του υποβάλλονται σε µια δοκιµή
ανθεκτικότητος. Αυτή η δοκιµή πραγµατοποιείται:
7.2.3.1.Για τους µετρητές G 1,6έωςG1 0συµπεριλαµβανο-
µένου: στη µεγίστη παροχή των µετρητών και µε
αέρα. Εν τούτοις, για τους µετρητές επί της πλακός
σηµάνσεως των οποίων δεικνύεται η φύση του προς
µέτρηση αερίου, η δοκιµή δύναται να πραγµατοποι-
ηθεί ολικώς ή µερικώς µε το δεικνυόµενο αέριο.
7.2.3.2.Για τους µετρητές G1 6έωςG 650συµπεριλαµβανο-
µένου: όσον είναι δυνατόν στη µεγίστη παροχή των
µετρητών και µε αέρα ή µε αέριο.
7.2.4.Η διάρκεια της δοκιµής ανθεκτικότητος για τους µετρητές
των οποίων ο κυκλικός όγκος είναι ίσος ή ανώτερος από τις
τιµές τις αναφερόµενες στον πίνακα του σηµείου II 2.1είναι:
7.2.4.1.Για τους µετρητές G 1,6έωςG1 0συµπεριλαµβανο-
µένου: 1000 ώρες. Η δοκιµή δύναται να διακοπεί, εν
τούτοις αυτή πρέπει να τελειώσει εντός εξήκοντα
ηµερών.
7.2.4.2.Για τους µετρητές G1 6έωςG 650συµπεριλαµβανο-
µένων: µέχρις ότου κάθε µετρητής µετρά έναν όγκο
αέρος ή αερίου αντιστοιχούντα σε µια λειτουργία
1000 ωρών στη µεγίστη παροχή του µετρητού. Η
δοκιµή πρέπει να τελειώσει εντός έξι µηνών.
7.2.5.Για τους µετρητές των οποίων ο κυκλικός όγκος είναι
κατώτερος από τις τιµές τις αναφερόµενες στον πίνακα του
σηµείου II 2.1ηδιάρκεια της δοκιµής ανθεκτικότητοςπρέπει
να είναι 2 000ώρες και να διενεργείται σε ένα αριθµό
συσκευών ανώτερο από εκείνον ο οποίος προβλέπεται στο
σηµείο II 7.1,αναλόγως µε την κατηγορία του εξεταζοµένου
µετρητού και µε τα γενικά χαρακτηριστικά του.
7.2.6.Μετά τη δοκιµή ανθεκτικότητας, οι µετρητές (εκτός το πολύ
ενός εξ αυτών, εάν η δοκιµή γίνεται επί τριών ή περισσο-
τέρων µετρητών) οφείλουν να πληρούν στο σύνολο τις
κατωτέρω απαιτήσεις:
α) στην περιοχή της παροχής, η διαφορά µεταξύ του
µεγίστου και του ελαχίστου των σφαλµάτων συναρτήσει
της παροχής Qδεν πρέπει να είναι ανώτερη για κάθε
µετρητή από 4 %·
β) οι τιµές των σφαλµάτων δεν πρέπει να διαφέρουν
περισσότερο από 1,5 %των αντιστοίχων αρχικών τιµών.
Για την παροχή Qminαυτός ο κανών δεν εφαρµόζεται
παρά για τις µεταβολές του σφάλµατος κατά την αρνητική
φορά·
γ) η µηχανική απορρόφησις της πιέσεως δεν πρέπει να έχει
αυξηθεί περισσότερο από 20 N/m2(0,2 mbar).
7.3.Τροποποίηση ενός ήδη εγκεκριµένου προτύπου
Εάν η αίτηση εγκρίσεως αφορά τροποποίηση ενός ήδη εγκεκρι-
µένου προτύπου, η µετρολογική υπηρεσία η οποία ενέκρινε το
αρχικό πρότυπο αποφασίζει, ανάλογα µε το χαρακτήρα της
τροποποιήσεως, εάν και εις ποίον µέτρον εφαρµόζονται οι
διατάξεις των σηµείων 7.1, 7.2.3, 7.2.4 και 7.2.5 του παρόντος
κεφαλαίου.
8.ΑρχικόςέλεγχοςΕΟΚ
8.1.∆οκιµές ακριβείας
Ένας µετρητής θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις ως προς τα
µέγιστα ανεκτά σφάλµατα εάν οι απαιτήσεις αυτές πληρούνται υπό
τις κατωτέρω παροχές:
α) στην παροχή Qmin·
β) σε µια παροχή της τάξεως του /onefifthQmax·1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 12
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
γ) στην παροχή Qmax.
Εάν η δοκιµή πραγµατοποιείται υπό διαφορετικές συνθήκες, αυτές
πρέπει να εγγυώνται ένα αποτέλεσµα ταυτόσηµο µε τους ελέγχους
που αναφέρονται ανωτέρω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΦΟΡΩΣΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ∆ΙΑ
ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ
1.Πεδίοεφαρµογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται από συµφώνου µε τις προδιαγραφές
του κεφαλαίου I,στους:
1.1.Μετρητές αερίου δια περιστροφικών εµβόλων
—στους οποίους η µέτρηση του παρεχοµένου αερίου πραγµατο-
ποιείται µέσω θαλάµων µετρήσεωςµε περιστροφικά τοιχώµατα.
1.2.Μετρητές αερίου δι 'αεροστροβίλων
—στους οποίους η ροή του αερίου θέτει σε κίνηση ένα τροχό
αεροστροβίλου και των οποίων ο αριθµός στροφών του τροχού
αντιπροσωπεύει τον όγκο του παρεχοµένου αερίου.
2.Περιοχήπαροχής
2.1.Οι µετρητές αερίου πρέπει να έχουν µια από τις περιοχές παροχής
η οποία να προκύπτει από τον κατωτέρω πίνακα εν συναρτήσει
προς την κατηγορία Gτου µετρητού:
G Qmax m3/hΠεριοχή παροχής
µικρή µέση µεγάλη
Qmin m2/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 600 320 160 80
και τα δεκαδικά πολλαπλάσια των πέντε τελευταίων σειρών.
3.Λεπτοµέρειεςκατασκευής
3.1.Μετρητές δια περιστροφικών εµβόλων
3.1.1.Οι µετρητές πρέπει να φέρουν στην αρχή και στο τέλος της
διαδροµής του αερίου µια υποδοχή στατικής πιέσεως
διαµέτρου από 3 έως 5 χιλιοστά επιτρεπούσης τη µέτρηση
της απωλείας της πιέσεως. Η µετρουµένη πίεση στην αρχή
της διαδροµής αποτελεί την πίεση αναφοράς.
3.1.2.Οι µετρητές δύνανται να φέρουν µια χειροκίνητη διάταξη
επιτρέπουσα την περιστροφή των εµβόλων κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να µη µπορεί αυτή να χρησιµοποιηθεί καταχρη-
στικά για να εµποδίσει τη σωστή λειτουργία του µετρητού.
3.1.3.Οι τριβείς (κουζινέτα) των αξόνων των περιστροφικών
εµβόλων των µετρητών κατηγορίας G 160και πέρα δύνανται
να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να δύνανται να είναι
προσιτοί χωρίς να αλλοιώνονται οι σφραγίδες προστασίας.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 13
▼B
▼M1
▼B
▼B
3.2.Μετρητές δια αεροστροβίλου
3.2.1.Οι µετρητές πρέπει να φέρουν υποδοχή στατικής πιέσεως
επιτρέπουσα να προσδιορισθεί, εφόσον συντρέχει
περίπτωση κατ 'έµµεσο τρόπο, η πίεση αµέσως στην αρχή
διαδροµής του τροχού του αεροστροβίλου ως πίεση
αναφοράς.
3.2.1.1.Εάν υπάρχει διάταξη στραγγαλισµού του αερίου
εκροής στην αρχή της διαδροµής εκ του τροχού
του αεροστροβίλου, οι µετρητές δύνανται να φέρουν,
εκτός της υποδοχής πιέσεως της απαιτουµένης στο
σηµείο III 3.2.1, µια άλλη υποδοχή πιέσεως, αµέσως
πριν από αυτό το στραγγαλιστήρα, επιτρέπουσα να
µετρηθεί µε την υποδοχή της πιέσεως τη σύµφωνο
προς το σηµείο III 3.2.1, η διαφορά της πιέσεως στην
διάταξη στραγγαλισµού.
3.3.Υποδοχές πιέσεως
3.3.1.Οι υποδοχές πιέσεως πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε
διάταξη κλεισίµατος.
3.3.2.Η υποδοχή πιέσεως για την πίεση αναφοράς πρέπει να φέρει
κατά τρόπο ορατό και ανεξίτηλο την ένδειξη «pr»η δε άλλη
υποδοχή πιέσεως την ένδειξη «p».
4.Στοιχείοελέγχου
4.1.Στην εφαρµογή των διατάξεων του σηµείου IΒ 5.2.2 α) και β), η
µεγίστη τιµή της υποδιαιρέσεως του στοιχείου ελέγχου πρέπει να
είναι:
για τις κατηγορίες G4 0καιG 65 0,002 m3
για τις κατηγορίες τις µεταξύ των τιµών G 100
καιG 650συµπεριλαµβανοµένης 0,2 m3
για τις κατηγορίες τις µεταξύ των τιµών G 1 000
καιG 6 500συµπεριλαµβανοµένης 0,2 m3
και για τις κατηγορίες G 10 000 και πέραν 2,0 m3
4.2.Η κλίµαξ του στοιχείου ελέγχου πρέπει να αριθµείται:
για τις κατηγορίες G4 0καιG6 5ανά 0,01 m3
για τις κατηγορίες µεταξύ των τιµών G 100καιG
650συµπεριλαµβανοµένης ανά 0,1 m3
για τις κατηγορίες µεταξύ των τιµών G 1 000και
G 6 500συµπεριλαµβανοµένης ανά 1,0 m3
για τις κατηγορίες G 10 000 και πέρα ανά 10,0 m3
5.Μέγισταανεκτάσφάλµατα
5.1.Τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα πλέον ή έλαττον δίδονται στον
κατωτέρω πίνακα:
Παροχή Qm3/hΜέγιστα ανεκτά σφάλµατα
κατά τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ
Qmin≤Q < 0,2 Qmax 2 %
0,2 Qmax ≤Q≤Qmax 1 %
5.2.Τα σφάλµατα δεν πρέπει όλα να υπερβαίνουν το ήµισυ των
µεγίστων ανεκτών σφαλµάτων εάν έχουν όλα το ίδιο σηµείο.
6.ΈγκρισηπροτύπουΕΟΚ
6.1.Εκτός του υποδείγµατος του προτύπου, ο αιτών πρέπει να θέσει
αρχικώς στη διάθεση της αρµοδίας υπηρεσίας δύο έως έξι δείγµατα
µετρητών κατασκευασµένα συµφώνως µε τα πρότυπα. Αυτός ο
αριθµός διανέµεται κατόπιν αιτήσεως της αρµοδίας υπηρεσίας, επί
περισσοτέρων τιµών του Gεάν η αίτηση εγκρίσεως αφορά
µετρητές διαφόρου τιµής. Αναλόγως µε την εξέλιξη των δοκιµών
µπορούν να απαιτηθούν συµπληρωµατικά δείγµατα µετρητών.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 14
▼B
6.1.1.Μια παρέκκλιση αυτής της διατάξεως δύναται να επιτραπεί
υπό την έννοια του ότι οι µετρητές δείγµατα θα δύνανται να
τεθούν µεταγενεστέρως στη διάθεση της αρµοδίας υπηρε-
σίας. Εν τούτοις η απόφαση εγκρίσεως του προτύπου δεν
δίδεται παρά αφού τα δείγµατα αυτά έχουν πλήρως εξετα-
σθεί.
6.1.2.Οι µετρητές δείγµατα παραµένουν στην κυριότητα του
αιτούντος και του αποδίδονται, αφού παραχωρηθεί η έγκριση
του προτύπου.
6.2.Εξέταση
6.2.1.Η εξέταση περιλαµβάνει ιδιαιτέρως την επισήµανση των
σφαλµάτων κάθε µετρητού δια µιας δοκιµής µε αέρα
πυκνότητος 1,2 kg/m3.Κάθε αποτέλεσµα δοκιµής θα λαµβά-
νεται υπόψη χωριστά.
6.2.1.1.Η καµπύλη των σφαλµάτων καθενός εξ αυτών των
µετρητών πρέπει να παραµένει στην περιοχή την
προσδιοριζοµένη από τα όρια των µεγίστων ανεκτών
σφαλµάτων κατά τον αρχικό έλεγχο ΕΟΚ στην
έκταση του πεδίου της παροχής της οποίας έχει
ζητηθεί η έγκριση.
6.2.1.2.Η διαφορά µεταξύ της µεγίστης τιµής και της
ελαχίστης τιµής των σφαλµάτων για καθένα εξ
αυτών των µετρητών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
1%στην περιοχή της παροχής από ½ Qmax έως
Qmax.
6.2.2.Οι µετρητές υποβάλλονται εν συνεχεία σε µια δοκιµή
αντοχής µε αέρα ή αέριο.
6.2.2.1.Στο µέτρο του δυνατού η δοκιµή αντοχής πρέπει να
πραγµατοποιείται στη µεγίστη παροχή των
µετρητών. Η διάρκεια λειτουργίας πρέπει να είναι
τόση ώστε κάθε µετρητής να µετρά έναν όγκο αέρος
ή αερίουο οποίος να αντιστοιχεί σε λειτουργία 1 000
ωρών στη µεγίστη παροχή, χωρίς η ολική αυτή
διάρκεια της δοκιµής να υπερβαίνει τους έξι µήνες.
6.2.2.2.Μετά τη δοκιµή αντοχής, οι µετρητές εξετάζονται
εκ νέου µε αέρα πυκνότητος 1,2 kg/m3χρησιµο-
ποιώντας τα ίδια πρότυπα όπως και κατά τη δοκιµή
την αναφεροµένη στο σηµείο III 6.2.1.
Υπό αυτές τις συνθήκες δοκιµής:
α) Οι τιµές των σφαλµάτων δεικνυόµενες δια τις
παροχές τις αναφερόµενες στο σηµείο III 7.1για
κάθε µετρητή (εκτός το πολύ για τον ένα µεταξύ
αυτών) δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από
1%των σφαλµάτων των δεικνυοµένων κατά τη
δοκιµή την προβλεποµένη στο σηµείο III 6.2.1·
β) η διαφορά µεταξύ της µεγίστης τιµής και της
ελαχίστης τιµής της καµπύλης σφαλµάτων δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 %για καθένα των
µετρητών (εκτός το πολύ για ένα εξ αυτών) στην
περιοχή παροχής από ½ Qmax έωςQmax.
7.ΑρχικόςέλεγχοςΕΟΚ
7.1.∆οκιµή ακριβείας
Ένας µετρητής θεωρείται ότι πληροί τις προδιαγραφές τις
αφορώσες τα µέγιστα ανεκτά σφάλµατα, εάν αυτές συµφωνούν µε
τις κατωτέρω παροχές:
α) για τους µετρητές, δια περιστρεφοµένων εµβόλων:
Qmin, 1,5 Qmin, 0,25 Qmax, 1,5 Qmax καιQmax·
β) για τους µετρητές µε στρόβιλο:
Qmin, 1,5 Qmin, 2,5 Qmin, 0,25 Qmax, 0,5 Qmax καιQmax.
Εάν η δοκιµή παραγµατοποιείται υπό άλλες συνθήκες, αυτές
πρέπει να εγγυώνται ένα όµοιο αποτέλεσµα µε τους ελέγχους
τους αναφεροµένους ανωτέρω.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 15
▼M1
▼B
▼B
7.2.Οι τιµές των παροχών οι αναφερόµενες στο σηµείο III 7.1δύνανται
να τροποποιηθούν κατά 5 %περισσότερο ή λιγότερο.1971L0318 — EL — 21.06.1974 — 001.001 — 16