—

OIML R 137-1 (2006) Grundlegende Anforderungen der Messgeräterichtlinie (Anhang I bzw. MI-002) OIML R 137-1 (2006) Anmerkung Anhang I 1.1 5.3.1 Abgedeckt 1.2 7.4.15 Tabelle 6, A.1 Abgedeckt 1.3 7.3.5 Abgedeckt 1.3.1 5.1, A.4.2.1, A.4.2.2 Abgedeckt 1.3.2 a) M1 a) M2 7.4.13, A.5.1, A.5.2 Abgedeckt a) M3 Nicht zutreffend b) 7.4.13 Abgedeckt für Zähler von bis zu 10 kg 1.3.3 a) E1 7.4.15, A.6.1.1, A.6.1.2, A.6.2, A.6.3, A.6.4, A.7.3, A.7.4, A.7.5 Abgedeckt a) E2 Nicht zutreffend a) E3 Nicht zutreffend b) 7.4.15 Abgedeckt 1.3.4 7.4.15, A.7 Abgedeckt für Spannungsschwankungen 1.4 1.4.1 5.3.1, 7.4, A.1 Abgedeckt für Klasse 0.5 oder wenn die Fehlergrenzen beim Anlegen der Einflussgrößen eingehalten werden 1.4.2 A.4.2.1, A.4.2.2 Abgedeckt 2 Nicht zutreffend 3 7.4.4 Abgedeckt 4 6.1.3 Abgedeckt 5 7.4.9 Abgedeckt 6 3.1.1, 6.5 Abgedeckt 7 7.1 3.1.4, 4.3.1 Abgedeckt 7.2 3 Abgedeckt 7.3 7.4.11 Abgedeckt für mechanische Zähler 7.4 Nicht zutreffend 7.5 3.1.1, 3.1.4 Abgedeckt 7.6 6.2.1, 7.3.5, 7.4.16, 4.2.4 Abgedeckt, ausgenommen das Prüfverfahren 8 8.1 6.3.1, 4.3.4.2 Abgedeckt 8.2 4.3.14.3.3 Abgedeckt 8.3 7.4.16, 4.2.4, 4.3.4.1 Abgedeckt 8.4 4.3.1, 7.4.1.16 Abgedeckt 8.5 6.1.1 Abgedeckt 9 9.1 4.2.1 Abgedeckt, ausgenommen Angaben über Zusatzeinrichtungen 9.2 4.2.1 Abgedeckt 9.3 4.2 Abgedeckt für Angaben auf dem Kennzeichnungsschild 9.4 Nicht zutreffend 9.5 6.2.2, 6.1.1 Abgedeckt 9.6 Nicht zutreffend 9.7 4.1 Abgedeckt 9.8 4.2 Abgedeckt 10 10.1 6.1.1 Abgedeckt 10.2 6.1.1 Abgedeckt 10.3 2.1.10, 6.3 Abgedeckt 10.4 Nicht zutreffend 10.5 3.1.5 Abgedeckt 11 11.1 Nicht zutreffend 11.2 Nicht zutreffend 12 Abgedeckt Anhang MI-002 Begriffsbestimmungen 2.1.1, 2.3.3, 2.3.2, 2.3.4, 2.4.4 & 7.4.11 Abgedeckt 1 7.3.5 Abgedeckt 1.1 5.2 Abgedeckt für Klasse 1.5, wenn Qmax/Qmin ≥ 150 Abgedeckt für Klasse 1.0, wenn Qmax/Qmin ≥ 20 1.2 Nicht abgedeckt 1.3 5.1 Abgedeckt 1.4 5.1 Abgedeckt, ausgenommen drei Temperaturbereiche in OIML R 137-1 1.5 4.2.4 Abgedeckt 2 2.1 5.3.3 Abgedeckt, ausgenommen die Anforderung für Fehler mit dem gleichen Vorzeichen in Anhang MI-002 Nummer 2.1 2.2 5.3.4 Abgedeckt, wenn die gewählte Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C liegt 3 3.1 3.1.1 7.4.15 Abgedeckt 3.1.2 7.4.15 Abgedeckt 3.1.3 7.4.15, 2.2.10 Abgedeckt für den ersten Satz der Anforderung 3.2 7.4.8 Abgedeckt 4 4.1 4.1.1 7.4.9 Abgedeckt 4.1.2 7.4.9 Abgedeckt 4.2 4.2.1 7.4.9 Nicht abgedeckt 4.2.2 7.4.9 Nicht abgedeckt 5 5.1 6.4.2 Nicht abgedeckt 5.2 6.4.4 Abgedeckt durch eine der Alternativen 5.3 6.1.2 Nicht abgedeckt 5.4 3.4, 7.4.5 Abgedeckt 5.5 6.2.1 Abgedeckt 5.6 3.2, 7.4.5 Abgedeckt 6 4.1 Abgedeckt bei Verwendung der Einheit kg oder m3 Hinweis: Der Spalte „Anmerkung“ ist die Übereinstimmung zwischen der OIML R 137-1 und der betreffenden Anforderung der Richtlinie 2004/22/EG zu entnehmen. Die Angabe „Abgedeckt“ kann folgende Bedeutung haben: — die Anforderung der OIML R 137-1 deckt sich mit der der Messgeräterichtlinie oder — die Anforderung der OIML R 137-1 ist weitreichender als die der Messgeräterichtlinie oder — alle Anforderungen der OIML R 137-1 genügen den Anforderungen der Messgeräterichtlinie (selbst wenn die Messgeräterichtlinie andere Alternativen zulässt). — Wird der Anforderung nicht vollauf genügt, wird kurz erläutert, was abgedeckt ist. Die Angabe „Nicht abgedeckt“ bedeutet, dass die Anforderung der Messgeräterichtlinie nicht mit der betreffenden Anforderung der OIML R 137-1 übereinstimmt oder nicht in der OIML R 137-1 enthalten ist. Die Angabe „Nicht zutreffend“ bedeutet, dass die Anforderung des Anhangs I der Messgeräterichtlinie auf Gaszähler keine Anwendung findet.