1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 1
Τοέγγραφοαυτόσυνιστάβοήθηµατεκµηρίωσηςκαιδενδεσµεύειτακοινοτικάόργανα
►B Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της20ήςΙουνίου1990
για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα όργανα ζύγισης µη
αυτόµατηςλειτουργίας
(90/384/ ΕΟΚ)
(ΕΕL 189 της 20.7.1990, σ. 1)
∆ιορθώνεται από:
►C1∆ιορθωτικό ΕΕ L 258 της 22.9.1990, σ. 35 (90 /384/ΕΟΚ)
▼B
Ο∆ΗΓΙΑΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της20ήςΙουνίου1990
γιατηνεναρµόνισητωννοµοθεσιώντωνκρατώνµελώνσχετικάµε
ταόργαναζύγισηςµηαυτόµατηςλειτουργίας
(90/384/ ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη για την προστασία του
κοινού από τα λανθασµένα αποτελέσµατα της ζύγισης µε τηβοήθεια µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης, όταν αυτά χρησιµο-
ποιούνται για ορισµένες κατηγορίες εφαρµογών ·
ότι, σε όλα τα κράτη µέλη, υποχρεωτικές διατάξεις καθορίζουν τις
αναγκαίες απαιτήσεις απόδοσης των οργάνων ζύγισης, µηαυτόµατης λειτουργίας µέσω µετρολογικών και τεχνικών απαιτή-σεων, καθώς και τις διαδικασίες επιθεώρησης πριν και µετά τηθέση των οργάνων σε λειτουργία ·ότι οι υποχρεωτικές αυτές
διατάξεις δεν οδηγούν, αναγκαστικά, σε διαφορετικά επίπεδα
προστασίας, από το ένα κράτος στο άλλο, η ασυµφωνία τους όµωςθέτει εµπόδια στο διακοινοτικό εµπόριο ·
ότι οι εθνικές διατάξεις µέσω των οποίων διασφαλίζεται µια
τέτοια προστασία, πρέπει να εναρµονιστούν, προκειµένου ναεξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων ζύγισης, µη
αυτόµατης λειτουργίας και ταυτόχρονα εύλογο επίπεδο προστα-
σίας στην Κοινότητα ·
ότι η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, προβλέπει ότι, παρά το
γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αποτελεί έναναπό τους θεµελιώδεις κανόνες της Κοινότητας, τα εµπόδια πουτίθενται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και που οφείλονται σε
διαφορές των εθνικών νοµοθεσιών, όσον αφορά τη χρήση των
προϊόντων, πρέπει να γίνονται αποδεκτά εφόσον οι διατάξεις τωνεθνικών αυτών νοµοθεσιών αναγνωρίζονται ως αναγκαίες, προκει-µένου να διασφαλιστεί ότι τα υπόψη προϊόντα ικανοποιούν τιςβασικές απαιτήσεις ·ότι, για το λόγο αυτό, η εναρµόνιση των
νοµοθεσιών, στην προκειµένη περίπτωση, πρέπει να περιοριστεί
στις διατάξεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστείότι τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας ικανοποιούν τιςβασικές µετρολογικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσειςαπόδοσης ·ότι, δεδοµένης της ουσιώδους σηµασίας αυτών, οι εν
λόγω απαιτήσεις πρέπει να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις ·
ότι η παρούσα οδηγία πρέπει, ως εκ τούτου, να περιλαµβάνει
µόνον τις υποχρεωτικές και βασικές απαιτήσεις ·ότι, προκειµένου
να διευκολυνθεί η απόδειξη της συµµόρφωσης µε τις βασικέςαπαιτήσεις, είναι απαραίτητο να εναρµονιστούν τα πρότυπα σεευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα µετρολογικά,1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 2
(1)ΕΕ αριθ. C5 5της 4. 3. 1989, σ. 6 και
ΕΕ αριθ. C 297 της 25. 11. 1989, σ. 13 .
(2)ΕΕ αριθ. C 158 της 26. 6. 1989, σ. 221 και
ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990.
(3)ΕΕ αριθ. C 194 της 31. 7. 1989, σ. 1 .
▼B
σχεδιαστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ώστε τα
όργανα που συµφωνούν µε τα εναρµονισµένα αυτά πρότυπα ναµπορούν να θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις ·
ότι τα εναρµονισµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρότυπα καταρτί-
ζονται από ιδιωτικούς φορείς και πρέπει να διατηρήσουν τοχαρακτήρα τους ως µη υποχρεωτικών κειµένων ·ότι, για το σκοπό
αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης ( CEN) καθώς και η
ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης ( CENELEC),
αναγνωρίζονται ως οι αρµόδιοι φορείς για την έγκριση εναρµονι-
σµένων προτύπων, σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριεςγραµµές για συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δύο αυτώνφορέων που υπογράφησαν στις 13 Νοεµβρίου 1984 ·ότι, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εναρµονισµένο πρότυπο είναι µιατεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή εναρµονισµένο
έγγραφο) που έχει εγκριθεί από τον έναν από τους δύο αυτούς
φορείς, αφού διαβιβάστηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε τηνοδηγία 83 /189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 που
προβλέπει διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στον τοµέατων τεχνικών προτύπων και κανονισµών (
1),όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 88 /182/ΕΟΚ(2)και τις προαναφερθείσες γενικές
κατευθυντήριες γραµµές ·
ότι η διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις σχετικές µετρολογικές
και τεχνικές απαιτήσεις είναι απαραίτητη, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των χρήστων καιτων τρίτων µερών ·ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες για τη
διαπίστωση της συµµόρφωσης διαφέρουν από το ένα κράτοςµέλος στο άλλο ·ότι, προκειµένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές
διαπιστώσεις της συµµόρφωσης που αποτελούν κατ 'ουσίαν
εµπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων, πρέπει να
γίνουν ρυθµίσεις για την κοινή αποδοχή των διαδικασιώνπροσδιορισµού της συµµόρφωσης από τα κράτη µέλη ·ότι,
προκειµένου να διευκολυνθεί η κοινή αποδοχή των διαδικασιώνγια τη διαπίστωση της συµµόρφωσης, πρέπει να θεσπιστούνεναρµονισµένες κοινοτικές διαδικασίες, παράλληλα µε εναρµονι-
σµένα κριτήρια για την υπόδειξη φορέων υπεύθυνων για την
εκτέλεση καθηκόντων που διέπουν τις διαδικασίες προσδιορι-σµού της συµµόρφωσης ·
ότι είναι, συνεπώς, σηµαντικό να υπάρξει µέριµνα ώστε οι
καθορισµένοι αυτοί φορείς να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδοποιότητας στο σύνολο της Κοινότητας ·
ότι η ύπαρξη σήµατος πιστότητας «CE» και ενσήµου µε το ψηφίο
«M» σε όργανο ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας, αποτελεί
τεκµήριο ότι το εν λόγω όργανο πληροί τις διατάξεις τηςπαρούσας οδηγίας και ότι, ως εκ τούτου, είναι ανώφελο ναεπαναληφθούν οι διαπιστώσεις της πιστότητας που έχουν ήδηεκτελεστεί ·
ότι τα µέτρα για την προοδευτική δηµιουργία της εσωτερικής
αγοράς, πρέπει να έχουν θεσπιστεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1992 ·
ότι η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα, στον οποίο είναι εξασφαλισµένη η ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και τωνκεφαλαίων,1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 3
(1)ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8 .
(2)ΕΕ αριθ. L8 1της 26. 3. 1988, σ. 75 .
▼B
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Πεδίοεφαρµογής,διάθεσηστηναγορά,ελεύθερηκυκλοφορία
Άρθρο 1
1.Ως όργανο ζύγισης νοείται όργανο µέτρησης που χρησιµο-
ποιείται για τον προσδιορισµό της µάζας ενός σώµατος, µε τηβοήθεια της επενέργειας της βαρύτητας στο σώµα αυτό. Ένα
όργανο ζύγισης µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό άλλων µεγεθών, ποσοτήτων, παραµέτρων ήχαρακτηριστικών που συνδέονται µε τη µάζα.
Ως«όργανο ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας »,νοείται όργανο
ζύγισης που χρειάζεται την παρέµβαση χειριστή κατά την
εκτέλεση της ζύγισης.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα όργανα ζύγισης µη
αυτόµατης λειτουργίας, τα οποία στο εξής καλούνται «όργανα».
2.Στην παρούσα οδηγία διακρίνονται δύο τοµείς χρήσης των
οργάνων:
α)1.προσδιορισµός της µάζας για τις εµπορικές συναλλαγές,
2.προσδιορισµός της µάζας για τον υπολογισµό διοδίων,
φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίµων, αµοιβών, αποζη-µιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών,
3.προσδιορισµός της µάζας για την εφαρµογή νοµοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεων ·δικαστικές πραγµατογνωµοσύνες,
4.προσδιορισµός της µάζας στην ιατρική πρακτική όσον
αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης,διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής,
5.προσδιορισµός της µάζας για την παρασκευή φαρµάκων σε
φαρµακείο κατόπιν συνταγής και καθορισµός των µαζώνκατά τις αναλύσεις που πραγµατοποιούνται σε ιατρικά και
φαρµακευτικά εργαστήρια,
6.καθορισµός της τιµής συναρτήσει της µάζας για την
απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυ-
σκευασιών ·
β) όλες οι υπόλοιπες εφαρµογές πλην όσων περιέχονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
1.Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε τα όργανα να
µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον πληρούν τιςπροδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ 'αυτά.
2.Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε τα όργανα να
µπορούν να χρησιµοποιούνται για τις χρήσεις που προβλέπονταιστο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), µόνον εφόσον πληρούν τιςπροδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται γι 'αυτά.
Άρθρο 3
Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για τις εφαρµογές που
απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρέπει ναπληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµαI.
Στην περίπτωση που το όργανο περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο
µε συστήµατα που δεν χρησιµοποιούνται για τις εργασίες πουαπαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τασυστήµατα αυτά δεν υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 4
▼B
Άρθρο 4
1.Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν την εισαγωγή στην αγορά
των οργάνων που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας που εφαρµόζονται γι 'αυτά.
2.Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν την εγκατάσταση και
θέση σε χρήση, για τις εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 1παράγραφος 2 στοιχείο α), των οργάνων που πληρούν τις
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται γι 'αυτά.
Άρθρο 5
1.Τα κράτη µέλη θεωρούν ως κατά τεκµήριο σύµφωνα µε τις
βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, τα όργανα που συµφωνούν µε ταεθνικά πρότυπα που θέτουν σε εφαρµογή τα εναρµονισµέναπρότυπα τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 3.
2.Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα στοιχεία εναρµονισµένων
προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 6
Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι
τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5παράγραφος 1 δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσειςτου άρθρου 3, η Επιτροπή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
παραπέµπει την υπόθεση στη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί
σύµφωνα µε την οδηγία 83 /189/ΕΟΚ, αιτιολογώντας την ενέργεια
αυτή. Η µόνιµη επιτροπή διατυπώνει σχετική γνώµη αµελλητί.
Υπό το φώς της γνώµης της µόνιµης επιτροπής, η Επιτροπή
ενηµερώνει τα κράτη µέλη αν είναι αναγκαίο ή όχι να αποσύρουν
τα εναρµονισµένα αυτά πρότυπα από τις δηµοσιεύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Άρθρο 7
1.Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι όργανα
που φέρουν το σήµα πιστότητας CEπου αναφέρεται στο
παράρτηµα 2 σηµεία 2, 3 και 4, δεν πληρούν τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας µολονότι έχουν εγκατασταθεί σωστά και
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορί-ζονται, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνσητων οργάνων αυτών από την αγορά, την απαγόρευση ή τονπεριορισµό της χρησιµοποίησής τους ή /και της κυκλοφορίας τους
στην αγορά.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή για κάθε τέτοιο µέτρο που λαµβάνει, αναφέρονταςτους λόγους που το οδήγησαν στην απόφασή του αυτή, καιειδικότερα αν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται:
α) στη µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, εφόσον
τα όργανα δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα του άρθρου 5παράγραφος 1 ·
β) στη λανθασµένη εφαρµογή των προτύπων του άρθρου 5
παράγραφος 1 ·
γ) σε ελλείψεις των προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 1.
2.Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη το συντοµότερο δυνατό.
Μετά την εν λόγω διαβούλευση, η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως
σχετικά µε το αποτέλεσµα το κράτος µέλος που προέβη στηνενέργεια αυτή. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήξει στο1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 5
▼B
συµπέρασµα ότι το µέτρο ήταν αιτιολογηµένο, ενηµερώνει
αµέσως και τα άλλα κράτη µέλη.
Αν το µέτρο έχει ληφθεί από το κράτος µέλος λόγω ελλείψεων
των προτύπων, η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε ταενδιαφερόµενα µέρη, παραπέµπει την υπόθεση στη µόνιµηεπιτροπή εντός δύο µηνών εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε
τα µέτρα προτίθεται να τα διατηρήσει, και κινεί τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 6.
3.Αν ένα όργανο που δεν συµφωνεί µε τις προδιαγραφές φέρει
το σήµα πιστότητας CE,το αρµόδιο κράτος µέλος οφείλει να
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε επέθεσε
το σήµα και να ενηµερώσει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλακράτη µέλη.
4.Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη τηρούνται
ενήµερα σχετικά µε την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
∆ιαπίστωσητηςπιστότητας
Άρθρο 8
1.Η πιστότητα των οργάνων προς τις βασικές απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτηµα Iµπορεί να βεβαιωθεί κατ 'επιλογήν
του αιτούντος µε µια από τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτηµα II
σηµείο 1 συνοδευόµενη είτε από τη δήλωση ΕΚ πιστότηταςπρος τον τύπο (εξασφάλιση της ποιότητας παραγωγής) πουαναφέρεται στο παράρτηµα IIσηµείο 2, είτε από την
επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτηµα IIσηµείο 3.
Ωστόσο, η εξέταση τύπου CEδεν είναι υποχρεωτική για τα
όργανα που δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά συστήµατα και
των οποίων το σύστηµα µέτρησης του φορτίου δεν χρησιµο-ποιεί ελατήριο για την εξισορρόπηση του φορτίου ·
β) την επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα που αναφέρεται στο
παράρτηµα IIσηµείο 4.
2.Τα διάφορα έγγραφα και η αλληλογραφία όσον αφορά τις
διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συντάσσονταισε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους όπου πρόκειται ναεκτελεστούν οι εν λόγω διαδικασίες, ή σε γλώσσα αποδεκτή απότον αρµόδιο οργανισµό.
3.Όταν τα όργανα αποτελούν αντικείµενο άλλων κοινοτικών
οδηγιών που αναφέρονται σε άλλες πτυχές, το αναφερόµενο στοάρθρο 10 σύµβολο «CE» υποδηλώνει, στην περίπτωση αυτή, ότι τα
όργανα πληρούν και τις απαιτήσεις των εν λόγω άλλων οδηγιών.
Άρθρο 9
1.Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στα άλλα κράτη µέλη και στην
Επιτροπή τους οργανισµούς που ορίζουν για την εκτέλεση των
καθηκόντων που απορρέουν από την διαδικασία του άρθρου 8, τα
συγκεκριµένα καθήκοντα για τα οποία ορίζεται κάθε οργανισµός,καθώς και τους κωδικούς αναγνώρισης των οργανισµών που έχουνοριστεί.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τον κατάλογο των γνωστοποιηθέντων
οργανισµών καθώς και τα καθήκοντα για τα οποία έχουν οριστεί,στηνΕπίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,και φρον-
τίζει για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού.
2.Για τον ορισµό των οργανισµών, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν
τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα 5. Οιοργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται µε τασχετικά εναρµονισµένα πρότυπα θεωρούνται ότι ικανοποιούν τακριτήρια που εκτίθενται στο παράρτηµα 5.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 6
▼B
3.Ένα κράτος µέλος που έχει ορίσει έναν οργανισµό ακυρώνει
τη σχετική εντολή προς αυτόν, αν ο οργανισµός δεν ικανοποιείπλέον τα κριτήρια για τον ορισµό του που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη µέλη και την
Επιτροπή σχετικά και ανακαλεί τη γνωστοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Σήµαπιστότητας CEκαιεπισηµάνσεις
Άρθρο 10
1.Το σήµα πιστότητας CEκαι τα απαιτούµενα συµπληρω-
µατικά στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα 4 σηµείο 1πρέπει να επιτίθενται στα όργανα, των οποίων έχει διαπιστωθεί ηπιστότητα CE,κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
2.Σε όλα τα άλλα όργανα, οι επισηµάνσεις που αναφέρονται
στο παράρτηµα 4 σηµείο 2 πρέπει να επιτίθενται κατά τρόπο
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
3.Απαγορεύεται η επίθεση στα όργανα σηµάτων που ενδέχεται
να συγχέονται µε το σήµα πιστότητας CE.
Άρθρο 11
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το σήµα πιστότητας CE
κακώς τοποθετήθηκε σε όργανα:
—τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1, στην περίπτωση που ο κατασκευα-
στής έχει επιλέξει την κατασκευή οργάνων σύµφωνα µε ταπρότυπα,
—τα οποία δεν συµφωνούν µε εγκεκριµένο τύπο,
—τα οποία συµφωνούν µεν µε εγκεκριµένο τύπο, αλλά δεν
ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται
γι'αυτόν, ή
—για τα οποία ο κατασκευαστής δεν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δήλωση πιστότηταςτύπου ΕΚ (εξασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής).
Ο αρµόδιος γνωστοποιηθείς οργανισµός ανακαλεί κατά
περίπτωση την έγκριση τύπου ΕΚ ή /και την έγκριση του
συστήµατος ποιότητας. Η ανάκληση της έγκρισης τύπου ΕΚέχει ως αποτέλεσµα την απαγόρευση της υποβολής προς
εξακρίβωση και της δήλωσης πιστότητας τύπου ΕΚ (εξασφάλιση
της ποιότητας της παραγωγής).
Άρθρο 12
Όταν ένα όργανο που χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε από τις
εφαρµογές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείοα) περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο µε διατάξεις που δεν έχουνυποβληθεί σε εξακρίβωση της πιστότητας, όπως αναφέρεται στοάρθρο 8, καθεµία από τις διατάξεις αυτές φέρει το σύµβολο
περιορισµού της χρήσης που καθορίζεται στο παράρτηµα IV
σηµείο 3. Το σύµβολο αυτό τοποθετείται στις εν λόγω διατάξειςκατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Τελικέςδιατάξεις
Άρθρο 13
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν όλες τις διατάξεις προκειµένου τα
όργανα που φέρουν το σήµα CEπου βεβαιώνει την πιστότητα
προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας να παραµένουνσύµφωνα προς τις προδιαγραφές αυτές.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 7
▼B
Άρθρο 14
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ 'εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας και από την οποία απορρέουν περιορισµοί όσον αφορά τη
χρήση ενός οργάνου πρέπει να αναφέρει τους ακριβείς λόγους
στους οποίους στηρίζεται. Κάθε τέτοια απόφαση γνωστοποιείταιχωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόµενο µέρος που ενηµερώνεταιταυτόχρονα για τα ένδικα µέσα που έχει στη διάθεσή τουσύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο εν λόγω κράτος µέλος,καθώς και για τις προθεσµίες στις οποίες υπόκειται η άσκηση των
ένδικων αυτών µέσων.
Άρθρο 15
1.Τα κράτη µέλη εκδίδουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες,
προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, πριναπό την 1η Ιουλίου 1992. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπήσχετικά.
2.Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η
Ιανουαρίου 1993.
3.Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη
µέλη δέχονται για χρονική περίοδο δέκα ετών από την
ηµεροµηνία της εκ µέρους τους εφαρµογής των διατάξεων πουαναφέρονται στην παράγραφο 1, τη διάθεση στην αγορά ή τηχρησιµοποίηση των οργάνων που είναι σύµφωνα µε τις ρυθµίσειςπου ίσχυαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
4.Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
5.Η οδηγία 73 /360/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
1993·εξαιρείται ό,τι αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 3.
Άρθρο 16
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 8
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα όργανα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκτίθενται παρακάτω.
Η χρησιµοποιούµενη ορολογία είναι του ∆ιεθνούς Οργανισµού Νόµιµης
Μετρολογίας ( Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Προκαταρκτικήπαρατήρηση
Στην περίπτωση που το όργανο περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο µε
περισσότερα από ένα συστήµατα ένδειξης ή εκτύπωσης τα οποία
χρησιµοποιούνται για τις εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο α), όσα από τα συστήµατα αυτά επαναλαµβάνουν
τα αποτελέσµατα της ζύγισης και δεν µπορούν να επηρεάσουν τη σωστή
λειτουργία του οργάνου δεν υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις εφόσον
τα αποτελέσµατα της ζύγισης τυπώνονται ή καταγράφονται µε ορθό και
ανεξίτηλο τρόπο από κάποιο τµήµα του οργάνου, το οποίο πληροί τις
βασικές απαιτήσεις και µπορούν να ελεχθούν από τα δύο µέρη τα οποία
αφορά η µέτρηση. Ωστόσο, για τα όργανα που χρησιµοποιούνται για την
απευθείας πώληση στο κοινό, τα συστήµατα ένδειξης και εκτύπωσης για
τον πωλητή και τον πελάτη πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές
απαιτήσεις.
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Μονάδεςµάζας
Οι χρησιµοποιούµενες µονάδες µάζας πρέπει να είναι νόµιµες
σύµφωνα µε την οδηγία 80 /181/ΕΟΚ►C1(1)◄,όπως τροπο-
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85 /1/ΕΟΚ(2).
Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, επιτρέπονται οι ακόλουθες µονάδες
µάζας:
—από τις µονάδες του συστήµατος SI:το χιλιόγραµµο, το
µικρογραµµάριο, το χιλιοστόγραµµο, το γραµµάριο και ο τόνος,
—από τις µονάδες του αγγλικού συστήµατος: η λίβρα, η ουγγιά
(avoirdupois), και η ουγγιά troy,
—από τις άλλες µονάδες: το µετρικό καράτι για τη ζύγιση
πολύτιµων λίθων.
Για τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται οι µονάδες µάζας του
αγγλικού συστήµατος που προαναφέρθηκαν, οι σχετικές βασικές
απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω µετατρέπονται στις
αντίστοιχες µονάδες του αγγλικού συστήµατος, µε απλή παρεµβολή.
2.Κατηγορίεςακριβείας
2.1. Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακριβείας:
►C1Ι◄ειδική
►C1ΙΙ◄υψηλή
►C1ΙΙΙ◄µέση
►C1IIII◄συνήθης
Οι προδιαγραφές για τις κατηγορίες αυτές παρέχονται στον πίνακα
1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατηγορίεςακριβείας
ΚατηγορίαΥποδιαίρεση ελέγχου
(e)Ελάχιστη
δυναµι-
κότητα
(Min)Αριθµός υποδιαιρέσεων
ελέγχου
n¼Max
e
κατώτερο
όριοκατώτερο
όριοανώτατο
όριο
►C1Ι◄ 0,001 g≤e 100 e 50000 —1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 9
(1)ΕΕ αριθ. L3 9της 15. 2. Ι980, σ. 40 .
(2)ΕΕ αριθ. L2της 3. 1. 1985, σ. 11 .
▼B
ΚατηγορίαΥποδιαίρεση ελέγχου
(e)Ελάχιστη
δυναµι-
κότητα
(Min)Αριθµός υποδιαιρέσεων
ελέγχου
n¼Max
e
κατώτερο
όριοκατώτερο
όριοανώτατο
όριο
►C1ΙΙ◄ 0,001 g≤e≤0,05 g 20 e 100 100000
0,1 g≤e 50 e 5000 100000
►C1ΙΙΙ◄ 0,1 g≤e≤2 g 20 e 100 10000
5g≤e 20 e 500 10000
►C1IIII◄ 5g≤e 10 e 100 1 000
Η ελάχιστη δυναµικότητα µειώνεται σε 5 eγια τα όργανα των
κατηγοριών ►C1ΙΙ και ΙΙI◄που χρησιµεύουν για τον καθορισµό
τιµολογίου µεταφοράς.
2.2.Υποδιαιρέσεις
2.2.1. Η πραγµατική υποδιαίρεση ( d)και η υποδιαίρεση ελέγχου ( e)
πρέπει να έχουν τη µορφή:
1×1 0k,2×1 0kή5×1 0kµονάδες µάζας
όπουkακέραιος η µηδέν.
2.2.2. Για όλα τα όργανα, εκτός από εκείνα που έχουν βοηθητικές
διατάξεις ένδειξης, το dείναι ίσο µε το e.
2.2.3. Για τα όργανα µε βοηθητικές διατάξεις ένδειξης, ισχύουν οι
ακόλουθες συνθήκες:
e=1×1 0kg
d<e≤10 d
εκτός από τα όργανα ►C1της κατηγορίας Ι ◄µεd<1 0−4g,για τα
οποίαe=1 0−3g.
3.Ταξινόµηση
3.1.Όργανα µε µια περιοχή ζύγισης
Τα όργανα που είναι εφοδιασµένα µε βοηθητική διάταξη ένδειξης
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία i)ήii).Για τα όργανα αυτά, τα
κατώτερα όρια της ελάχιστης δυναµικότητας για τις δύο αυτές
κατηγορίες ακριβείας, προκύπτουν από τον πίνακα I,αν στη στήλη 3
αντικατασταθεί η υποδιαίρεση ελέγχου ( e)µε την πραγµατική
υποδιαίρεση ( d).
Αν τοd<1 0−4g,η µέγιστη δυναµικότητα ►C1της κατηγορίας Ι
µπορεί να είναι µικρότερη από 50000 e. ◄
3.2.Όργανα µε περισσότερες περιοχές ζύγισης
Επιτρέπονται περισσότερες περιοχές ζύγισης, εφόσον οι εν λόγω
περιοχές επισηµαίνονται ευκρινώς στο όργανο. Κάθε επιµέρους
περιοχή ζύγισης ταξινοµείται σύµφωνα µε το σηµείο 3.1. Αν οι
περιοχές ζύγισης εµπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ακριβείας,
το όργανο πρέπει να συµφωνεί µε τις αυστηρότερες απαιτήσεις που
ισχύουν για τις κατηγορίες ακριβείας στις οποίες εµπίπτουν οι
περιοχές ζύγισης.
3.3.Όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων
3.3.1. Τα όργανα µε µια περιοχή ζύγισης µπορούν να έχουν περισσότερες
επιµέρους περιοχές ζύγισης (όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων).
Τα όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων δεν επιτρέπεται να εφοδιά-
ζονται µε βοηθητικές διατάξεις ένδειξης.
3.3.2.►C1Κάθε επιµέρους περιοχή ζύγισης iτων οργάνων µε πολλές
περιοχές ζύγισης ορίζεται από: ◄
—την υποδιαίρεση ελέγχου της ei,
όπουe(i + 1)>ei1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 10
▼B
—τη µέγιστη δυναµικότητα της
Maxi,όπουMaxr= Max
—την ελάχιστη δυναµικότητα της
Mini,Mini= Max(i − 1)
καιMin1= Min
όπου i = 1, 2, … r
i=ο αριθµός της επιµέρους περιοχής ζύγισης
r=ο ολικός αριθµός των επιµέρους περιοχών
ζύγισης.
Όλες οι δυναµικότητες είναι δυναµικότητες καθαρού φορτίου,
ανεξάρτητα από την τιµή του ενδεχόµενα χρησιµοποιούµενου
απόβαρου.
3.3.3. Οι επιµέρους περιοχές ζύγισης ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον
πίνακα 2. Όλες οι επιµέρους περιοχές ζύγισης εµπίπτουν στην ίδια
κατηγορία ακριβείας, που είναι και η κατηγορία ακριβείας του
οργάνου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Όργαναπολλαπλώνυποδιαιρέσεων
i = 1, 2, … r
i=αριθµός επιµέρους περιοχής ζύγισης
r=ολικός αριθµός επιµέρους περιοχών ζύγισης
ΚατηγορίαΥποδιαίρεση ελέγχου
(e)Κατώτερο όριο
της ελάχιστης
δυναµικότητας
(Min)Αριθµός υποδιαιρέσεων ελέγχου
κατώτερο όριοκατώτερο
όριο(*)
n¼Maxi
eiþ1ðÞανώτερο όριο
n¼Maxi
ei
►C1Ι◄0,001 g≤ei100 e150000 —
►C1ΙΙ◄0,001 g≤ei≤0,05g 20 e15000 100000
0,1 g≤ei50 e15000 100000
►C1ΙΙΙ◄0,1 g≤ei20 e1500 10000
►C1IIII◄5g≤ei10 e150 1 000
(*)Γιαi=rισχύει η αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1, µε αντικατάσταση του eαπό τοer.
4.Ακρίβεια
4.1. Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών του άρθρου 8, το σφάλµα
ένδειξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα
ένδειξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Στις περιπτώσεις ψηφιακής
ένδειξης, το σφάλµα ένδειξης πρέπει να διορθώνεται, ώστε να
λαµβάνεται υπόψη το σφάλµα στρογγυλοποίησης.
Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα εφαρµόζονται για το καθαρό
βάρος και το απόβαρο για όλα τα δυνατά φορτία, µε εξαίρεση τις
τιµές των προκαθορισµένων αποβάρων.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 11
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μέγισταεπιτρεπόµενασφάλµατα
ΦορτίοΜέγιστο επιτρεπό-
µενο σφάλµαΚατηγορία ►C1Ι◄ Κατηγορία ►C1ΙΙ◄ Κατηγορία ►C1ΙΙΙ◄ Κατηγορία ►C1IIII◄
0≤m≤50000 e 0 ≤m≤5 000 e 0 ≤m≤500 e 0 ≤m≤50 e ± 0,5 e
50000 e < m ≤200000 e 5000 e < m ≤20000 e 500 e < m ≤2 000 e 50 e < m ≤200 e ± 1,0 e
200 000 e < m 20000 e < m ≤100000 e 2 000 e < m ≤10000 e 200 e < m ≤1000 e ± 1,5 e▼B1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 12
▼B
4.2. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα κατά τη χρήση είναι διπλάσια
από τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που καθορίζονται στο
σηµείο 4.1.
5. Τα αποτελέσµατα της ζύγισης µε ένα όργανο πρέπει να είναι
επαναλαµβανόµενα για τις χρησιµοποιούµενες διατάξεις ένδειξης
και τις µεθόδους εξισορρόπησης.
Τα αποτελέσµατα της ζύγισης πρέπει να µην επηρεάζονται εύκολα
από αλλαγές της θέσης του φορτίου στη διάταξη δέκτη φορτίου.
6. Το όργανο πρέπει να αντιδρά σε µικρές διακυµάνσεις του φορτίου.
7.Φυσικάµεγέθηκαιχρόνοςπουεπηρεάζουνταόργανα
►C17.1. Τα όργανα των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και IIII◄,που ενδέχεται
να χρησιµοποιηθούν σε επικλινή θέση, δεν πρέπει να είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κλίση που µπορεί να υπάρχει κατά τη
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους.
7.2. Τα όργανα πρέπει να ικανοποιούν τις µετρολογικές απαιτήσεις
µέσα στα όρια των θερµοκρασιακών περιοχών που ορίζονται από
τον κατασκευαστή. Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσες µε:
5ºγια τα όργανα της κατηγορίας ►C1Ι◄,
15ºγια τα όργανα της κατηγορίας ►C1ΙΙ◄,
30ºγια τα όργανα των κατηγοριών ►C1ΙΙΙ◄και►C1IIII◄.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή, θα χρησιµοποιούνται τα όρια θερµοκρασίας από −
10 ºC ως+ 40 ºC.
7.3. Τα όργανα που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια λαµβανόµενη
από το δίκτυο, οφείλουν να πληρούν τις µετρολογικές απαιτήσεις
υπό συνθήκες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα στα όρια της
κανονικής διακύµανσής του.
Τα όργανα που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια λαµβανόµενη
από ηλεκτρικά στοιχεία, πρέπει να έχουν ειδική ένδειξη όταν η
τάση πέφτει κάτω από την ελάχιστη απαιτούµενη τιµή και είτε να
συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά, ή να τίθενται αυτόµατα εκτός
λειτουργίας.
►C17.4. Τα ηλεκτρονικά όργανα, εκτός από εκείνα των κατηγοριών Ι
και ΙΙ,◄για τα οποία το eείναι µικρότερο από 1 g,πρέπει να
πληρούν τις µετρολογικές απαιτήσεις, υπό συνθήκες υψηλής
σχετικής υγρασίας στο µέγιστο όριο της θερµοκρασιακής περιοχής
κανονικής λειτουργίας τους.
►C17.5. Η φόρτιση ενός οργάνου των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙΙ ◄
για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να έχει
αµελητέα επίδραση στην ένδειξη υπό φορτίο ή στη µηδενική
ένδειξη, αµέσως µετά την αποµάκρυνση του φορτίου.
7.6. Υπό άλλες συνθήκες, τα όργανα θα συνεχίσουν να λειτουργούν
σωστά, ή θα τίθενται αυτόµατα εκτός λειτουργίας.
ΜΕΛΕΤΗΚΑΙΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
8.Γενικέςαπαιτήσεις
8.1. Η µελέτη και κατασκευή των οργάνων πρέπει να είναι τέτοια ώστε
τα όργανα να διατηρούν τις µετρολογικές τους ιδιότητες όταν
χρησιµοποιούνται και τοποθετούνται σωστά και όταν χρησιµο-
ποιούνται σε περιβάλλον για το οποίο προορίζονται. Πρέπει να
αναφέρεται η αξία της µάζας.
8.2. Όταν εκτίθενται σε εξωτερικές διαταραχές, τα ηλεκτρονικά όργανα
δεν πρέπει να παρουσιάζουν σηµαντικά σφάλµατα, ή τα σηµαντικά
σφάλµατα πρέπει να ανιχνεύονται και να αναφέρονται αυτόµατα.
Με την αυτόµατη ανίχνευση ενός σηµαντικού σφάλµατος, τα
ηλεκτρονικά όργανα πρέπει να εκπέµπουν ένα οπτικό ή ακουστικό
χαρακτηριστικό σήµα που θα συνεχίζεται µέχρις ότου ο χρήστης
προβεί σε κάποια διορθωτική ενέργεια ή εξαφανιστεί το σφάλµα.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 13
▼B
8.3. Οι απαιτήσεις των σηµείων 8.1 και 8.2 πρέπει να τηρούνται συνεχώς
κατά τη διάρκεια ενός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, λαµβανο-
µένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Οι ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να διαθέτουν πάντα
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου της λειτουργίας της διαδικασίας
µέτρησης, της διάταξης ένδειξης, καθώς και της αποθήκευσης και
της µεταφοράς όλων των δεδοµένων.
Η αυτόµατη ανίχνευση ενός σηµαντικού σφάλµατος οφειλόµενου
στη µακροχρόνια χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων, θα πρέπει να
συνοδεύεται από ένα οπτικό ή ακουστικό χαρακτηριστικό σήµα που
θα συνεχίζεται µέχρις ότου ο χρήστης προβεί σε κάποια διορθωτική
ενέργεια ή εξαφανιστεί το σφάλµα.
8.4. Όταν µια άλλη πρόσθετη εξωτερική συσκευή συνδεθεί σε ένα
ηλεκτρονικό όργανο, µέσω µιας κατάλληλης διάταξης διασύνδεσης,
οι µετρολογικές ιδιότητες του οργάνου δεν πρέπει να επηρεάζονται
δυσµενώς.
8.5. Τα όργανα δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν
να διευκολύνουν τη δόλια χρήση τους. Επιπλέον οι πιθανότητες για
ακούσια λανθασµένη χρήση του οργάνου πρέπει να αίναι ελάχιστες.
Τα εξαρτήµατα που δεν επιτρέπεται να αποσυναρµολογούνται ή να
ρυθµίζονται από το χρήστη, πρέπει να ασφαλίζονται από τέτοιες
ενέργειες.
8.6. Τα όργανα πρέπει να µελετώνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
επιτρέπεται η άµεση εκτέλεση των ελέγχων που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.
9.Ένδειξητωναποτελεσµάτωντηςζύγισηςκαιάλλωντιµώνβάρους
Η ένδειξη των αποτελεσµάτων της ζύγισης και άλλων τιµών βάρους
πρέπει να είναι ακριβής, ευκρινής και αναµφισβήτητη ·η διάταξη
ένδειξης πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση της ένδειξης
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Οι ονοµασίες και τα σύµβολα των µονάδων που αναφέρονται στο
σηµείο 1 του παρόντος παραρτήµατος, πρέπει να συµφωνούν µε τις
διατάξεις της οδηγίας 80 /181/ΕΟΚ►C1(1)◄,µε προσθήκη του
συµβόλου για το µετρικό καράτι, που είναι το σύµβολο «ct».
Οποιαδήποτε ένδειξη πέρα από τη µέγιστη δυναµικότητα ( Max),
αυξηµένη κατά 9 ε δεν πρέπει να είναι δυνατή.
Βοηθητικές διατάξεις ένδειξης επιτρέπονται για δεκαδικές ενδεί-
ξεις. Εκτατές διατάξεις ένδειξης µπορούν να χρησιµοποιούνται
µόνο προσωρινά ·η εκτύπωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
απαγορεύεται.
∆ευτερεύουσες ενδείξεις µπορούν να παρέχονται, εφόσον αναγνω-
ρίζονται σαφώς ως τέτοιες και δεν συγχέονται µε τις πρωτεύουσες
ενδείξεις.
10.Εκτύπωσητωναποτελεσµάτωντηςζύγισηςκαιάλλωντιµώνβάρους
Τα αποτελέσµατα που εκτυπώνονται πρέπει να είναι σωστά, εύκολα
αναγνωρίσιµα και σαφή. Η εκτύπωση πρέπει να είναι καθαρή,
ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και αµετάβλητη.
11.Οριζοντίωση
Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, τα όργανα µπορούν να είναι
εφοδιασµένα µε µια κατάλληλη συσκευή οριζοντίωσης και µε ένα
δείκτη οριζοντίωσης, αρκετά ευαίσθητα, ώστε να είναι δυνατή η
σωστή εγκατάστασή τους.
12.Μηδενισµός
Τα όργανα µπορούν να εφοδιάζονται µε διατάξεις µηδενισµού. Η
λειτουργία των διατάξεων αυτών πρέπει να συνεπάγεται τον ακριβή
µηδενισµό των οργάνων και να µην οδηγεί σε εσφαλµένα
αποτελέσµατα µέτρησης.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 14
(1)ΕΕ αριθ. L3 9της 15. 2. 1980, σ. 40 .
▼B
13.∆ιατάξειςαπόβαρουκαιδιατάξειςπροκαθορισµούτουαπόβαρου
Τα όργανα µπορούν να έχουν µια ή περισσότερες διατάξεις
απόβαρου και µια διάταξη προκαθορισµού του απόβαρου. Η
λειτουργία των διατάξεων απόβαρου πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
την ακριβή τοποθέτηση της ένδειξης στο µηδέν και να εξασφαλίζει
τη σωστή ζύγιση του καθαρού φορτίου. Η λειτουργία της διάταξης
προκαθορισµού του απόβαρου πρέπει να εξασφαλίζει το σωστό
προσδιορισµό της υπολογιζόµενης καθαρής τιµής.
14.Όργανα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν για την απευθείας
πώληση στο κοινό µε µέγιστη δυναµικότητα όχι µεγαλύτερη των
100kg:πρόσθετεςαπαιτήσεις
Στα όργανα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την
απευθείας πώληση στο κοινό πρέπει να επιδεικνύονται καθαρά
στον πελάτη όλες οι πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία της
ζύγισης και, στην περίπτωση οργάνων µε ένδειξη τιµής, ο
υπολογισµός της τιµής του ζυγιζόµενου προϊόντος.
Η τιµή του προϊόντος, αν αναφέρεται, πρέπει να είναι ακριβής.
Στα όργανα στα οποία υπολογίζεται η τιµή του ζυγιζόµενου
προϊόντος, οι βασικές ενδείξεις πρέπει να εµφανίζονται για αρκετό
χρόνο ώστε να είναι δυνατό να τις διαβάσει ο πελάτης σωστά.
Τα όργανα στα οποία υπολογίζεται η τιµή του ζυγιζόµενου
προϊόντος, παρέχουν και άλλες λειτουργίες, εκτός από τη ζύγιση
και τον υπολογισµό της τιµής του προϊόντος, µόνο αν όλες οι
ενδείξεις όλων των συναλλαγών εκτυπώνονται στην απόδειξη που
προορίζεται για τον πελάτη κατά τρόπο καθαρό, σαφή και
ευανάγνωστο.
Τα όργανα δεν πρέπει να φέρουν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που
θα µπορούσε να προκαλέσει, άµεσα ή έµµεσα, ενδείξεις των οποίων
η ερµηνεία δεν είναι απλή ή άµεση.
Τα όργανα πρέπει να διασφαλίζουν τους πελάτες από εσφαλµένες
συναλλαγές, οφειλόµενες στην κακή λειτουργία τους.
Βοηθητικές ή εκτατές διατάξεις ένδειξης δεν επιτρέπονται.Πρόσθετες διατάξεις επιτρέπονται µόνον εφόσον δεν επιτρέπουν
δόλια χρήση.
Όργανα παρεµφερή µε αυτά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την
απευθείας πώληση στο κοινό και τα οποία δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του παρόντος σηµείου πρέπει να φέρουν πλησίον της
ένδειξης κατά ανεξίτηλο τρόπο την επισήµανση «απαγορεύεται η
χρήση για την απευθείας πώληση στο κοινό ».
15.Όργαναµεδυνατότηταέκδοσηςετικετώνµετιςτιµέςτωνπροϊόντων
Τα εν λόγω όργανα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των οργάνων
µε ένδειξη τιµών για απευθείας πώληση στο κοινό, στο βαθµό που
αυτές είναι εφαρµόσιµες στα υπόψη όργανα. Η έκδοση ετικετών µε
τιµές προϊόντων δεν πρέπει να είναι δυνατή για βάρη µικρότερα της
ελάχιστης δυναµικότητας του οργάνου.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 15
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
1.ΕξέτασητύπουΕΚ
1.1. Εξέταση τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία µε την οποία ένας
κοινοποιηµένος φορέας επιθεώρησης διαπιστώνει και πιστοποιεί
ότι ένα όργανο, αντιπροσωπευτικό της προγραµµατιζόµενης
παραγωγής, πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν
γι'αυτό.
1.2. Η αίτηση για την εξέταση τύπου υποβάλλεται από τον κατα-
σκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην
Κοινότητα, σε έναν και µόνο γνωστοποιηµένο φορέα επιθεώρησης.
Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:
—το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, και στην
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό του, επιπλέον, το όνοµα και τη διεύθυνσή του,
—γραπτή δήλωση ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλον
κοινοποιηµένο φορέα επιθεώρησης,
—την τεχνική τεκµηρίωση όπως περιγράφεται στο παράρτηµα III.
Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου φορέα επιθεώρησης
ένα όργανο, αντιπροσωπευτικό της προγραµµατιζόµενης
παραγωγής, που στο εξής θα αναφέρεται ως «υπόδειγµα ».
1.3. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης
1.3.1. εξετάζει τη σχετική µε το σχέδιο τεκµηρίωση και ελέγχει αν το
υπόδειγµα κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε την εν λόγω τεκµηρίωση.
1.3.2. συµφωνεί µε τον αιτούντα για το χώρο που θα εκτελεστούν οι εν
λόγω έλεγχοι ή /και δοκιµές.
1.3.3. προβαίνει ή έχει ήδη προβεί στους κατάλληλους ελέγχους ή /και
δοκιµές, προκειµένου να διαπιστώσει αν οι λύσεις που υιοθε-
τήθηκαν από τον κατασκευαστή ικανοποιούν τις βασικές
απαιτήσεις, στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόστηκαν τα πρότυπα
του άρθρου 5.
1.3.4. προβαίνει ή έχει ήδη προβεί στους κατάλληλους ελέγχους ή /και
δοκιµές, προκειµένου να διαπιστώσει αν, στις περιπτώσεις που ο
κατασκευαστής επέλεξε την εφαρµογή των σχετικών προτύπων,
αυτά πράγµατι εφαρµόστηκαν, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό
τη συµφωνία µε τις βασικές απαιτήσεις.
1.4. Αν το υπόδειγµα πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο
γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης εκδίδει ένα πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΚ για λογαριασµό του αιτούντα. Στο πιστοποιη-
τικό αυτό αναφέρονται τα συµπεράσµατα της εξέτασης, οι όροι (αν
υπάρχουν) ισχύος τους, τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση
του εγκεκριµένου οργάνου και, αν απαιτείται µια περιγραφή της
λειτουργίας του. Τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, όπως σχέδια και
διαγράµµατα, επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
ΕΚ. Το πιστοποιητικό ισχύει για µια περίοδο δέκα ετών από την
ηµεροµηνία της έκδοσής του, και µπορεί να ανανεώνεται στη
συνέχεια για περιόδους των δέκα ετών.
Σε περίπτωση θεµελιωδών αλλαγών στο σχεδιασµό του οργάνου, για
παράδειγµα µετά από την εφαρµογή νέων τεχνικών µεθόδων, η
ισχύς του πιστοποιητικού µπορεί να περιορισθεί σε δύο έτη και να
παραταθεί κατά τρία έτη.
1.5. Κάθε γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης θέτει περιοδικά στη
διάθεση όλων των κρατών µελών, τον κατάλογο:
—των αιτήσεων εξέτασης τύπου ΕΚ που έχει λάβει
—των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΚ που έχει χορηγήσει
—των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών τύπου που έχει
απορρίψει
—των προσθηκών και τροποποιήσεων όσον αφορά τα ήδη
εκδοθέντα έγγραφα.
Εξάλλου, κάθε γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης ενηµερώνει
πάραυτα όλα τα κράτη µέλη σε περίπτωση που αποσύρει πιστο-
ποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ.
Κάθε κράτος µέλος θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των
φορέων επιθεώρησης, τους οποίους έχει γνωστοποιήσει.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 16
▼B
1.6. Οι λοιποί γνωστοποιηθέντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν αντί-
γραφο των πιστοποιητικών και των παραρτηµάτων τους.
1.7. Ο αιτών ενηµερώνει το φορέα επιθεώρησης που εξέδωσε το
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ, σχετικά µε κάθε τροποποίηση
του εγκεκριµένου υποδείγµατος.
Οι τροποποιήσεις που γίνονται στο εγκεκριµένο υπόδειγµα, πρέπει
να λαµβάνουν πρόσθετη έγκριση από το γνωστοποιηθέντα φορέα
επιθεώρησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ,
στις περιπτώσεις που οι υπόψη τροποποιήσεις επηρεάζουν τη
συµφωνία µε τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ή τις
προδιαγραφόµενες συνθήκες λειτουργίας του οργάνου. Η πρόσθετη
αυτή έγκριση χορηγείται υπό τη µορφή προσθήκης στο αρχικό
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ.
2.∆ήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (διασφάλιση της ποιότητας της
παραγωγής)
2.1. Η δήλωση πιστότητας παραγωγής τύπου ΕΚ (διασφάλιση ποιότητας
της παραγωγής) είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο κατασκευα-
στής που τηρεί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2.2 δηλώνει ότι τα
συγκεκριµένα όργανα συµφωνούν κατά περίπτωση µε το υπόδειγµα
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ και
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι '
αυτό.
Ο κατασκευαστής επιθέτει το σήµα CEσε κάθε όργανο καθώς και
στις επισηµάνσεις που αναφέρονται στο παράρτηµα IV.
Το σήµα CEσυνοδεύεται από το χαρακτηριστικό σύµβολο
αναγνώρισης του γνωστοποιηθέντος φορέα που είναι υπεύθυνος
για την εποπτεία ΕΚ που αναφέρεται στο σηµείο 2.4.
2.2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει ένα κατάλληλο σύστηµα
εξασφάλισης ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στο σηµείο 2.3 και
να υπόκειται στην εποπτεία ΕΚ, όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.4.
2.3.Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας
2.3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση σε ένα γνωστοποιηθέντα
φορέα επιθεώρησης, για την έγκριση του συστήµατός του διασφά-
λισης ποιότητας.
Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:
—τη δέσµευση να τηρεί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτό εγκρίθηκε
—τη δέσµευση να διατηρεί το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και
να διασφαλίζει ότι το σύστηµα εξακολουθεί να είναι κατάλληλο
και αποτελεσµατικό.
Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση του γνωστοποιηθέντος φορέα
επιθεώρησης τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδιαίτερα τα δικαιο-
λογητικά σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας και τα δικαιολογητικά
σχετικά µε το σχεδιασµό του οργάνου.
2.3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµφωνία των
οργάνων µε το υπόδειγµα που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΚ και τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που
ισχύουν γι 'αυτά.
Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εγκρίνονται από
τον κατασκευαστή ταξινοµούνται κατά συστηµατικό και τακτικό
τρόπο, υπό τη µορφή γραπτών συµβάσεων, διαδικασιών και
οδηγιών. Η τεκµηρίωση αυτή του συστήµατος διασφάλισης
ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει την εναρµόνιση των
προγραµµάτων ποιότητας, των σχετικών σχεδίων, εγχειριδίων και
εγγράφων.
Η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να περιέχει, πιο συγκεκριµένα, µια
πρόσφορη περιγραφή:
—των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δοµής και των
διοικητικών ευθυνών και αρµοδιοτήτων, όσον αφορά την
ποιότητα του προϊόντος
—της κατασκευαστικής διαδικασίας, του ποιοτικού ελέγχου, των
τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας και των συστηµατικών
ενεργειών που θα εφαρµοστούν1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 17
▼B
—των εξετάσεων και των δοκιµών που θα εκτελούνται πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά την κατασκευή, καθώς και της συχνότητας
εκτέλεσης τους
—των µέσων παρακολούθησης, όσον αφορά την επίτευξη της
απαιτούµενης ποιότητας του προϊόντος καθώς και την αποτελε-
σµατική λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.
2.3.3. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης εξετάζει και αξιολογεί το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, προκειµένου να διαπιστώσει αν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σηµείου 2.3.2. Για συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονι-
σµένο πρότυπο, ο φορέας επιθεώρησης θεωρεί ως δεδοµένη τη
συµφωνία τους µε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει
σχετικά τους άλλους εγκεκριµένους φορείς επιθεώρησης. Η
γνωστοποίηση προς τον κατασκευαστή περιλαµβάνει τα πορίσµατα
της εξέτασης και, σε απορριπτική περίπτωση, την αιτιολόγηση της
αποφάσεως.
2.3.4. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του,
ενηµερώνει το φορέα επιθεώρησης που ενέκρινε το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας, για κάθε εκσυγχρονισµό του εν λόγω
συστήµατος, όσον αφορά π.χ. αλλαγές που έχουν επέλθει στο
µεταξύ, νέες τεχνολογίες και έννοιες σχετικά µε την ποιότητα.
2.3.5. Αν ένας φορέας επιθεώρησης αποσύρει την έγκριση ενός συστή-
µατος διασφάλισης ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους
γνωστοποιηθέντες φορείς επιθεώρησης.
2.4.Εποπτεία ΕΚ
2.4.1. Σκοπός της εποπτείας ΕΚ είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευα-
στής τηρεί κανονικά τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το
εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
2.4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει σε άτοµα του γνωστοποιηθέντος φορέα
επιθεώρησης να εισέρχονται, για σκοπούς που συνδέονται µε την
επιθεώρηση, στο χώρο κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµής και
αποθήκευσης, και τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,
ειδικότερα δε:
—την τεκµηρίωση του συστήµατος ποιότητας
—την τεχνική τεκµηρίωση
—τα πρακτικά ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και
τα στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, οι εκθέσεις περί των
προσόντων του προσωπικού κ.λπ.
Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης πραγµατοποιεί τακτικούς
ελέγχους προκειµένου να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί
και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας. Χορηγεί έκθεση ελέγχου
στον κατασκευαστή.
Εξάλλου, ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης µπορεί να
πραγµατοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις
επισκέψεις αυτές, ο γνωστοποιηθείς φορέας µπορεί να προβαίνει σε
πλήρεις ή τµηµατικούς ελέγχους. Χορηγεί στον κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση ελέγχου.
2.4.3. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης βεβαιώνεται ότι ο κατα-
σκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το εγκεκριµένο σύστηµα
ποιότητας.
3.ΕπαλήθευσηΕΚ
3.1. Η επαλήθευση ΕΚ είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ένας
συγκεκριµένος φορέας επιθεώρησης ελέγχει και πιστοποιεί ότι τα
συγκεκριµένα όργανα συµφωνούν µε το υπόδειγµα που περιγρά-
φεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ και ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι 'αυτά. Ο φορέας
επιθεώρησης επιθέτει το σήµα CEσε όλα τα όργανα.
3.2. Κάθε όργανο εξετάζεται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιµές,
όπως καθορίζεται στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο
5, ή σε ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας.
3.3. Το σήµα CE,που αναφέρθηκε του σηµείο 3.1. παραπάνω, πρέπει να
συνοδεύεται από το σύµβολο αναγνώρισης του γνωστοποιηθέντος
φορέα επιθεώρησης.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 18
▼B
3.4. Για τα όργανα που δεν υπόκεινται σε έγκριση τύπου ΕΚ η
τεκµηρίωση για το σχεδιασµό του οργάνου που αναφέρεται στο
παράρτηµα IIIπρέπει να τίθεται στη διάθεση του γνωστοποιηθέντος
οργανισµού, εφόσον αυτός προβεί στη σχετική αίτηση.
4.ΕπαλήθευσηΕΚκατάµονάδα
4.1. Η επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα είναι η διαδικασία µέσω της οποίας
ένας γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης ελέγχει και πιστοποιεί
ότι ένα όργανο γενικά που έχει σχεδιασθεί για συγκεκριµένη
εφαρµογή, πληροί τις εφαρµοστέες σ 'αυτό απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθέτει στο όργανο
το σήµα CE.
4.2. Το όργανο εξετάζεται και υποβάλλεται σε κατάλληλες δοκιµές,
όπως εκτίθεται στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5,
ή σε ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας.
4.3. Το σήµα CEπου αναφέρθηκε στο σηµείο 4.1. παραπάνω, συνο-
δεύεται από το χαρακτηριστικό σύµβολο αναγνώρισης του
γνωστοποιηθέντος φορέα επιθεώρησης.
4.4. Τα δικαιολογητικά για την έγκριση του οργάνου που ορίζονται στο
παράρτηµα III, παρέχονται στο γνωστοποιηθέντα φορέα
επιθεώρησης.
5.Κοινέςδιατάξεις
5.1. Η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (διασφάλιση της ποιότητας της
παραγωγής), η επαλήθευση ΕΚ και η επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα,
µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή
και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, εφόσον για τη µεταφορά στον τόπο
χρήσης δεν απαιτείται αποσυναρµολόγηση του οργάνου, για τη
θέση σε λειτουργία στο χώρο χρήσης δεν απαιτείται συναρµο-
λόγηση του οργάνου ή άλλες τεχνικές εργασίες εγκατάστασης που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του οργάνου, και εφόσον
ληφθεί υπόψη η τιµή της βαρύτητας στον τόπο λειτουργίας ή
εφόσον η απόδοση τον οργάνου δεν παρουσιάζει ευαισθησία στις
µεταβολές της βαρύτητας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι
προαναφερθείσες ενέργειες εκτελούνται στον τόπο χρήσης του
οργάνου.
5.2. Αν η απόδοση του οργάνου επηρεάζεται από τις µεταβολές της
βαρύτητας, οι διαδικασίες του σηµείου 5.1 µπορούν να εκτελούνται
σε δύο στάδια, όπου το δεύτερο στάδιο θα περιλαµβάνει όλες τις
εξετάσεις και δοκιµές των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται από τη
βαρύτητα, ενώ το πρώτο στάδιο θα περιλαµβάνει όλες τις άλλες
εξετάσεις και δοκιµές. Η δεύτερη φάση θα εκτελείται στον τόπο
χρήσης του οργάνου. Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος έχει
ορίσει ζώνες βαρύτητας στην επικράτειά του, η έκφραση «στον
τόπο χρήσης του οργάνου »µπορεί να νοείται ως «στη ζώνη
βαρύτητας όπου χρησιµοποιείται το όργανο ».
5.3.1. Στις περιπτώσεις που κάποιος κατασκευαστής επέλεξε να εκτελε-
στεί σε δύο φάσεις κάποια από τις διαδικασίες του σηµείου 5.1., καιστις περιπτώσεις που οι δύο εν λόγω φάσεις θα εκτελεστούν από
διαφορετικούς φορείς, ένα όργανο που έχει υποβληθεί στο πρώτο
στάδιο της εξεταζόµενης διαδικασίας πρέπει να φέρει το χαρακτη-
ριστικό σύµβολο αναγνώρισης του φορέα που προέβη στην
εκτέλεση του εν λόγω πρώτου σταδίου.
5.3.2. Ο φορέας που προέβη στην εκτέλεση του πρώτου σταδίου της
διαδικασίας, εκδίδει για κάθε όργανο ένα πιστοποιητικό, όπου
περιλαµβάνονται τα αναγκαία στοιχεία για την αναγνώριση του
οργάνου και αναφέρονται οι έλεγχοι και οι δοκιµές που εκτε-
λέστηκαν.
Ο φορέας που εκτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, προβαίνει
στην πραγµατοποίηση των ελέγχων εκείνων και δοκιµών που δεν
έχουν ακόµη εκτελεστεί.
5.3.3. Ο κατασκευαστής που επέλεξε τη δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ
(διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής) στο πρώτο στάδιο,
µπορεί για το δεύτερο στάδιο, είτε να χρησιµοποιήσει την ίδια
διαδικασία είτε να αποφασίσει να χρησιµοποιήσει την επαλήθευση
ΕΚ.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 19
▼B
5.3.4. Το σήµα CEτοποθετείται στο όργανο µετά την ολοκλήρωση του
δευτέρου σταδίου, µαζί µε το χαρακτηριστικό σύµβολο αναγνώ-
ρισης του γνωστοποιηθέντος φορέα επιθεώρησης που εκτέλεσε το
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 20
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΤΕΧΝΙΚΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣΧΕΤΙΚΑΜΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
Τα τεχνικά δικαιολογητικά πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση του
σχεδιασµού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος και την
αξιολόγηση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της οδηγίας.
Τα δικαιολογητικά περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, κατά το µέτρο
που αυτά είναι αναγκαία για την αξιολόγηση:
—µια γενική περιγραφή του τύπου του οργάνου
—τις θεωρητικές αρχές λειτουργίας και κατασκευαστικά σχέδια και
σχεδιάγραµµα των εξαρτηµάτων, των επιµέρους συγκροτηµάτων, των
κυκλωµάτων κ.λπ.
—περιγραφές και εξηγήσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την κατα-
νόηση των παραπάνω, περιλαµβανοµένης και της λειτουργίας του
οργάνου
—έναν κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, που
εφαρµόζονται εν όλω ή εν µέρει, καθώς και οι περιγραφές των λύσεων
που υιοθετήθηκαν προκειµένου να ικανοποιηθούν οι βασικές απαιτή-
σεις στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόστηκαν τα πρότυπα του άρθρου 5
—τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που έγιναν, όσον αφορά τη µελέτη
των οργάνων, των ελέγχων κ.λπ.
—εκθέσεις δοκιµών
—τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ και τα αποτελέσµατα αντί-
στοιχων δοκιµών που αφορούν όργανα τα οποία περιέχουν στοιχεία
ταυτόσηµα µε αυτά του σχεδίου.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 21
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
1.Όργανα που υπόκεινται στη διαδικασία ΕΚ αξιολόγησης της
πιστότητας
1.1.Τα όργανα αυτά πρέπει να φέρουν:
α)—το σήµα πιστότητας CEπου περιλαµβάνει το περιγραφόµενο
στο παράρτηµα VIσύµβολο, συνοδευόµενο από τα δύο
τελευταία ψηφία του έτους, κατά το οποίο το σήµα επιτέθηκε,
—το (τα) σύµβολο(α) αναγνώρισης του (των) γνωστοποιηθέντο-
ς(θέντων) φορέα(ων) που πραγµατοποίησε(σαν) την εποπτεία
ΕΚ ή την επαλήθευση ΕΚ.
Τα προαναφερόµενα σήµατα και επισηµάνσεις επιτίθενται στο
όργανο, κατά διακεκριµένες οµάδες ·
β) τετράγωνο ένσηµο πλευράς τουλάχιστον 12,5 mm,πράσινο, που
φέρει το γράµµα Mµε µαύρους κεφαλαίους τυπογραφικούς
χαρακτήρες ·
γ) τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
—ενδεχοµένως, τον αριθµό του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου
ΕΚ,
—το σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή,
—κατηγορία ακρίβειας, µέσα σε ωοειδές σχήµα ή µεταξύ δύο
οριζόντιων γραµµών συνδεόµενων µε δύο ηµικύκλια,
—µέγιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Max …,
—ελάχιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Min…,
—υποδιαίρεση ελέγχου υπό τη µορφή e=… ,
επιπλέον δε, στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν:—αριθµό σειράς,
—για όργανα αποτελούµενα από διακεκριµένες αλλά ενωµένες
µονάδες: σήµα αναγνώρισης στην κάθε µονάδα,
—υποδιαίρεση κλίµακας, αν είναι διαφορετική από eυπό τη
µορφήd=… ,
—µέγιστο προσθετικό απόβαρο υπό τη µορφή T=+… ,
—µέγιστο αφαιρετικό απόβαρο, αν είναι διαφορετικό από Max
υπό τη µορφή T=−… ,
—υποδιαίρεση απόβαρου, αν είναι διαφορετικό από dυπό τη
µορφήd
T=… ,
—µέγιστο φορτίο ασφάλειας, αν είναι διαφορετικό από Maxυπό
τη µορφή LIM = …,
—ιδιαίτερα όρια θερµοκρασίας υπό τη µορφή …ºC/…ºC,
—τη σχέση µεταξύ δέκτη βάρους και φορτίου.
1.2.Τα όργανα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες θέσεις για την
τοποθέτηση του σήµατος πιστότητας CEή/και των επισηµάνσεων.
Οι εν λόγω θέσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι αδύνατον να
αφαιρεθεί το σήµα και οι επισηµάνσεις χωρίς να καταστραφούν ·το
σήµα και οι επισηµάνσεις πρέπει να είναι ορατά, όταν το όργανο
βρίσκεται στην κανονική θέση λειτουργίας του.
1.3.Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω στοιχεία εγγράφονται σ 'ένα ειδικό
για το σκοπό αυτό µεταλλικό πλακίδιο, πρέπει να είναι δυνατόν το εν
λόγω πλακίδιο να σφραγίζεται, εκτός αν δεν µπορεί να αφαιρεθεί
χωρίς να καταστραφεί. Αν το µεταλλικό αυτό πλακίδιο εγγραφής των
στοιχείων του οργάνου σφραγίζεται, πρέπει να είναι δυνατόν να
τοποθετείται ένα σήµα ελέγχου.
1.4.Οι επισηµάνσεις «Max», «Min», «e», «d», πρέπει να επαναλαµβάνονται
και κοντά στην ένδειξη των αποτελεσµάτων, αν δεν βρίσκονται ήδη
σε µια παραπλήσια θέση.
1.5.Κάθε συσκευή µέτρησης φορτίου που συνδέεται ή µπορεί να συνδεθεί
µε έναν ή περισσότερους δέκτες φορτίου, πρέπει να φέρει τις
σχετικές επισηµάνσεις, όσον αφορά τους προαναφερθέντες δέκτες
φορτίου.
2.Άλλαόργανα
Τα άλλα όργανα πρέπει να φέρουν:
—το σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή,
—τη µέγιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Max …1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 22
▼B
Τα όργανα αυτά δεν µπορούν να φέρουν το επίσηµα του σηµείου 1.1.β)
ανωτέρω.
3.Περιοριστικότηςχρήσηςσύµβολοπουπροβλέπεταιστοάρθρο12
Το σύµβολο αυτό αποτελείται από το γράµµα Mµε µαύρο κεφαλαίο
τυπογραφικό χαρακτήρα επί κόκκινης τετράγωνης επιφανείας
πλευράς τουλάχιστον 25 mm,το δε σύνολο διαγράφεται από τις δύο
διαγωνίους του τετραγώνου.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 23
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να
εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη όταν ορίζουν φορείς επιθεώρησης για
την εκτέλεση καθηκόντων, όσον αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 8:
1.Οι φορείς πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, µέσα και
εξοπλισµό.
2.Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και
επαγγελµατική ακεραιότητα.
3.Οι φορείς πρέπει να εργάζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο από οποι-
ονδήποτε κύκλο, οµάδα ή πρόσωπα που έχουν άµεσα ή έµµεσα
συµφέροντα στον τοµέα των µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης, όσον
αφορά την εκτέλεση των δοκιµών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την
έκδοση των πιστοποιητικών και την εποπτεία που απαιτείται σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία.
4.Το προσωπικό πρέπει να σέβεται το επαγγελµατικό απόρρητο.
5.Οι φορείς επιθεώρησης πρέπει να έχουν συνάψει µια ασφάλεια αστικής
ευθύνης, εφόσον η αστική τους ευθύνη δεν καλύπτεται από την
πολιτεία σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Η εκπλήρωση των όρων των σηµείων 1 και 2 ελέγχεται περιοδικά από τα
κράτη µέλη.1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 24
▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
1990L0384 — EL — 27.06.1990 — 000.001 — 25