++++

RICHTLINIE DES RATES

vom 19 . November 1973

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für nichtselbsttätige Waagen

( 73/360/EWG )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ,

nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialausschusses ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

In den Mitgliedstaaten sind der Bau sowie die Verfahren zur Prüfung nichtselbsttätiger Waagen durch zwingende Vorschriften geregelt , die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind und daher bei diesen Geräten zu Handelshemmnissen führen ; deshalb sind diese Vorschriften anzugleichen .

Durch die Richtlinie des Rates vom 26 . Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend gemeinsame Vorschriften über Meßgeräte sowie über Meß - und Prüfverfahren ( 1 ) wurden die Verfahren der EWG-Bauartzulassung und der EWG-Ersteichung festgelegt ; gemäß dieser Richtlinie sind für nichtselbsttätige Waagen die technischen Vorschriften für die Ausführung und die Arbeitsweise festzulegen -

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Richtlinie gilt für nichtselbsttätige Waagen .

Diese Waagen sind in den Nummern 1.2 und 2.1.1.2 des Anhangs definiert .

Artikel 2

Die nichtselbsttätigen Waagen , welche die EWG-Stempel und -Zeichen erhalten können , sind im Anhang beschrieben .

Sie bedürfen der EWG-Bauartzulassung und der EWG-Ersteichung .

Jedoch sind die unter Nummer 13 des Anhangs aufgeführten Waagen von der EWG-Bauartzulassung befreit .

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten dürfen den Vertrieb oder die Inbetriebnahme von nichtselbsttätigen Waagen , die mit dem Zeichen der EWG-Bauartzulassung - sofern dies erforderlich ist - und mit dem Stempel der EWG-Ersteichung versehen sind , nicht verweigern , untersagen oder beschränken .

Artikel 4

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts - und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richtlinie binnen achtzehn Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen , und setzen die Kommission hiervon unverzueglich in Kenntnis . Für Irland und für das Vereinigte Königreich beträgt die betreffende Frist jedoch 5 Jahre .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge , daß der Kommission der Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitgeteilt wird , die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 19 . November 1973 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Ib FREDERIKSEN

( 1 ) ABl . Nr . L 202 vom 6 . 9 . 1971 , S . 1 .

ANHANG

INHALTSÜBERSICHT

KAPITEL I

ALLGEMEINES

* Seite *

1 . Allgemeine Begriffsbestimmungen * 5 *

2 . Terminologie * 5 *

3 . Abgrenzung der Genauigkeitsklassen der Waagen * 11 *

KAPITEL II

VORSCHRIFTEN FÜR DIE ARBEITSWEISE DER WAAGEN

4 . Fehlergrenzen bei der Ersteichung und im Betrieb ( Ersteichfehlergrenzen und Verkehrsfehlergrenzen ) * 14 *

4.1 . Werte der Fehlergrenzen * 14 *

4.2 . Anwendungsbedingungen für die Fehlergrenzen * 15 *

4.3 . Abweichungen zwischen den Wägeergebnissen * 16 *

4.4 . Justierung und Eichung * 17 *

5 . Unveränderlichkeit * 17 *

6 . Beweglichkeit und Empfindlichkeit * 17 *

7 . Art des Aufbringens der Prüflasten * 18 *

8 . Einfluß - und Störgrössen * 20 *

9 . Fehlergrenzen für Preisanzeiger und Preisdruckwerke * 22 *

KAPITEL III

BAUVORSCHRIFTEN

10 . Allgemeine Bestimmungen * 22 *

10.1 . Tauglichkeit * 22 *

10.2 . Sicherheit der Arbeitsweise * 22 *

10.3 . Sicherungsstempelstellen * 23 *

10.4 . Wägeergebnisse * 23 *

10.5 . Verschiebung des Selbsteinspielbereichs * 24 *

10.6 . Nivelliereinrichtung * 24 *

10.7 . Nullstellung * 25 *

10.8 . Taräinrichtungen * 25 *

10.9 . Feststelleinrichtung * 26 *

10.10 . Schwingungsdämpfung * 26 *

10.11 . Umschalteinrichtungen zwischen Lastträgern und Auswägeeinrichtungen * 26 *

10.12 . Eicheinrichtungen * 26 *

10.13 . Preistafeln und automatische Preisanzeiger und Preisdruckwerke * 27 *

10.14 . Bezeichnungen und Aufschriften * 28 *

10.15 . Eichstempel * 30 *

11 . Zusätzliche Vorschriften für bestimmte Waagen * 33 *

11.1 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Vergleichswaagen ( Plus-Minus-Waagen ) * 33 *

11.2 . Zählwaagen * 33 *

11.3 . Waagen mit freihängender Last * 33 *

11.4 . Waagen mit Speziallastträger ( Behälterwaagen usw . ) * 33 *

11.5 . Waagen für offene Verkaufsstellen ( Waagen , die in Gegenwart des Käufers verwendet werden ) * 34 *

11.6 . Waagen , die die Aufschrift " Nicht zulässig in offenen Verkaufsstellen " tragen müssen * 35 *

12 . Anforderungen an die Ausführung der Waagen * 35 *

12.1 . Allgemeines * 35 *

12.2 . Auswägeeinrichtungen nichtselbsteinspielender mechanischer Waagen * 35 *

12.3 . Auswägeeinrichtungen von selbsteinspielenden und halbselbsteinspielenden Waagen * 37 *

12.4 . Preisanzeiger und Preisdruckwerke * 38 *

12.5 . Einrichtungen zur Verschiebung des selbsteinspielenden Anzeige - oder Abdruckbereichs * 38 *

12.6 . Additive Taräinrichtungen * 38 *

12.7 . Subtraktive Taräinrichtungen * 39 *

12.8 . Anzeige der Stellung der Feststelleinrichtung * 39 *

13 . Zusätzliche Bauanforderungen an Handelswaagen und Grobwaagen , die von der Bauartzulassung befreit sind * 39 *

13.1 . Allgemeines * 39 *

13.2 . Einfache gleicharmige Balkenwaagen ( hängend oder unterstützt ) * 41 *

13.3 . Einfache ungleicharmige Balkenwaagen mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 : 10 ( hängend oder unterstützt ) * 41 *

13.4 . Einfache Laufgewichtswaagen * 41 *

13.5 . Tafelwaagen nach Roberval oder Beranger * 43 *

13.6 . Dezimalbrückenwaagen * 43 *

13.7 . Waagen mit offener Laufgewichtseinrichtung und Hoechstlasten von mehr als 10 kg bis zu 5 t * 44 *

KAPITEL IV

EWG-BAUARTZULASSUNG

14 . Antrag auf EWG-Bauartzulassung * 45 *

15 . EWG-Bauartzulassung mit beschränkter Wirkung * 46 *

16 . Prüfung für die EWG-Bauartzulassung * 46 *

KAPITEL V

EWG-ERSTEICHUNG

17 . Ort der EWG-Ersteichung * 48 *

18 . Einzelheiten der Prüfung der Arbeitsweise * 49 *

19 . Prüflasten * 49 *

20 . Prüfungen * 50 *

KAPITEL I

ALLGEMEINES

1 . ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1 . Wägung

Bestimmung des Gewichtes ( der Masse ) eines Körpers .

1.2 . Wägeeinrichtungen ( Waagen )

Messeinrichtungen zum Bestimmen des Gewichtes ( der Masse ) eines Körpers mit Hilfe der auf diesen Körper wirkenden Gewichtskraft .

Sie können auch zur Ermittlung anderer mit dem Gewicht zusammenhängender Eigenschaften dienen .

In diesem Anhang werden alle Wägeeinrichtungen als Waagen bezeichnet .

2 . TERMINOLOGIE

2.1 . Einteilung der Waagen

2.1.1 . Einteilung nach ihrer Arbeitsweise

2.1.1.1 . Selbsttätige Waagen

Waagen , die den Wägevorgang ohne Eingreifen von Bedienungspersonal ausführen und dabei einen für das Gerät charakteristischen automatischen Ablauf einleiten .

2.1.1.2 . Nichtselbsttätige Waagen

Waagen , bei denen für die Wägung , insbesondere zum Belasten und/oder zum Entlasten des Lastträgers sowie zur Ermittlung des Wägeergebnisses , Bedienungspersonal erforderlich ist .

2.1.2 . Einteilung nach Art ihrer Anzeige

2.1.2.1 . Waagen ohne Anzeigeeinrichtung

Waagen , die keine nach Masseneinheiten bezifferte Skale besitzen .

2.1.2.2 . Waagen mit Anzeigeeinrichtung

Waagen , bei denen das Wägeergebnis oder ein Teil des Wägeergebnisses unmittelbar abgelesen werden kann .

2.1.3 . Einteilung nach Art des Einspielens

2.1.3.1 . Nichtselbsteinspielende Waagen

Waagen , bei denen die Einspiellage ausschließlich durch Eingreifen von Hand ermittelt wird .

2.1.3.2 . Selbsteinspielende Waagen

Waagen , bei denen die Einspiellage ohne Eingreifen von Hand erreicht wird .

2.1.3.3 . Halbselbsteinspielende Waagen

Waagen , bei denen nur oberhalb einer bestimmten Belastung ( Selbsteinspielbereich ) von Hand eingegriffen werden muß , damit die Waage selbsteinspielen kann .

2.2 . Aufbau der Waagen

2.2.1 . Haupthestandteile

2.2.1.1 . Lastträger

Teil der Waage , der zur Aufnahme der Last bestimmt ist .

2.2.1.2 . Zwischenhebelwerk

Teil der Waage , mit dem die von der Last über den Lastträger ausgeuebte Kraft auf die Auswägeeinrichtung übertragen wird . Die übertragene Kraft kann proportional zur Grösse der Last herabgesetzt sein .

2.2.1.3 . Auswägeeinrichtung

Teil der Waage , mit dem das Gewicht der Last

- durch Ausgleich der vom Zwischenhebelwerk übertragenen Kraft mit einer meßbaren Kraft ,

- durch Anzeige des Gewichtes , das der Ausgleichskraft entspricht ,

bestimmt wird .

Das Wägeergebnis wird mit einem oder mehreren der folgenden Mittel festgestellt :

- Wert der geeichten Wägestücke auf der Gewichtsschale , unter Berücksichtigung des Übersetzungsverhältnisses des Zwischenhebelwerks ,

- abgelesener Wert der Anzeigeeinrichtung ,

- Beleg des Druckwerks .

2.2.1.3.1 . Gewichtsschale

Teil der Auswägeeinrichtung , der zur Aufnahme geeichter Wägestücke dient , falls der Lastausgleich ganz oder teilweise mit Hilfe von Wägestücken erfolgt .

2.2.1.3.2 . Anzeigeeinrichtung

Teil der Auswägeeinrichtung , an dem das Wägeergebnis oder ein Teil des Wägeergebnisses unmittelbar abgelesen wird .

2.2.1.3.3 . Druckwerk

Teil der Auswägeeinrichtung , der das Wägeergebnis abdruckt .

2.2.1.3.4 . Aufbau der Anzeigeeinrichtung

2.2.1.3.4.1 . Einspielanzeiger

Einrichtung , die das Einspielen der Waage anzeigt .

2.2.1.3.4.2 . Skalenmarken

Teilstriche oder Kerben einer gleichmässig geteiken Skale ( Analogskale ) .

Die Zahlen einer Zahlenanzeigeeinrichtung ( Analogzahlenanzeige ) gelten ebenfalls als Skalenmarken .

2.2.1.3.4.3 . Skalengrundlinie

Gedachte Verbindungslinie durch die Mitten der kürzesten Teilstriche .

2.2.1.3.4.4 . Ablesehilfsmittel

2.2.1.3.4.4.1 . Interpolationseinrichtung

Fest mit dem Einspielanzeiger verbundene Einrichtung , mit der ohne Eingreifen von Hand eine gleichmässig geteilte Skale feiner unterteilt wird ( Nonius ) .

2.2.1.3.4.4.2 . Feinsteller

Einstellbare Einrichtung , mit der der Abstand zwischen einem Teilstrich und der Nullmarke mit grösserer Genauigkeit als durch Schätzen in Masseneinheiten gemessen werden kann , ohne die Einspiellage der Waage zu verändern .

2.2.2 . Weitere Einrichtungen

2.2.2.1 . Nivelliereinrichtung

Einrichtung zum Ausrichten einer Waage in ihre Bezugslage ( Waagerechtstellung ) .

2.2.2.2 . Nullstelleinrichtung

Einrichtung , mit der die Waage zum Einspielen auf die Nullmarke gebracht wird .

2.2.2.3 . Einrichtung zur Verschiebung des Selbsteinspielbereichs

Einrichtung an halbselbsteinspielenden Waagen , mit deren Hilfe der Selbsteinspielbereich bis zur Hoechstlast verschoben werden kann .

2.2.2.4 . Taräinrichtungen

2.2.2.4.1 . Additive Taräinrichtung ( Tarawäge - oder Taraausgleichseinrichtung )

Einrichtung zum Wägen oder Ausgleichen einer Taralast , ohne den Wägebereich der Waage in Anspruch zu nehmen .

2.2.2.4.2 . Subtraktive Taräinrichtung ( Nachstellskale )

Einrichtung zum Vermindern des Wägeergebnisses um eine Taralast , wobei der Wägebereich der Waage in Anspruch genommen wird .

2.2.2.5 . Feststelleinrichtung

Einrichtung zur Feststellung aller oder einiger beweglicher Waagenteile .

2.2.2.6 . Umschalteinrichtung für Lastträger und Auswägeeinrichtungen

Einrichtung , die es gestattet , wahlweise einen oder mehrere Lastträger mit einer oder mehreren Auswägeinrichtungen zu verbinden , und zwar unabhängig von den vorhandenen Zwischenhebelwerken .

2.2.2.7 . Preisanzeiger oder Preisdruckwerk

Einrichtung , mit der der Preis einer Ware ( im folgenden " Kaufpreis " genannt ) als Produkt aus dem Gewicht und dem Preis je Kilogramm ( im folgenden " Grundpreis " genannt ) unmittelbar angezeigt oder abgedruckt wird .

2.2.2.7.1 . Einrichtung zur Zuordnung der bezifferten oder codierten Kaufpreißkalen

Einrichtung , mit deren Hilfe die bezifferten oder codierten Kaufpreißkalen dem jeweiligen Grundpreis entsprechend der Gewichtßkale zugeordnet werden . Wird der Kaufpreis digital angezeigt oder abgedruckt , so wird das Ergebnis auf den Teilungswert gerundet .

2.2.2.7.2 . Preisrechenwerk

Einrichtung , die automatisch den Kaufpreis durch Multiplikation des Gewichtes mit dem Grundpreis errechnet und angibt .

2.2.2.7.2.1 . Analog arbeitendes Preisrechenwerk

Einrichtung , bei der mindestens einer der zwei Faktoren analog ist , wobei das Ergebnis analog oder digital angegeben wird .

2.2.2.7.2.2 . Digital arbeitendes Preisrechenwerk

Einrichtung , bei der die beiden Faktoren digital sind und bei der das Ergebnis digital angegeben wird .

2.3 . Messtechnische Merkmale der Waagen

2.3.1 . Charakteristische Lasten

2.3.1.1 . Hoechstlast ( Max )

Obere Grenze des Wägebereichs ohne Berücksichtigung der additiven Tarahöchstlast .

2.3.1.2 . Mindestlast ( Min )

Last , bei deren Unterschreitung die Wägeergebnisse mit einem zu hohen relativen Fehler behaftet sein können .

2.3.1.3 . Wägebereich

Der durch Mindestlast und Hoechstlast begrenzte Bereich .

2.3.1.4 . Selbsteinspielbereich

Anzeige - oder Abdruckbereich , innerhalb dessen die Einspiellage ohne Eingreifen von Hand erreicht wird .

2.3.1.5 . Tarahöchstlast

2.3.1.5.1 . Additive Tarahöchstlast ( T = + ... )

Grösstwert der additiven Taräinrichtung .

2.3.1.5.2 . Subtraktive Tarahöchstlast ( T = - ... )

Grösstwert der subtraktiven Taräinrichtung ( Grösstwert der Nachstellskale ) .

2.3.1.6 . Tragfähigkeit ( Lim )

Grösste vom Hersteller festgesetzte Belastung , die grösser als die Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast ist und die die Waage ohne Beeinträchtigung ihrer messtechnischen Eigenschaften aufnehmen kann .

2.3.2 . Teilung

2.3.2.1 . Reelle Teilung

2.3.2.1.1 . Teilungswert

In gesetzlichen Masseneinheiten ausgedrückter Wert :

- bei Analoganzeige oder Analogabdruck

des kleinsten Skalenteiles ( Skalenwert d )

- bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck

der Differenz zweier aufeinanderfolgender , angezeigter oder abgedruckter Zahlenwerte ( digitaler Teilungswert d d ) .

2.3.2.1.2 . Anzahl der Skalenteile ( n )

Quotient aus Hoechstlast und Teilungswert ( Skalenwert oder digitaler Teilungswert )

n = Max/d oder n = Max/d d

2.3.2.1.3 . Teilstrichabstand ( i )

Die dem Skalenwert entsprechende auf der Skalengrundlinie gemessene relative lineare Verschiebung zwischen Ablesemarke und Skale .

2.3.2.2 . Konventionelle Teilung

2.3.2.2.1 . Konventioneller Teilungswert ( d c )

In diesem Anhang festgelegter , in gesetzlichen Masseneinheiten ausgedrückter , konventioneller Wert . Dieser Teilungswert dient zum Angleichen von Waagen ohne Anzeigeeinrichtung an solche mit Anzeigeeinrichtung oder zur Einstufung bestimmter Waagen mit Anzeigeeinrichtung in die betreffenden Genauigkeitsklassen .

2.3.2.2.2 . Anzahl der konventionellen Skalenteile ( n c )

Quotient aus der Hoechstlast und dem konventionellen Teilungswert

n c = Max ( Max,d c )

2.3.2.3 . Teilung für Eichzwecke

2.3.2.3.1 . Eichwert ( e )

In gesetzlichen Masseneinheiten ausgedrückter Teilungswert einer vorhandenen oder konventionellen Teilung , der bei der Eichung der Waagen verwendet wird .

2.4 . Messtechnische Eigenschaften einer Waage

2.4.1 . Empfindlichkeit ( S )

2.4.1.1 . Nichtselbsteinspielende Waagen

Der Ausschlag D l des Einspielanzeigers von einer Einspiellage zur anderen , dividiert durch die ihn verursachende Belastungsänderung D m , unter Ausschalten der unvolkommenen Beweglichkeit der Waage .

S = ( Dl,Dm )

2.4.1.2 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen

In der Praxis Quotient aus Teilstrichabstand i und Skalenwert d

S = i/d

2.4.2 . Beweglichkeit

Fähigkeit der Waage , auf geringe Belastungsänderungen zu reagieren .

2.4.2.1 . Beweglichkeitsschwelle bei einer gegebenen Belastung

Wert der kleinsten , zur Veränderung der Einspiellage erforderlichen , stoßfrei aufgebrachten zusätzlichen Last .

2.4.3 . Unveränderlichkeit

Fähigkeit der Waage , bei mehrmaligem Aufsetzen derselben Last an gleicher oder anderer Stelle des Lastträgers , gleiche Wägeergebnisse anzuzeigen .

2.5 . Bestimmung der Last

2.5.1 . Wägeergebnis

Wert der durch Wägung bestimmten Grösse einer Last .

2.5.2 . Art der Anzeige oder des Abdrucks

2.5.2.1 . Lastausgleich durch Wägestücke

Wert der geeichten Wägestücke , die unter Berücksichtigung der Hebelübersetzung den Lastausgleich herbeiführen .

2.5.2.2 . Analoganzeige oder Analogabdruck

Anzeige oder Abdruck einer Skale , auf der die Einspiellage in Bruchteilen des Skalenwerts geschätzt werden kann .

2.5.2.3 . Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Anzeige oder Abdruck einer im allgemeinen durch nebeneinander stehende Ziffern gebildeten Zahl , die keine Interpolation zwischen den einzelnen Zahlenschritten erlaubt .

2.5.3 . Prinzip der Ablesung des Wägeergebnisses durch einfaches Nebeneinanderstellen

Ablesung des Wägeergebnisses durch einfaches Nebeneinanderstellen der aufeinander folgenden Ziffern , ohne daß eine Rechenoperation nötig wird .

2.5.4 . Unsicherheit der Ablesung bei Waagen mit Analoganzeige oder Analogabdruck

Standardabweichung ( mittlere quadratische Abweichung ) der Analoganzeige oder des Analogabdrucks ein und desselben Wägeergebnisses , das von verschiedenen Beobachtern unter normalen Bedingungen abgelesen wird .

In der Regel werden mindestens zehn Ablesungen des Wägeergebnisses vorgenommen .

2.5.5 . Kleinste Ableseentfernung ( L )

Die kleinste Ableseentfernung ( L ) ist die kürzeste Entfernung , auf die man sich der Anzeigeeinrichtung nähern kann , um eine Ablesung unter normalen Bedingungen vorzunehmen . Diese Bedingungen gelten als erfuellt , wenn vor der Anzeigeeinrichtung ein freier Raum von mindestens 0,80 m Tiefe vorhanden ist .

2.5.6 . Rundungsfehler bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Differenz zwischen der Digitalanzeige oder dem Digitalabdruck und dem Wägeergebnis , das man bei Analoganzeige oder Analogabdruck der Waage erhalten würde .

2.5.7 . Fehlergrenze des Wägeergebnisses

Grösste gesetzlich zulässige Plus - oder Minusabweichung zwischen dem Wägeergebnis und dem Gewicht der gewogenen Last , wenn die unbelastete Waage vorher in ihrer Bezugsstellung ( Nummer 2.6 ) zum Einspielen auf Null gebracht worden ist .

Das Gewicht einer Last ist ihr Äquivalent in Normalgewichten .

2.6 . Bezugsstellung der Waage ( gewöhnlich " Waagerechtstellung " genannt )

Eine der Waage durch ihre Konstruktion gegebene Bezugsstellung , für die die Waage justiert ist .

2.7 . Eicheinrichtung

In die Waage eingebaute oder getrennt aufgestellte Einrichtung , mit der die Prüfung eines oder mehrerer Hauptbestandteile einzeln vorgenommen werden kann .

3 . ABGRENZUNG DER GENAUIGKEITSKLASSEN DER WAAGEN

3.1 . Genauigkeitsklassen

Die Waagen werden in vier Genauigkeitsklassen mit folgenden Namen und Kennzeichen eingestuft :

- Feinwaagen I

- Präzisionswaagen II

- Handelswaagen III

- Grobwaagen IIII

3.2 . Einstufung

Die Einstufung der Waagen in die vier Genauigkeitsklassen nach ihren Eigenschaften sowie die Vorschriften für die Hoechstlast , die untere Grenze der Mindestlast und die Eichwerte sind aus den Tabellen der Nummern 3.2.1 bis 3.2.4 sowie aus den Nummern 3.2.5 bis 3.2.10 ersichtlich .

Durch das Vorhandensein einer Taräinrichtung oder einer Eicheinrichtung wird die Einstufung einer Waage nach ihren Eigenschaften nicht beeinflusst . Diese Einrichtungen werden unabhängig von ihren besonderen Eigenschaften derjenigen Genauigkeitsklasse zugeordnet , der die Waage angehört .

* Hoechstlast Max * Untere Grenze der Mindestlast Min * Teilungswert d oder d d * Anzahl der Skalenteile n * Eichwert c *

* 3.2.1 . FEINWAAGEN I *

* 3.2.1.1 . Waagen ohne Anzeigeeinrichtung *

3.2.1.1.1 . * 100 mg * Max * 1 g * 10 e * * * 0,1 mg *

3.2.1.1.2 . * 1 g < Max < 10 g * 50 e * * * Max/10 000 *

3.2.1.1.3 . * 10 g * Max < 100 g * 50 e * * * 1 mg *

3.2.1.1.4 . * 100 g * Max * 50 e * * * Max/10 000 *

* 3.2.1.2 . Waagen mit Anzeigeeinrichtung ( 1 ) *

3.2.1.2.1 . * * d * d * 0,005 mg * 10 * n * d *

3.2.1.2.2 . * 1 mg * Max * 10 d * 0,01 mg * d * 0,05 mg * 100 * n * d *

3.2.1.2.3 . * 10 mg * Max * 50 d * 0,1 mg * d * 0,5 mg * 100 * n * d *

3.2.1.2.4 . 100 g * Max * 50 d * 1 mg * d * 100 000 * n * d *

* 3.2.2 . PRÄZISIONSWAAGEN II *

* 3.2.2.1 . Waagen ohne Anzeigeeinrichtung *

3.2.2.1.1 . * 1 g * Max < 5 g * 10 e * * * Max/1 000 *

3.2.2.1.2 . * 5 g * Max < 100 g * 10 e * * * 5 mg *

3.2.2.1.3 . * 100 g * Max < 200 g * 10 e * * * Max/20 000 *

3.2.2.1.4 . * 200 g * Max * 50 e * * * Max/20 000 *

* Hoechstlast Max * Untere Grenze der Mindestlast Min * Teilungswert d oder d d * Anzahl der Skalenteile n * Eichwert e *

* 3.2.2.2 . Waagen mit Anzeigeeinrichtung ( 1 ) *

* 3.2.2.2.1 . Nichtselbsteinspielende Waagen *

3.2.2.2.1.1 . * 1 g * Max < 50 g * 10 d * 1 mg * d * 5 mg * 200 * n < 50 000 * d *

3.2.2.2.1.2 . * 10 g * Max < 50 g * 50 d * 10 mg * d * 50 mg * 1 000 * n < 5 000 * 5 mg *

3.2.2.2.1.3 . * 50 g * Max * 500 g * 10 d * 1 mg * d * 5 mg * 10 000 * n * 100 000 * d *

3.2.2.2.1.4 . * 50 g * Max < 5 kg * 50 d * 10 mg * d * 500 mg * 1 000 * n < 10 000 * Max/10 000 *

3.2.2.2.1.5 . * 100 g * Max * 50 kg * 50 d * 10 mg * d * 500 mg * 10 000 * n * 100 000 * d *

3.2.2.2.1.6 . * 5 kg * Max * 50 d * 1 g * d * 5 000 * n < 10 000 * Max/10 000 *

3.2.2.2.1.7 . * 10 kg * Max * 50 d * 1 g * d * 10 000 * n * 100 000 * d *

* 3.2.2.2.2 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen *

3.2.2.2.2.1 . * 1 g * Max * 500 g * 10 d * 1 mg * d * 5 mg * 200 * n * 100 000 * d *

3.2.2.2.2.2 . * 10 g * Max * 50 kg * 50 d * 10 mg * d * 500 mg * 1 000 * n * 100 000 * d *

3.2.2.2.2.3 . * 5 kg * Max * 50 d * 1 g * d * 5 000 * n * 100 000 * d *

* 3.2.3 . HANDELSWAAGEN III *

* 3.2.3.1 . Waagen ohne Anzeigeeinrichtung *

3.2.3.1.1 . * 20 g * Max < 100 g * 50 e * * * 0,1 g *

3.2.3.1.2 . * 100 g * Max < 1 kg * 50 e * * * Max/1 000 *

3.2.3.1.3 . * 1 kg * Max < 2 kg * 50 e * * * 1 g *

3.2.3.1.4 . * 2 kg * Max * 50 e * * * Max/2 000 *

* 3.2.3.2 . Waagen mit Anzeigeeinrichtung *

* 3.2.3.2.1 . Nichtselbsteinspielende Waagen *

3.2.3.2.1.1 . * 20 g * Max < 100 g * 10 d * 0,1 g * d * 0,2 g * 200 * n * 1 000 * 0,1 g *

3.2.3.2.1.2 . * 100 g * Max < 1 kg * 20 d * 0,2 g * d * 1 g * 200 * n < 1 000 * Max/1 000 *

3.2.3.2.1.3 . * 100 g * Max * 10 kg * 20 d * 0,1 g * d * 1 g * 1 000 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.1.4 . * 400 g * Max < 5 kg * 50 d * 2 g * d * 5 g * 200 * n < 1 000 * Max/1 000 *

3.2.3.2.1.5 . * 2 kg * Max * 50 kg * 50 d * 2 g * d * 5 g * 1 000 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.1.6 . * 5 kg * Max < 10 t * 50 d * 10 g * d * 10 kg * 500 * n < 1 000 * Max/1 000 *

3.2.3.2.1.7 . * 10 kg * Max * 100 t * 50 d * 10 g * d * 10 kg * 1 000 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.1.8 . * 15 t * Max < 100 t * 1 000 kg * 20 kg * d * 100 kg * 750 * n < 1 000 * Max/1 000 *

3.2.3.2.1.9 . * 20 t * Max * 1 000 t * 1 000 kg * 20 kg * d * 100 kg * 1 000 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.1.10 . * 150 t * Max * 10 d * 200 kg * d * 750 * n * 1 000 * Max/1 000 *

3.2.3.2.1.11 . * 200 t * Max * 10 d * 200 kg * d * 1 000 * n * 10 000 * d *

* Hoechstlast Max * Untere Grenze der Mindestlast Min * Teilungswert d oder d d * Anzahl der Skalenteile n * Eichwert e *

* 3.2.3.2.2 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen *

3.2.3.2.2.1 . * 20 g * Max * 10 kg * 10 d * 0,1 g * d * 1 g * 50 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.2.2 . * 400 g * Max * 50 kg * 20 d * 2 g * d * 5 g * 200 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.2.3 . * 5 kg * Max * 200 kg * 20 d * 10 g * d * 20 g * 500 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.2.4 . * 25 kg * Max * 100 t * 50 d * 50 g * d * 10 kg * 500 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.2.5 . * 15 t * Max * 1 000 kg * 20 kg * d * 750 * n * 10 000 * d *

3.2.3.2.2.6 . * 150 t * Max * 10 d * 200 kg * d * 750 * n * 10 000 * d *

* 3.2.4 . GROBWAAGEN IIII *

* 3.2.4.1 . Waagen ohne Anzeigeeinrichtung *

3.2.4.1.1 . * 1 kg * Max < 2 kg * 10 e * * * 5 g *

3.2.4.1.2 . * 2 kg * Max * 10 e * * * Max/400 *

* 3.2.4.2 . Waagen mit Anzeigeeinrichtung *

* 3.2.4.2.1 . Nichtselbsteinspielende Waagen *

3.2.4.2.1.1 . * 1 kg * Max < 2 kg * 10 d * 5 g * d * 10 g * 100 n < 400 * 5 g *

3.2.4.2.1.2 . * 2 kg * Max < 4 t * 10 d * 10 g * d * 10 kg * 100 * n < 400 * Max/400 *

3.2.4.2.1.3 . * 2 kg * Max * 10 t * 10 d * 5 g * d * 10 kg * 400 * n * 1 000 * d *

3.2.4.2.1.4 . * 4 t * Max * 10 d * 20 kg * d * 200 * n < 400 * Max/400 *

3.2.4.2.1.5 . * 8 t * Max * 10 d * 20 kg * d * 400 * n * 1 000 * d *

* 3.2.4.2.2 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Waagen *

3.2.4.2.2.1 . * 1 kg * Max * 10 t * 10 d * 5 g * d * 10 kg * 100 * n * 1 000 * d *

3.2.4.2.2.2 . * 4 t * Max * 10 d * 20 kg * d * 200 * n * 1 000 * d *

3.2.5 . Waagen mit Reitereinrichtung

Bei Waagen mit Reitereinrichtung gik als Eichwert der kleinere der beiden nachstehenden Werte :

- Eichwert der Waage ohne Berücksichtigung der Reitereinrichtung ,

- Teilungswert der Reitereinrichtung .

Nur Feinwaagen und Präzisionswaagen dürfen mit einer Reitereinrichtung versehen sein .

3.2.6 . Waagen mit Interpolationseinrichtung für die Ablesung

Nur selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Fein - und Präzisionswaagen dürfen mit einer Interpolationseinrichtung für die Ablesung versehen sein , die jedoch bei der Festlegung des Eichwertes der Waage nicht berücksichtigt wird .

3.2.7 . Waagen mit Feinsteller

Nur selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Fein - und Präzisionswaagen dürfen mit einem Feinsteller versehen sein . Als Teilungswert der Waage gilt der Teilungswert des Feinstellers . Der konventionelle Teilungswert der Waage entspricht der vorletzten sich ändernden Ziffer des Wägeergebnisses .

Als Eichwert gilt :

- der Teilungswert oder

- der konventionelle Teilungswert ; in diesem Fall muß sich die letzte Ziffer von den anderen Ziffern des Wägeergebnisses unterscheiden .

Die Einstufung der Waagen in Genauigkeitsklassen und die Festlegung ihrer Mindestlast wird in Abhängigkeit von der Grösse des Eichwerts vorgenommen .

3.2.8 . Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken

3.2.8.1 . Mindestlast der verschiedenen Einrichtungen

Jede Anzeigeeinrichtung oder jedes Druckwerk besitzt eine eigene Mindestlast , deren Grösse in Übereinstimmung mit den Nummern 3.2.1 bis 3.2.4 entsprechend ihren messtechnischen Eigenschaften berechnet wird .

3.2.8.2 . Teilungswerte

Digitalanzeigen und Digitaldruckwerke müssen den gleichen Teilungswert haben .

Der digitale Teilungswert darf höchstens gleich dem kleinsten Skalenwert der Analoganzeigen sein .

3.2.9 . Tarawägeeinrichtungen

Der kleinste Teilungswert der Tarawägeeinrichtungen muß gleich dem kleinsten Teilungswert der Waage sein . Der Eichwert der Tarawägeeinrichtungen ist gleich dem kleinsten Eichwert der Waage .

3.2.10 . Eicheinrichtung mit Skale

Der Skalenwert der eingebauten und mit einer Skale versehenen Eicheinrichtung darf höchstens ein Fünftel des Teilungswerts der Waage betragen .

( 1 ) Bei Waagen mit Interpolationseinrichtung für die Ablesung oder mit Feineinsteller siehe die Nummern 3.2.6 . und 3.2.7 .

KAPITEL II

VORSCHRIFTEN FÜR DIE ARBEITSWEISE DER WAAGEN

4 . FEHLERGRENZEN BEI DER ERSTEICHUNG UND IM BETRIEB

( Ersteichfehlergrenzen und Verkehrsfehlergrenzen )

4.1 . Werte der Fehlergrenzen

Die nachstehend aufgeführten , in Eichwerten ausgedrückten Fehlergrenzen gelten als Plus - oder Minusabweichungen .

Diese Fehlergrenzen gelten für alle Waagen mit oder ohne Anzeigeeinrichtung ; sie schließen die Fehler der Eichnormale und der Eicheinrichtung ein .

Bei Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck schließen die Fehlergrenzen jedoch nicht den positiven oder negativen Rundungsfehler ein , der bei der Rundung des Wägeergebnisses auf den nächsten ganzzahligen Wert entsteht .

4.1.1 . Feinwaagen

Ersteichfehlergrenzen * Verkehrsfehlergrenzen * I *

0,5 e * 1 e * bei steigender Belastung zwischen Mindestlast bis einschließlich 50 000 e und bei fallender Belastung zwischen einschließlich 50 000 e und Null *

1 e * 2 e * bei Belastungen über 50 000 e bis einschließlich 200 000 e *

1,5 e * 3 e * bei Belastungen über 200 000 e . *

4.1.2 . Präzisionswaagen * II *

0,5 e * 1 e * bei steigender Belastung zwischen Mindestlast bis einschließlich 5 000 e und bei fallender Belastung zwischen einschließlich 5 000 e und Null *

1 e * 2 e * bei Belastungen über 5 000 e bis einschließlich 20 000 e *

1,5 e * 3 e * bei Belastungen über 20 000 e *

4.1.3 . Handelswaagen * III *

0,5 e * 1 e * bei steigender Belastung zwischen Mindestlast bis einschließlich 500 e und bei fallender Belastung zwischen einschließlich 500 e und Null *

1 e * 2 e * bei Belastungen über 500 e bis einschließlich 2 000 e *

1,5 e * 3 e * bei Belastungen über 2 000 e *

4.1.4 . Grobwaagen * IIII *

0,5 e * 1 e * bei steigender Belastung zwischen Mindestlast bis einschließlich 50 e und bei fallender Belastung zwischen einschließlich 50 e und Null *

1 e * 2 e * bei Belastungen über 50 e bis einschließlich 200 e *

1,5 e * 3 e * bei Belastungen über 200 e *

4.2 . Anwendungsbedingungen für die Fehlergrenzen

Die in Nummer 4.1 festgesetzten Fehlergrenzen gelten unter folgenden Bedingungen :

4.2.1 . Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Die Fehlergrenzen bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck gelten für das um den Rundungsfehler berichtigte angezeigte oder abgedruckte Wägeergebnis .

Der Absolutwert der Fehlergrenze bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck ist in der Praxis um 0,2 digitale Teilungswerte zu erhöhen .

4.2.2 . Waagen mit mehreren Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerken

Die Fehlergrenzen jeder einzelnen Anzeigeeinrichtung oder jedes einzelnen Druckwerkes richten sich nach dem Eichwert der jeweiligen Einrichtung .

4.2.3 . Waagen mit mehreren Taräinrichtungen

4.2.3.1 . Fehlergrenzen der Waagen

Die Fehlergrenzen der Waagen gelten für alle Nettolasten bei jeder möglichen Taralast .

4.2.3.2 . Fehlergrenzen der Tarawägeeinrichtungen

Die Fehlergrenzen der Tarawägeeinrichtungen sind für jede Taralast gleich den Fehlergrenzen der Waage für dieselbe Belastung , wobei Nummer 3.2.9 zu berücksichtigen ist .

4.2.4 . Getrennt zu prüfende Hauptbestandteile von Waagen

Die Fehlergrenzen eines oder mehrerer getrennter Hauptbestandteile von Waagen betragen 7/10 der Fehlergrenzen der Waage .

4.2.5 . Feinwaagen mit Schaltgewichtseinrichtung

Wenn der Gewichtsausgleich mittels einer eingebauten Schaltgewichtseinrichtung erfolgt , erhöht sich die Fehlergrenze der Waage um die Fehlergrenze eines Gewichtes der Genauigkeitsklasse , dessen Nennwert unmittelbar grösser als die Belastung der Waage ist ; die Genauigkeitsklasse dieses Gewichtes ( 1 ) entspricht der Genauigkeitsklasse der Feinwaagen .

4.3 . Abweichungen zwischen den Wägeergebnissen

4.3.1 . Abweichungen der Angaben mehrerer Anzeigeeinrichtungen oder Druckwerke derselben Waage

4.3.1.1 . Kombination mehrerer Skalen oder Skalendruckwerke

Bei derselben Belastung darf die Abweichung zwischen jeweils zwei Anzeige - oder Abdruckeinrichtungen derselben Waage nicht grösser sein als der Absolutwert der für diese Belastung geltenden Fehlergrenze ; dabei wird jeweils der grösste Eichwert e der verglichenen Einrichtungen zugrunde gelegt .

Vor dem Vergleich sind Digitalanzeigen und Digitalabdrucke um den Rundungsfehler zu berichtigen .

4.3.1.2 . Waagen mit Tarawägeeinrichtung

Für die Abweichungen zwischen den jeweils von der Waage und ihrer Tarawägeeinrichtung für dieselbe Last getrennt ermittelten Wägeergebnisse gilt Nummer 4.3.1.1 .

4.3.2 . Abweichung zweier Wägeergebnisse für dieselbe Last bei Änderung der Einspiellage

Die Abweichung zwischen zwei Wägeergebnissen für dieselbe Last , die in zwei aufeinanderfolgenden Wägungen bei verschiedenen Einspiellagen ermittelt werden , darf nicht grösser sein als der Absolutwert der für diese Belastung geltenden Fehlergrenze ( Waagen mit einer Einrichtung zur Verschiebung des Selbsteinspielbereichs ) .

4.3.3 . Abweichung zweier Wägeergebnisse bei Dauerbelastung der Waage

Bei Dauerbelastung der Waage durch eine gleichbleibende Last unter hinreichend konstanten Prüfbedingungen darf die Abweichung zwischen dem Wägeergebnis unmittelbar nach dem Aufbringen der Last und dem 8 Stunden später angezeigten oder abgedruckten Wert nicht grösser sein als der Absolutwert der für diese Belastung geltenden Fehlergrenze .

Diese Vorschrift gilt nicht für Feinwaagen .

4.3.4 . Veränderung der Nullanzeige

Die Veränderung der Nullanzeige unmittelbar nach halbstuendiger Belastung der Waage darf nicht grösser sein als die Hälfte des Eichwerts .

4.4 . Justierung und Eichung

4.4.1 . Normale

Der Fehler der Normalgewichte , die bei der Justierung und Eichung verwendet werden , darf höchstens ein Drittel der für die zu justierende und zu eichende Waage bei der jeweiligen Belastung geltenden Fehlergrenze betragen . Diese Normalgewichte sind nach den einschlägigen Richtlinien zu justieren .

4.4.2 . Eicheinrichtung

Die Fehlergrenze der Eicheinrichtung , mit der ein oder mehrere Hauptbestandteile der Waage geprüft werden , ist gleich dem 0,2fachen der für die zu eichende Waage bei der jeweiligen Belastung geltenden Fehlergrenze .

5 . UNVERÄNDERLICHKEIT

5.1 . Feinwaagen und Präzisionswaagen

Die Standardabweichung der Wägeergebnisse darf bei mehrmaliger Wägung derselben Last nicht grösser sein als ein Drittel des Absolutwerts der für diese Belastung geltenden Fehlergrenze ; dabei sind die zusätzlichen Fehler nach Nummer 4.2.5 nicht zu berücksichtigen .

Vor dem Vergleich sind Digitalanzeigen oder Digitalabdrucke um den Rundungsfehler zu berichtigen .

5.2 . Handelswaagen und Grobwaagen

Die Abweichung der Wägeergebnisse einer Waage darf bei mehrmaliger Wägung derselben Last nicht grösser sein als der Absolutwert der für diese Belastung geltenden Fehlergrenze .

Vor dem Vergleich sind Digitalanzeigen und Digitalabdrucke um den Rundungsfehler zu berichtigen .

6 . BEWEGLICHKEIT UND EMPFINDLICHKEIT

6.1 . Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei nichtselbsteinspielenden Waagen

6.1.1 . Beweglichkeit

Die Prüfung der Beweglichkeit erfolgt sowohl bei Belastung als auch bei Nichtbelastung mittels einer Zusatzlast , die 4/10 des Absolutwerts der für die jeweilige Belastung geltenden Fehlergrenze beträgt . Diese Zusatzlast , die stoßfrei auf die unbelastet oder belastet einspielende Waage aufzubringen ist , muß einen sichtbaren Ausschlag des Einspielanzeigers verursachen .

6.1.2 . Empfindlichkeit

Nach Ausschalten der unvollkommenen Beweglichkeit muß sich beim Aufsetzen einer Zusatzlast vom Betrag des Absolutwerts der geltenden Fehlergrenze auf die unbelastet oder belastet einspielende Waage ein bleibender Ausschlag des Einspielanzeigers ergeben , der mindestens beträgt :

1 mm bei Präzisionswaagen und Feinwaagen ,

2 mm bei Handelswaagen und Grobwaagen mit einer Hoechstlast bis 30 kg ,

5 mm bei Handelswaagen und Grobwaagen mit einer Hoechstlast über 30 kg .

6.2 . Beweglichkeit und Empfindlichkeit bei selbsteinspielenden und halbselbsteinspielenden Waagen

6.2.1 . Beweglichkeit

6.2.1.1 . Waagen mit Analoganzeige oder Analogabdruck

Beim stoßfreien Aufsetzen einer Zusatzlast vom Betrag des Absolutwerts der Fehlergrenze auf die unbelastet oder belastet einspielende Waage muß sich ein bleibender Ausschlag des Einspielanzeigers ergeben , der mindestens 7/10 dieser Zusatzlast entspricht ; dabei sind die zusätzlichen Fehler nach Nummer 4.2.5 nicht zu berücksichtigen .

6.2.1.2 . Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Bei einer Waage , die so belastet ist ( Prüflast ) , daß sich ihre Anzeige oder ihr Abdruck gerade ändert , muß eine stoßfrei aufgebrachte Zusatzlast vom Betrag des digitalen Teilungswerts die halbe Summe der beiden möglichen Anzeigen oder Abdrucke bei der Prüflast um einen digitalen Teilungswert erhöhen .

Bei der Durchführung der Prüfung kann die Zusatzlast bis zum 1,4fachen des digitalen Teilungswerts erhöht werden .

6.2.2 . Empfindlichkeit

Für die Empfindlichkeit ( S = i/d ) gilt Nummer 2.4.1.2 .

6.2.2.1 . Kleinstwert i o des Teilstrichabstands

Der Wert i des Teilstrichabstands muß mindestens dem nachstehend festgesetzten Kleinstwert i o entsprechen .

6.2.2.1.1 . Feinwaagen und Präzisionswaagen

1 mm auf Anzeigeeinrichtungen ,

0,25 mm auf Anzeigeeinrichtungen , wenn ein Feinsteller vorhanden ist ; dieser Wert bezieht sich auf den Eichwert .

6.2.2.1.2 . Handelswaagen und Grobwaagen

1,25 mm auf Strichskalen ,

1,75 mm auf projizierten Strichskalen ,

5 mm sowohl auf projizierten als auch auf anderen Skalen .

7 . ART DES AUFBRINGENS DER PRÜFLASTEN

Die Fehlergrenzen nach Nummer 4 sind insbesondere unter den nachstehend für das Aufbringen der Prüflasten festgesetzten Bedingungen einzuhalten .

7.1 . Allgemeines

7.1.1 . Aufbringen einer Last vom Betrag der Tragfähigkeit der Waage

Vor Aufbringen der Prüflasten werden Waagen , bei denen eine Tragfähigkeit angegeben ist , mit einer Last vom Betrag der Tragfähigkeit in üblicher Weise belastet und weider entlastet .

7.2 . Waagen mit nur einem Lastträger

7.2.1 . Waagen für freihängende Last

Die Prüflast von Waagen für freihängende Last wird bis zur Hoechstlast der Waage zuzueglich der additiven Tarahöchstlast an der Waage wie üblich aufgehängt , und zwar direkt oder mittels einer Zusatzeinrichtung , wie sie unter Nummer 11.3 beschrieben ist .

7.2.2 . Waagen , deren Lastträger oder deren Gewichtsschale an einem oder zwei Punkten frei aufgehängt ist

Die Prüflast wird bis zur Hoechstlast zuzueglich der additiven Tarahöchstlast über den mittleren Teil des Lastträgers oder der Gewichtsschale verteilt . Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mittels einer Prüflast vorgenommen , die gleich der halben Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast ist ; die Prüflast wird nacheinander auf die Hälften des Lastträgers ohne übertriebenes Aufeinanderstellen und ohne Überstehen verteilt .

7.2.3 . Andere Waagen

7.2.3.1 . Waagen mit einer Hoechstlast bis zu 30 kg

Die Prüflast wird über den mittleren Teil des Lastträgers oder der Gewichtsschale verteilt .

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit einer Prüflast in Höhe eines Drittels der Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast durchgeführt ; die Prüflast wird nacheinander auf die Enden des Lastträgers oder der Gewichtsschale ohne übertriebenes Aufeinanderstellen und ohne Überstehen verteilt .

7.2.3.2 . Waagen mit einer Hoechstlast über 30 kg

7.2.3.2.1 . Waagen , deren Lastträger zum Aufbringen rollender Last nicht geeignet ist .

7.2.3.2.1.1 . Waagen mit Speziallastträgern ( Behälterwaagen usw . )

Als Prüflast sind Normalwägestücke auf dem Gewichtsträger aufzubringen ( Nummer 11.4 ) .

Ersatzlasten sind aus dem Material zu bilden , das normalerweise mit der Waage gewogen wird .

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit Normalgewichten vom Betrag eines Zehntels der Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast durchgeführt . Diese Prüflast wird jeweils nacheinander über den Auflagerpunkten des Lastträgers aufgesetzt .

7.2.3.2.1.2 . Sonstige Waagen

Die Prüflast wird bis zur Hoechstlast zuzueglich der additiven Tarahöchstlast gleichmässig über den Lastträger verteilt .

Die Prüfung bei exzentrischer Belastung wird mit einer Prüflast vom Betrag eines Drittels der Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast durchgeführt ; diese Prüflast wird jeweils nacheinander an jeder Seite des Lastträgers entsprechend den nebenstehenden Skizzen auf eine Fläche aufgebracht , die nicht grösser als ein Viertel der gesamten Lastträgerfläche ist : siehe ABl .

7.2.3.2.2 . Waagen , bei denen der Lastträger mit rollenden Lasten befahren werden kann

7.2.3.2.2.1 . Stabilitätsprüfung

Stabilitätsprüfungen werden mit einer Prüflast durchgeführt , die sowohl in Längsrichtung als auch in Querrichtung auf den Lastträger aufgefahren wird ; als Prüflast wird dabei die schwerste und auf eine möglichst kleine Fläche konzentrierte , gebräuchliche , fahrbare Last , die gewogen werden soll , verwendet .

Das Auffahren muß mit der am schwersten belasteten Achse der rollenden Last erfolgen . Stabilitätsprüfungen in Querrichtung werden jedoch bei Waagen , die normalerweise nicht in Querrichtung befahren werden können , nicht durchgeführt .

7.2.3.2.2.2 . Belastung der Auflagerpunkte des Lastträgers

Unmittelbar über jedem der n Auflagerpunkte des Lastträgers wird eine Prüflast gleich dem 1 / ( n - 1 ) fachen der Summe aus der Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast jeweils nacheinander über eine Fläche verteilt , die etwa dem 1 / ( n + 1 ) fachen der Lastträgerfläche entspricht ; kann diese Vorschrift nicht eingehalten werden , weil die Auflagerpunkte in Querrichtung zu nahe aneinanderliegen , so wird eine Prüflast gleich dem 2 / ( n - 1 ) fachen der Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast , jeweils nacheinander , an beiden Seiten einer zwei Auflagerpunkte verbindenden Querachse über eine Fläche verteilt , die dem 2 / ( n + 1 ) fachen der Lastträgerfläche entspricht .

7.2.3.2.2.3 . Prüflast in Höhe der Hoechstlast zuzueglich der additiven Tarahöchstlast

Eine Prüflast in Höhe der Hoechstlast zuzueglich der additiven Tarahöchstlast wird , wie in der Praxis üblich , über die Lastträgerfläche verteilt .

7.2.3.2.2.4 . Rollende Prüflast

Eine rollende Prüflast vom Betrag der in Nummer 7.2.3.2.2.1 genannten Prüflast , die jedoch höchstens 8/10 der Summe aus Hoechstlast und additiver Tarahöchstlast beträgt , wird nacheinander an verschiedenen Stellen der Lastträgerfläche zum Stillstand gebracht und in Längsrichtung jeweils einmal umgedreht .

7.2.3.2.2.5 . Kombiniertes Aufbringen von Prüflasten

Die in Nummer 7.1.1 und 7.2.3.2.2.1 bis 7.2.3.2.2.4 genannten Prüfungen können zur Verringerung der Anzahl der Prüfvorgänge miteinander kombiniert werden ; das von jeder einzelnen Prüfvorschrift verfolgte Ziel muß jedoch erreicht werden .

7.3 . Waagen mit mehreren Lastträgern

Das Aufbringen der Prüflasten auf jeden einzelnen Lastträger erfolgt wie bei Waagen mit nur einem Lastträger entsprechend der Nummer 7.2 ; die vorgesehenen angegebenen Hoechstlasten der einzelnen Lastträger sind dabei zu berücksichtigen .

7.4 . Waagen mit einem oder mehreren Lastträgern und einer oder mehreren zusätzlichen Einrichtungen zur Lastaufnahme

Unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks der Waage sowie der angegebenen und vorgesehenen Hoechstlasten für jeden Lastträger und für jeden zusätzlichen Lastaufnehmer erfolgt das Aufbringen der Prüflasten wie bei Waagen mit nur einem Lastträger ( Nummer 7.2 ) .

8 . EINFLUSS - UND STÖRGRÖSSEN

8.1 . Schrägstellung

8.1.1 . Waagen , auf die Nummer 8 nicht anzuwenden ist

Feinwaagen und frei aufgehängte oder festeingebaute Waagen der anderen Genauigkeitsklassen .

8.1.2 . Abweichung der Anzeige oder des Abdrucks

Bei der Schrägstellung einer Waage in Längs - oder Querrichtung gegenüber ihrer Bezugslage bis zu einer Neigung von

- 1 : 1 000 bei Präzisions waagen ,

- 2 : 1 000 bei Handels - und Grobwaagen

darf die Abweichung der Anzeige oder des Abdrucks nicht grösser sein als :

- 2 Eichwerte bei unbelasteter Waage ; dabei müssen die Waage und ihre Taräinrichtung vor der Schrägstellung in ihrer Bezugslage auf Null gestellt sein .

Diese Vorschrift gilt nur für Handelswaagen und Grobwaagen .

- 1 Eichwert bei Nettobelastungen vom Betrag des Selbsteinspielbereichs und der Hoechstlast sowie bei jeder möglichen Taralast , die von der Taräinrichtung ausgeglichen werden kann ; die Waage und ihre Taräinrichtung müssen dabei in ihrer Bezugslage und auch nach der Schrägstellung vor jeder Wägung auf Null gestellt sein .

8.2 . Temperatur

8.2.1 . Temperaturgrenzen

Trägt das Kennzeichnungsschild der Waage keine besonderen Angaben über die Betriebstemperatur , so muß die Waage die Bedingungen der Nummer 4.5 und 6 innerhalb folgender Temperaturgrenzen erfuellen :

- plus 10 * C bis plus 30 * C bei Feinwaagen und Präzisionswaagen ,

- minus 10 * C bis plus 40 * C bei Handelswaagen und Grobwaagen .

8.2.2 . Besondere Temperaturgrenzen

Waagen , deren Kennzeichnungsschild bestimmte Angaben bezueglich der Betriebstemperaturen trägt , müssen in dem angegebenen Temperaturbereich die Anforderungen der Nummern 4 , 5 und 6 erfuellen .

Die Temperaturbereiche müssen mindestens folgende Spannen haben :

5 * C bei Feinwaagen ,

20 * C bei Präzisionswaagen ,

30 * C bei Handelswaagen und Grobwaagen .

8.2.3 . Konstanz der Nullstellung

Waagen müssen so beschaffen sein , daß ihre Nullanzeige bei einer Temperaturdifferenz von 1 * C bei Feinwaagen und von 5 * C bei allen übrigen Waagen um nicht mehr als einen Eichwert variiert .

8.2.4 . Stabilität der Temperatur

Die Nummern 8.2.1 bis 8.2.3 gelten für konstante Temperaturen sowie für Schwankungen der Umgebungstemperatur von nicht mehr als 5 * C je Stunde .

8.3 . Einfluß des elektrischen Versorgungsnetzes

Elektrisch betriebene Waagen müssen die Anforderungen der Nummern 4 bis 9 innerhalb folgender Netzschwankungen erfuellen :

- minus 15 % bis plus 10 % der Nennspannung ,

- plus minus 2 % der Nennfrequenz ,

8.4 . Andere Einfluß - und Störgrössen , die die normale Arbeitsweise von Waagen beeinflussen können

Die Waagen müssen die Anforderungen der Nummern 4 bis 9 im normalen Betrieb auch dann erfuellen , wenn andere Einfluß - und Störgrössen auf sie einwirken ; das sind unter anderem :

- Magnetfelder ,

- elektrostatische Kräfte ,

- Schwingungen ,

- Witterungsverhältnisse ,

- mechanische Beanspruchungen ,

- Versorgungs - , Zuführungs - und Entleerungseinrichtungen , die mit der Waage verbunden sind .

9 . FEHLERGRENZEN FÜR PREISANZEIGER UND PREISDRUCKWERKE

9.1 . Allgemeines

Die relative Fehlergrenze für die Rundung der Grundpreise beträgt 2,5 % .

9.2 . Bezifferte oder codierte analoge Preißkalen und analog arbeitende Preisrechenwerke

Die Fehlergrenze für die Anzeige oder den Abdruck des Kaufpreises beträgt , gegebenenfalls vor Rundung dieses Preises , das 1,5fache des Produktes aus der Gewichtsfehlergrenze und dem Grundpreis ; sie ist jedoch nicht kleiner als die Hälfte des Teilungswerts der Kaufpreißkale . Die Differenz zwischen dem Produkt aus Gewichtsanzeige mal Grundpreis und dem angezeigten Kaufpreis darf höchstens gleich dem Absolutwert der Fehlergrenze für den Kaufpreis sein .

Wird der Kaufpreis digital angegeben , so ist der Absolutwert der Fehlergrenze der Kaufpreise in der Praxis um 0,1 digitale Teilungswerte zu erhöhen .

9.3 . Digital arbeitende Preisrechenwerke

Digital arbeitende Preisrechenwerke dürfen keine anderen Fehler als die Rundungsfehler des Kaufpreises verursachen .

( 1 ) Entsprechend einer besonderen Richtlinie

KAPITEL III

BAUVORSCHRIFTEN

10 . ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

10.1 . Tauglichkeit

10.1.1 . Eignung für den Verwendungszweck

Waagen müssen so gebaut sein , daß sie für ihren Verwendungszweck geeignet sind .

10.1.2 . Tauglichkeit für den Gebrauch

Waagen müssen so fest und sorgfältig hergestellt sein , daß sie ihre messtechnischen Eigenschaften hinreichend unverändert beibehalten .

10.1.3 . Tauglichkeit für die Prüfung

Waagen müssen die Durchführung der in diesem Anhang vorgeschriebenen Prüfungen und Kontrollen ermöglichen .

Insbesondere müssen die Lastträger so beschaffen sein , daß die erforderlichen Prüflasten nach den Anforderungen dieses Anhangs einfach und sicher aufgebracht werden können .

10.2 . Sicherheit der Arbeitsweise

10.2.1 . Verbot von Eigenschaften , die eine betrügerische Anwendung begünstigen können

Die Waagen dürfen keine Eigenschaften aufweisen , die ihre Verwendung in betrügerischer Absicht begünstigen können .

10.2.2 . Unmöglichkeit einer Verstellung oder einer Störung der Arbeitsweise

Sowohl mechanische als auch elektromechanische Waagen müssen so gebaut sein , daß eine Verstellung oder ein Funktionsfehler in der Regel nicht auftreten kann , es sei denn , daß diese Verstellung oder diese Störung deutlich erkennbar ist .

10.2.3 . Sicherheit der Waagenbedienung

Bedienungseinrichtungen an Waagen müssen so gebaut sein , daß sie normalerweise keine anderen Stellungen einnehmen können als diejenigen , für die sie vorgesehen sind , es sei denn , daß während der Verstellung jede Anzeige und jeder Abdruck verhindert wird .

10.3 . Sicherungsstempelstellen

Die Bauteile der Waage , die vom Benutzer nicht abgenommen oder verstellt werden dürfen , müssen durch Sicherungsstempel oder durch ein verschließend zu stempelndes Gehäuse geschützt werden können ; dazu sind sie mit Sicherungsstempelstellen zu versehen .

10.4 . Wägeergebnisse

10.4.1 . Beschaffenheit und Eindeutigkeit

Die Ablesung der Wägeergebnisse muß sicher , einfach und eindeutig sein .

10.4.2 . Maximale Ableseunsicherheit

Unter normalen Verwendungsbedingungen darf die Ableseunsicherheit nur einen Teil der Fehlergrenze ausmachen , und zwar höchstens das 0,2fache des Eichwerts .

10.4.3 . Ablesung der Wägeergebnisse durch einfaches Nebeneinanderstellen

Die auf Skalen und durch Ziffern der Waage dargestellten Wägeergebnisse müssen dem Prinzip der Ablesung durch einfaches Nebeneinanderstellen genügen .

10.4.4 . Ziffern der Wägeergebnisse

Grösse , Gestalt und Deutlichkeit der Ziffern der Wägeergebnisse müssen eine gute Ablesbarkeit unter normalen Verwendungsbedingungen gewährleisten .

Nicht in Betracht gezogene Ziffern von Feinstellern müssen sich von den anderen Ziffern deutlich unterscheiden .

10.4.5 . Beschaffenheit gedruckter Wägeergebnisse

Der Abdruck von Wägeergebnissen muß deutlich und dauerhaft sein .

10.4.6 . Fortschreiten der reellen Teilungswerte

Die reellen Teilungswerte müssen nach 1 mal 10n , 2 mal 10n oder 5 mal 10n fortschreiten , wobei der Exponent n eine positive oder negative ganze Zahl oder 0 ist .

10.4.7 . Namen oder Kurzzeichen der Einheiten

Bei Waagen mit Anzeigeeinrichtung muß das Wägeergebnis den Namen oder das Einheitenzeichen der gesetzlichen Einheit enthalten .

Bei Waagen mit Druckwerk müssen Wägeergebnis und Einheit oder Einheitenzeichen dann mit abgedruckt werden , wenn der Druckbeleg für einen oder die Vertragspartner bestimmt ist .

10.4.8 . Grenzen für die Anzeige der Wägeergebnisse

Der Ausschlag des Anzeigeorgans ist durch Anschläge zu begrenzen , die jedoch ein Unterschreiten der Anzeige Null sowie ein Überschreiten der Anzeige für die Hoechstlast zulassen .

10.4.9 . Grenzen für den Abdruck der Wägeerbegnisse

Der Abdruck muß unmöglich sein :

- oberhalb der Hoechstlast zuzueglich maximal 9 Teilungswerte ,

- bei selbsteinspielenden oder halbselbsteinspielenden Waagen , wenn eine stabile Einspiellage nicht erreicht ist , es sei denn , daß die Einspiellage durch Mitteilung von Schwingungsweiten bestimmt wird .

10.4.10 . Digitalanzeige

Wenn die Anzeige nur auf Abruf hin erscheint , so darf dies nur möglich sein , wenn sich die Waage in einer stabilen Einspiellage befindet .

10.5 . Verschiebund des Selbsteinspielbereichs

Die kleinste Schaltst * fe zur Verschiebung des Selbsteinspielbereichs von halbselbsteinspielenden Waagen , die keine Gewichtsschale haben , darf höchstens gleich dem Betrag des Selbsteinspielbereichs sein .

10.6 . Nivelliereinrichtung

10.6.1 . Waagen , die mit einer Nivelliereinrichtung und einer Anzeigeeinrichtung für die waagerechte Aufstellung ( Lot oder Libelle ) ausgerüstet sein müssen

Waagen müssen eine Nivelliereinrichtung und ein Lot oder eine Libelle haben . Ausgenommen sind :

- frei aufgehängte Waagen ,

- fest fundamentierte Waagen ,

- Waagen , die bei einer Schrägstellung von mindestens 50 % noch die Anforderungen der Nummer 8.1.2 erfuellen .

10.6.2 . Anforderungen an Lot und Libelle

10.6.2.1 . Handelswaagen und Grobwaagen

Wird die Waage in Längs - oder Querrichtung so weit verstellt , daß das Lot oder die Libelle um 2 mm aus ihrer Bezugslage auswandert , so gilt folgendes :

a ) Die Nullanzeige darf sich um nicht mehr als 2 Eichwerte ändern ;

b ) die Differenz zwischen dem Wägeergebnis vor und nach der Schrägstellung darf bei allen Belastungen nicht grösser sein als der Absolutwert der für die jeweilige Belastung geltenden Fehlergrenzen ; dabei muß die Waage vor und nach der Schrägstellung auf Nullstellung sein .

10.6.2.2 . Feinwaagen und Präzisionswaagen

Lot und Libelle müssen bei einer Schrägstellung von 2 % um mindestens 2 mm auswandern .

Bei Präzisionswaagen ist Nummer 10.6.2.1 Buchstabe b ) anzuwenden .

10.6.3 . Anbringung von Lot oder Libelle

Lot oder Libelle sind unabnehmbar und so an der Waage zu befestigen , daß sie gut zu beobachten sind .

10.7 . Nullstellung

10.7.1 . Nullstelleinrichtung

Der Anbau von Nullstelleinrichtungen ist in den Anforderungen für die einzelnen Waagenarten geregelt .

10.7.2 . Nullstellbereich

Der Nullstellbereich darf höchstens 4 % der Hoechstlast der Waage umfassen .

Diese Vorschrift gilt nicht für Grobwaagen .

10.7.3 . Genauigkeit der Nullstellung

Die Waage muß mindestens mit einer Genauigkeit von einem Viertel des kleinsten Eichwerts nullgestellt werden können .

10.7.4 . Betätigung der Nullstelleinrichtung

Die Nullstelleinrichtung und die etwa vorhandene Taräinrichtung müssen getrennt betätigt werden können .

Diese Vorschrift gilt nicht für Grobwaagen .

10.7.5 . Nullanzeigeeinrichtung bei Waagen mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck

Besitzt eine Waage mit Digitalanzeige oder Digitalabdruck keine Analoganzeige oder ist der Skalenwert der Analoganzeige grösser als der digitale Teilungswert , so muß die Waage eine Nullstelleinrichtung und eine Nullanzeigeeinrichtung mit mindestens einem Teilungswert beiderseits der Null haben .

- Ist die Nullanzeige analog , so muß ihr Skalenwert gleich dem digitalen Teilungswert der Waage sein .

- Ist die Nullanzeige digital , so darf der Teilungswert höchstens gleich der Hälfte des digitalen Teilungswerts der Waage sein .

10.7.6 . Automatische Nullstelleinrichtung

Eine automatische Nullstelleinrichtung darf nicht arbeiten , wenn eine additive Taräinrichtung oder die Einrichtung zur Verschiebung des Selbsteinspielbereichs nicht nullgestellt ist .

10.8 . Taräinrichtungen

10.8.1 . Allgemeines

10.8.1.1 . Beschaffenheit

Für Taräinrichtungen gelten dieselben Anforderungen wie für Hauptbestandteile von vergleichbaren Waagenarten .

10.8.1.2 . Genauigkeit der Betätigung

Die Taräinrichtung muß mindestens mit einer Genauigkeit von einem Viertel des Eichwerts betätigt werden können .

10.8.1.3 . Ablesung durch einfaches Nebeneinanderstellen

Besitzt eine Waage eine Tarawägeeinrichtung mit mehreren bezifferten Skalen , so muß sich der Tarawert durch einfaches Nebeneinanderstellen der von den einzelnen Skalen gelieferten Werte ermitteln lassen .

10.8.1.4 . Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich von Taräinrichtungen darf die Grenze zwischen der Taralast Null und der angegebenen Tarahöchstlast nicht überschreiten .

10.8.1.5 . Anzeige der Betätigung der Taräinrichtung

Die Betätigung der Taräinrichtung muß deutlich angezeigt werden .

10.8.2 . Subtraktive Taräinrichtung ( Nachstellskale )

10.8.2.1 . Erkennbarkeit des verbleibenden Wägebereichs bei Waagen mit Nachstellskale

Wenn bei der Benutzung einer Nachstellskale der verbleibende Wägebereich nicht erkennbar ist , muß durch eine Einrichtung die Benutzung der Waage über ihre Hoechstlast hinaus verhindert oder das Erreichen der Hoechstlast angezeigt werden .

10.9 . Feststelleinrichtung

10.9.1 . Unmöglichkeit des Wägens ausserhalb der Stellung " Wägung "

Bei Waagen mit einer oder mehreren Feststelleinrichtungen darf ausserhalb der Stellung " Wägung " keine Wägung möglich sein .

10.9.2 . Anzeige der Stellung der Feststelleinrichtung

Es muß deutlich erkennbar sein , ob die Waage sich in Wägestellung befindet oder ob sie festgestellt ist . ( Dies bezieht sich nicht auf Transportsicherungen . )

10.10 . Schwingungsdämpfung

10.10.1 . Zulässige Anzahl von Halbschwingungen

Nach 3 , 4 oder 5 Halbschwingungen muß sich die Anzeige stabilisiert haben .

10.10.2 . Einstellung des Dämpfers

Temperaturabhängige Schwingungsdämpfer müssen mit einem automatischen Regelorgan oder mit einer leicht zugänglichen handbetätigten Einstelleinrichtung versehen sein .

10.11 . Umschalteinrichtungen zwischen Lastträgern und Auswägeeinrichtungen

10.11.1 . Ausgleich der unterschliedlichen Einfluesse der unbelasteten Lastträger und Übertragungshebel auf die Auswägeeinrichtungen

Die Umschalteinrichtungen müssen den Einfluß von Gewichtsunterschieden verschiedener Lastträger und der Übertragungshebel auf die Auswägeeinrichtung ausgleichen .

10.11.2 . Nullstellung der Anzeigeeinrichtung und des Druckwerkes jeder einzelnen Auswägeeinrichtung

Die Nullstellung der Anzeigeeinrichtung und des Druckwerkes jeder einzelnen Auswägeeinrichtung muß für jeden Lastträger eindeutig entsprechend der Nummer 10.7 möglich sein .

10.11.3 . Unmöglichkeit der Wägung während des Umschaltens

Eine Wägung darf während der Betätigung der Umschalteinrichtung nicht möglich sein .

10.11.4 . Anzeige der Waagenzusammenstellung

Die Zusammenstellung der jeweils in Betrieb befindlichen Lastträger und Auswägeeinrichtungen muß leicht erkennbar sein .

10.12 . Eicheinrichtungen

10.12.1 . Beschaffenheit

Für Eicheinrichtungen gelten dieselben Anforderungen wie für Hauptbestandteile vergleichbarer Waagenarten .

10.12.2 . Einrichtungen mit einer oder mehreren Prüfschalen

Der Nennwert des Übersetzungsverhältnisses zwischen der Belastung der Prüfschale und der entsprechenden zu wägenden Last darf nicht kleiner als 1/5000 sein ; das Übersetzungsverhältnis ist in der Nähe der jeweiligen Prüfschale deutlich lesbar anzugeben .

Der Wert der Normalwägestrücke , der zum Ausgleich einer Last in Höhe eines Eichwerts auf eine Prüfschale aufgelegt wird , muß ein ganzzahliges Vielfaches von 0,1 g sein .

10.13 . Preistafeln und automatische Preisanzeiger und Preisdruckwerke

10.13.1 . Preistafeln

Preistafeln , auf denen mehrere Kaufpreise , die mehreren Grundpreisen entsprechen , gleichzeitig abgelesen werden können , wie bei fächerförmigen Preißkalen , fallen nicht unter diese Richtlinie .

10.13.2 . Automatische Preisanzeiger oder Preisdruckwerke

10.13.2.1 . Allgemeines

10.13.2.1.1 . Festsetzung des Kaufpreises

Automatische Preisrechenwerke und Preisdruckwerke müssen den Kaufpreis aus dem Gewicht und dem Grundpreis der Ware direkt ermitteln .

10.13.2.1.2 . Anwendbare Anforderungen der Nummern 10.4 über Wägeergebnisse

Bei Preisanzeige - und Preisdruckwerken sind die Anforderungen der Nummern 10.4.1 , 10.4.3 , 10.4.4 , 10.4.5 und 10.4.6 ( Darstellung der Wägeergebnisse ) anzuwenden .

10.13.2.1.3 . Teilungswert der Grundpreise

Der Teilungswert der Grundpreise muß so gewählt werden , daß sich unter Beachtung der Nummer 9.1 alle bei der Benutzung der Waage benötigten Grundpreise einstellen lassen .

10.13.2.1.4 . Maximale Ableseursicherheit der Kaufpreise

Die maximale Ableseunsicherheit der Kaufpreise darf unter normalen Verwendungsbedingungen nur ein Fünftel der Fehlergrenze der Kaufpreise betragen .

10.13.2.1.5 . Beschaffenheit gedruckter Ergebnisse

Wird der Kaufpreis abgedruckt , so muß die Waage gleichzeitig das Gewicht , den Grundpreis und ein für die Waage typisches Zeichen ( maschineneigenes Kennzeichen ) abdrucken .

10.13.2.1.6 . Angabe der genormten Einheitenzeichen

Die Kurzzeichen der Währungseinheit müssen bei der Anzeige und dem Abdruck des Kaufpreises und des Grundpreises angegeben werden . Dem Grundpreis muß ausserdem das Einheitenzeichen der gesetzlichen Masseneinheit zugeordnet sein . Die Zeichen und Zahlen müssen dann mitabgedruckt werden , wenn die Druckbelege für einen oder die Vertragspartner bestimmt sind .

10.13.2.1.7 . Stelle der Preisanzeige

Die Anzeigen der Grund - und Kaufpreise müssen sich in der Nähe der Gewichtsanzeige befinden .

10.13.2.1.8 . Wiederholbarkeit desselben Abdrucks

Die Wiederholung desselben Abdrucks für Gewicht , Kaufpreis und Grundpreis darf nur nach einem besonderen Eingriff möglich sein .

10.13.2.1.9 . Unmöglichkeit des Abdrucks unterhalb der Mindestlast

Unterhalb der Mindestlast darf nur nach einem besonderen Eingriff abgedruckt werden können .

10.13.2.2 . Bezifferte oder kodierte Preißkalen und analog arbeitende Preisrechenwerke

10.13.2.2.1 . Beschaffenheit der Grundpreißkalen

Die Grundpreißkale kann in eine oder mehrere Zonen unterteilt sein ; der Teilungswert jeder Zone muß konstant sein .

10.13.2.2.2 . Konstanter Teilungswert für gleiche Preißkalen

Auf derselben Kaufpreißkale müssen die Preise nach konstanten Teilungswerten fortschreiten .

10.13.2.2.3 . Teilungswert der Kaufpreise

Für einen bestimmten Grundpreis darf der Teilungswert der zugehörigen Kaufpreise nicht grösser sein als

- das 10fache des Produktes aus dem Teilungswert der Gewichtsanzeige und dem Mindestgrundpreis , wenn der betreffende Grundpreis höchstens das Vierfache des Mindestgrundpreises beträgt ;

- das 2,5fache des Produktes aus dem Teilungswert der Gewichtsanzeige und dem betreffenden Grundpreis , wenn dieser mehr als das Vierfache des Mindestgrundpreises beträgt .

10.13.2.2.4 . Unmöglichkeit der Anzeige oder des Abdrucks von Kaufpreisen unterhalb des kleinsten Grundpreises

Es muß unmöglich sein , Kaufpreise bei Grundpreisen anzuzeigen oder abzudrucken , die kleiner als der Mindestgrundpreis sind .

10.13.2.3 . Digitale Preisrechenwerke

10.13.2.3.1 . Mindestanzahl der Stellen bei Digitalanzeige und Digitalabdruck der Kaufpreise

Bei Digitalanzeige oder Digitalabdruck der Kaufpreise müssen mindestens 4 Stellen angegeben werden .

10.13.2.3.2 . Sicherheit der Arbeitsweise von Preisanzeigern und Preisdruckwerken

Die Anzeige und der Abdruck des Kaufpreises müssen im allgemeinen gesperrt sein , wenn

- das Produkt aus Gewicht und Grundpreis grösser als der Hoechstpreis ist , den die Waage anzeigen oder abdrucken kann ,

- die zu wägende Last grösser als die Hoechstlast ist .

10.14 . Bezeichnungen und Aufschriften

10.14.1 . Grundsätzliche Angaben

Die Waagen müssen der Reihenfolge nach und je nach Bedarf folgende grundsätzliche Angaben tragen :

10.14.1.1 . Grundsätzliche Angaben in Klarschrift

10.14.1.1.1 . Vorgeschrieben in allen Fällen

- Name oder Marke des Herstellers .

10.14.1.1.2 . Vorgeschrieben in folgenden Fällen :

- Name oder Marke des Importeurs bei eingeführten Waagen ,

- Herstellungsnummer bei selbsteinspielenden und halbselbsteinspielenden Waagen ,

- Identitätszeichen auf abnehmbaren Hauptteilen von Waagen .

10.14.1.2 . Grundsätzliche codierte Angaben

10.14.1.2.1 . Vorgeschrieben in allen Fällen

- Zeichen der EWG-Bauartzulassung

- Angabe der Genauigkeitsklasse in Form einer in einem Oval berindlichen römischen Zahl :

Feinwaagen I

Präzisionswaagen II

Handelswaagen III

Grobwaagen IIII

- Hoechstlast in der Form Max ...

- Mindestlast in der Form Min ...

- Eichwert in der Form e = ...

10.14.1.2.2 . Vorgeschrieben in bestimmten Fällen

- analoger Teilungswert , in der Form d = ...

- digitaler Teilungswert , in der Form d d = ...

- Teilungswert(e ) der Grundpreise , in der Form d u = ...

- Teilungswert(e ) der Kaufpreise , in der Form d p = ...

- Teilungswert der Taräinrichtung , in der Form d T = ...

- Additive Tarahöchstlast , in der Form T = + ...

- Subtraktive Tarahöchstlast , in der Form T = - ...

- Tragfähigkeit , in der Form Lim = ...

- Die besonderen Temperaturgrenzen , innerhalb welcher die Waage den messtechnischen Bedingungen genügen muß , in der Form ... * C ... / ... * C

- Betriebsspannung , in der Form ... V

- Netzfrequenz in der Form ... Hz

- Übersetzungsverhältnisse bei Zählwaagen

in der Form ... /...

oder in der Form ... : ...

10.14.2 . Zusätzliche Angaben

Auf Waagen für bestimmte Sonderzwecke können eine oder mehrere der folgenden Aufschriften zusätzlich gefordert werden :

- Nicht zulässig in offenen Verkaufsstellen

- Ausschließlicher Verwendungszweck : ...

- Nicht geeicht sind : ...

- Bedienungsvorschrift : ...

10.14.3 . Darstellung der Kennzeichnungen

Die Kennzeichnungen müssen dauerhaft sein und auf Grund ihrer Grösse , Form und Deutlichkeit unter normalen Verhältnissen leicht lesbar sein .

Sie sind an einer gut zu beobachtenden Stelle entweder auf einem an der Waage befestigten Kennzeichnungsschild oder auf einem Waagenteil zusammengefasst anzubringen .

Die Aufschriften Max ... , Min ... , e = ... , d = ... ( oder d d = ... ) müssen in der Nähe der Gewichtsanzeige zusätzlich angebracht werden , sofern sich das Kennzeichnungsschild nicht dort befindet .

Das Kennzeichnungsschild muß durch Stempel gesichert werden können ; falls es beim Entfernen zerstört wird , genügt es , wenn der Stempel der EWG-Teileichung auf dem Schild angebracht werden kann .

10.14.4 . Waagenzusammenstellungen

Das Identitätszeichen jedes Hauptbestandteils muß auf dem Kennzeichnungsschild wiederholt werden .

10.14.5 . Waagen , bei denen Einzelteile getrennt zugelassen sind

Die verschiedenen Zulassungszeichen müssen auf dem Kennzeichnungsschild zusammengefasst sein .

10.14.6 . Waagen mit mehreren Lastträgern und Auswägeeinrichtungen

Jede Auswägeeinrichtung muß folgende Angaben tragen :

Hoechstlast ,

Mindestlast ,

Eichwert ,

analoger und/oder digitaler Teilungswert .

Zusätzlich sind folgende Angaben über die verschiedenen Lastträger , mit denen die Auswägeeinrichtungen verbunden werden können , anzubringen :

Angabe der Zusammenschaltungen ,

Hoechstlast ,

additive Tarahöchstlast ( falls vorhanden ) ,

Tragfähigkeit ( falls festgesetzt ) .

10.14.7 . Weitere Angaben

Weitere Angaben können bei der Bauartzulassung festgelegt oder genehmigt werden .

10.14.8 . Ausnahmen

Ausnahmen von den Nummern 10.14.1 sind unter den Nummern 13.1.16 für allgemein zur Eichung zugelassene Waagen vorgesehen .

10.15 . Eichstempel

10.15.1 . Stempelstelle

Eine Eichstempelstelle muß an der Waage und an den Hauptbestandteilen , deren Eichung getrennt in mehreren Stufen durchgeführt werden kann , vorhanden sein .

Diese Stempelstelle muß

- für jeden , der sich von der Stempelung überzeugen will , deutlich erkennbar sein ,

- ein einfaches Aufbringen des Stempels ermöglichen , ohne dadurch die messtechnischen Eigenschaften der Waage zu beeinträchtigen ,

- möglichst ausserhalb solcher Teile der Waage angebracht sein , die rascher Verschmutzung ausgesetzt sind ,

- auf einem mit der Waage festverbundenen Teil angeordnet sein .

Bei bestimmten Waagen wird die Stempelstelle in der EWG-Bauartzulassungsbescheinigung festgelegt .

10.15.2 . Stempelträger

10.15.2.1 . Allgemeines

Die Eichstempel müssen auf einem an der Waage angebrachten Stempelschild aufgebracht werden .

Waagen , bei denen die Anbringung eines Stempelschildes nicht nötig ( Nummer 13.1.17 ) oder praktisch nicht möglich ist , müssen eine mit Blei oder gleichwertigem Werkstoff ausgefuellte hinterfräste Aussparung aufweisen oder eine andere Möglichkeit zur dauerhaften Aufbringung des Eichstempels bieten .

10.15.2.2 . Stempelschild

10.15.2.2.1 . Beschaffenheit

Das Stempelschild muß einem der beiden Muster der beiliegenden Zeichnung oder einem vom zuständigen messtechnischen Dienst für gleichwertig erachteten Muster entsprechen .

Es muß aus einem Rahmen aus rostfreiem , verformbaren Metall bestehen , der gegossen oder gestanzt ist und in den ein rechteckiges Plättchen aus Blei oder gleichwertigem Werkstoff eingepresst ist .

Soll der Metallrahmen poliert oder einen Metallüberzug erhalten , so muß dies vor dem Einpressen des Plättchens geschehen .

Das fertige Stempelschild muß an eine gekrümmte Unterlage angepasst werden können .

Die in der Zeichnung angegebenen Masse sind einzuhalten .

10.15.2.2.2 . Befestigung des Stempelschildes

Das Stempelschild ist an der Waage mit zwei Schrauben , die denen der Zeichnung entsprechen , zu befestigen . Die Gewindebohrungen am Waagengestell müssen eine nutzbare Gewindetiefe von mindestens 4 mm haben ; die Verwendung von Muttern zur Befestigung ist unzulässig .

Nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben müssen die Schraubenköpfe durch Stempelplättchen , die mit dem Stempel der EWG-Teileichung zu versehen sind , gesichert werden .

Abbildung : siehe ABl .

11 . ZUSÄTZLICHE VORSCHRIFTEN FÜR BESTIMMTE WAAGEN

11.1 . Selbsteinspielende und halbselbsteinspielende Vergleichswaagen ( Plus-Minus-Waagen )

11.1.1 . Unterscheidung der Bereiche Plus und Minus

Die beiderseits der Nullstellung befindlichen Bereiche sind durch die Zeichen " + " und " - " zu kennzeichnen .

11.1.2 . Ausführung der Skale

Plus-Minus-Waagen müssen beiderseits der Null mindestens einen Teilstrich haben . Der Teilungswert ist in Masseneinheiten auf der Skale anzugeben .

11.1.3 . Sonderbestimmung

Für halbselbsteinspielende Plus-Minus-Waagen ist die Nummer 10.5 über die Erweiterung des Selbstanzeigebereichs nicht verbindlich .

11.2 . Zählwaagen

11.2.1 . Zählwaagen ohne Gewichtßkale

Zählwaagen ohne Gewichtskale müssen mindestens einen Teilstrich beiderseits der Null haben , um ihre Eichung zu ermöglichen . Der Teilungswert ist in Masseneinheiten in der Form e = ... auf der Skale anzugeben .

11.2.2 . Angaben und Bezeichnungen

Die verwendeten Übersetzungsverhältnisse müssen entsprechend der Nummer 10.14.1.2.2 auf dem Kennzeichnungsschild angegeben sein . Ausserdem ist bei jeder Schale bzw . jeder Zählmarke das Übersetzungsverhältnis deutlich ablesbar anzugeben .

11.3 . Waagen mit freihängender Last

Die Zusatzteile zum Anhängen oder Aufbringen der Prüflasten müssen für diesen Zweck geeignet und entsprechend sicher sein .

11.4 . Waagen mit Speziallastträger ( Behälterwaagen usw . )

Waagen mit Speziallastträgern , bei denen es gewöhnlich nicht möglich , umständlich oder gefährlich ist , Normalgewichte aufzubringen , müssen einen mit dem Lastträger festverbundenen Gewichtsträger haben , auf dem Normalgewichte sicher und ohne Schwierigkeit aufgesetzt werden können ; die Nummer 7.2.3.2.1.1 ( Aufbringen der Prüflasten bei dieser Waagenart ) und die Nummer 19 ( Prüflasten ) sind zu berücksichtigen .

Ist es technisch nicht möglich , einen solchen Gewichtsträger mit der Waage fest zu verbinden , so kann er durch einen abnehmbaren Träger ersetzt werden , der die gleichen Bedingungen erfuellt . Dieser abnehmbare Träger muß in einfacher Weise durch an der Waage befestigte Halter verbunden werden können ; die Waage muß auch bei angebautem Träger nullgestellt werden können .

11.5 . Waagen für offene Verkaufsstellen

( Waagen , die in Gegenwart des Käufers verwendet werden )

11.5.1 . Vorschriften für alle Waagen in offenen Verkaufsstellen

11.5.1.1 . Hervorhebung des Bereiches unterhalb der Mindeslast

Auf analogen Skalen muß sich der Bereich zwischen Null und der Mindestlast vom Wägebereich deutlich abheben ( z.B . durch eine andere Färbung ) .

Bei Waagen mit digitalem Druckwerk darf unterhalb der Mindestlast nur nach einem besonderen , sichtbaren Eingriff abgedruckt werden können .

11.5.1.2 . Zählwaagen

Zählwaagen ohne Gewichtßkale dürfen in offenen Verkaufsstellen nur mit Übersetzungsverhältnissen von 1/10 oder 1/100 verwendet werden .

11.5.2 . Waagen mit einer Hoechstlast bis zu 30 kg

11.5.2.1 . Sichtbarkeit der Wägeergebnisse

Waagen und ihre Zusatzeinrichtungen , insbesondere die unter Nummer 10.7.5 genannte Nullanzeigeeinrichtung , müssen so gebaut sein , daß die Wägeergebnisse auf beiden Seiten der Waage gleichzeitig sichtbar sind .

Bei Waagen mit automatischen Preisanzeigern gelten dieselben Vorschriften für die Anzeige der Grundpreise und der Kaufpreise .

Die Anzeigen müssen so lange sichtbar sein , wie sich das Wägegut auf der Lastschale befindet .

Werden beim Wägen lose Wägestücke verwendet , so muß es dem Käufer möglich sein , die Werte der Wägestücke zu erkennen .

11.5.2.2 . Sicherung des Wägevorgangs

11.5.2.2.1 . Verbot bestimmter Einrichtungen

Nullstelleinrichtungen , die ohne Werkzeug betätigt werden können , dürfen nicht vorhanden sein .

11.5.2.2.2 . Hydraulische Schwingungsdämpfer

Hydraulische Schwingungsdämpfer müssen so gebaut sein , daß die Dämpfungsfluessigkeit bei einer Schiefstellung der Waage um 45 * nicht auslaufen kann .

11.5.2.2.3 . Taräinrichtungen

Waagen mit zwei Schalen dürfen keine Taräinrichtungen haben . Bei Waagen mit einer Schale sind Taräinrichtungen zulässig , wenn :

bei nichtautomatischen Taräinrichtungen

- die Tarahöchstlast nicht grösser als 5 % der Hoechstlast ist ,

- vom Käufer zu beobachten ist ,

- ob die Taräinrichtung betätigt ist oder nicht ,

- ob die Taräinrichtung während der Wägung verstellt wird ,

- die Verstellung nicht grösser ist als :

- zwei Teilungswerte je Umdrehung bei Taräinrichtungen , die durch Drehbewegung eingestellt werden ,

- 0,5 Teilungswerte der Wägeeinrichtung je Stellschritt bei digitalen Taräinrichtungen ;

bei automatischen Taräinrichtungen

- der Tarawert auf beiden Seiten der Waage angezeigt wird ,

- der Tarawert während des gesamten Wägevorgangs angezeigt wird .

11.5.2.2.4 . Sicherheit der Arbeitsweise

Bei normaler Betätigung der Feststelleinrichtung der Waage oder beim normalen Schalten von Schaltgewichten darf eine Wägung oder eine Beeinflussung der Anzeige nicht möglich sein .

11.5.3 . Waagen mit einer Hoechstlast über 30 kg

11.5.3.1 . Taräinrichtungen

Wenn die Taräinrichtung betätigt ist , muß der Tarawert oder das unter Nummer 12.6.3 vorgeschriebene Signal T von der Käuferseite aus sichtbar sein .

11.5.4 . Ausnahmen bei Feinwaagen und Präzisionswaagen

Die Nummern 11.5.1 bis 11.5.3 gelten nicht für Feinwaagen und Präzisionswaagen .

11.6 . Waagen , die die Aufschrift " Nicht zulässig in offenen Verkaufsstellen " tragen müssen

Waagen , die mit Waagen für offene Verkaufsstellen verwechselt werden können , die Anforderungen der Nummer 11.5 jedoch nicht erfuellen , müssen entsprechend den Nummern 10.14.2 und 10.14.3 folgende Aufschrift tragen :

Nicht zulässig in offenen Verkaufsstellen .

12 . ANFORDERUNGEN AN DIE AUSFÜHRUNG DER WAAGEN

Waagen , die nach folgenden , für sie maßgebenden Anforderungen gebaut sind , erfuellen die entsprechenden allgemeinen Anforderungen der Nummern 10 .

12.1 . Allgemeines

12.1.1 . Waagen , bei denen die Last ganz oder teilweise mit Wägestücken ausgeglichen wird

- Das Übersetzungsverhältnis muß die Form 10n haben , wobei n eine ganze Zahl oder Null ist .

- Lose Wägestücke müssen geeicht sein .

12.1.2 . Einrichtungen zur Änderung der Empfindlichkeit

Nur bei Feinwaagen dürfen die Einrichtungen zur Änderung der Empfindlichkeit vom Benutzer eingestellt werden können .

12.2 . Auswägeeinrichtungen nichtselbsteinspielender mechanischer Waagen

12.2.1 . Ablesbarkeit der Wägeergebnisse

Die Ziffern der Wägeergebnisse von Auswägeeinrichtungen nichtselbsteinspielender mechanischer Waagen mit Anzeigeeinrichtung müssen der Nummer 12.3.1.4 ( Mindesthöhe der Ziffern von Wägeergebnissen selbsteinspielender und halbselbsteinspielender Waagen ) entsprechen .

12.2.2 . Offene Laufgewichtseinrichtungen

12.2.2.1 . Mindestlänge der Teilstrichabstände

Die Abstände zwischen den Skalenmarken ( Teilstriche oder Kerben ) der Haupt - und Nebenlaufgewichtsbalken dürfen nicht kleiner als 2 mm sein ; sie müssen so groß sein , daß die normale Herstellungstoleranz für die Skalenmarken keine grösseren Fehler als 0,2 Eichwerte verursacht .

12.2.2.2 . Konstanter Abstand der Skalenmarken auf jedem Laufgewichtsbalken

Auf jedem Haupt - oder Nebenlaufgewichtsbalken müssen die Abstände zwischen den Skalenmarken jeweils konstant sein .

12.2.2.3 . Anschläge für die Haupt - und Nebenlaufgewichte

Haupt - und Nebenlaufgewichte dürfen nur innerhalb ihrer Skalenteilung verschiebbar sein .

12.2.2.4 . Unmöglichkeit zufälliger Verschiebungen der Haupt - und Nebenlaufgewichte

Die Haupt - und Nebenlaufgewichte dürfen sich nicht von selbst verschieben können .

12.2.2.5 . Äussere Form der Haupt - und Nebenlaufgewichte

Haupt - und Nebenlaufgewichte dürfen keine Vertiefungen aufweisen , die zur Aufnahme zusätzlicher Massen in betrügerischer Absicht dienen können .

12.2.2.6 . Unveränderlichkeit des Schwerpunktes beweglicher Teile

Abgesehen von der normalen Verschiebung der Haupt - und Nebenlaufgewichte darf die Bewegung anderer Waagenteile nicht zu einer Verschiebung ihres Schwerpunktes oder des Schwerpunktes der von ihnen gebildeten Baugruppen führen .

12.2.2.7 . Verhinderung des Ausbaus beweglicher Teile

Bewegliche Waagenteile und ihre Baugruppen müssen durch Stempel gegen Abnahme gesichert werden können .

12.2.2.8 . Sicherheitsdruckwerk bei Laufgewichtseinrichtungen

Druckwerke an Laufgewichten müssen so gebaut sein , daß ein Abdruck nicht möglich ist , wenn die Haupt - oder Nebenlaufgewichte in Stellungen zwischen ihren Skalenmarken stehen .

12.2.3 . Laufgewichtseinrichtungen in einem Gehäuse die von aussen betätigt werden

12.2.3.1 . Anwendbare Anforderungen , die bereits für offene Laufgewichtseinrichtungen gelten

Die Nummern 12.2.2.1 bis 12.2.2.4 und 12.2.2.6 ( offene Laufgewichtseinrichtungen ) gelten auch für Laufgewichtseinrichtungen in einem Gehäuse , die von aussen mechanisch betätigt werden .

12.2.3.2 . Sicherheitsdruckwerk

Der Abdruck darf nur möglich sein , wenn sich die Waage in der Einspiellage befindet und die Haupt - und Nebenlaufgewichte nicht in Stellungen zwischen ihren Skalenmarken stehen .

12.2.3.3 . Gehäuseverschluß

Das Gehäuse muß durch Stempel gesichert werden können .

12.2.4 . Schaltgewichtseinrichtungen

12.2.4.1 . Sicherheitsdruckwerk

Ein Abdruck darf nur möglich sein , wenn sich die Waage in ihrer Einspiellage befindet .

12.2.4.2 . Gehäuseverschluß

Das Gehäuse muß durch Stempel gesichert werden können .

12.3 . Auswägeeinrichtungen bei selbsteinspielenden und halbselbsteinspielenden Waagen

12.3.1 . Waagen mit Analoganzeige oder Analogabdruck

12.3.1.1 . Ausführung der Skalenmarken

Teilstriche müssen gleich breit sein ; ihre Breite muß das 0,1 - bis 0,25fache des Teilstrichabstands , jedoch mindestens 0,2 mm betragen .

12.3.1.2 . Anordnung der Teilstriche : siehe ABl .

Die Teilstriche müssen auf einer Seite eine vorhandenen oder gedachten Linie angeordnet sein ; diese Linie , auf der alle Teilstriche beginnen , muß zur Skalengrundlinie einen konstanten Abstand haben .

Die Anordnung der Teilstriche muß einer der drei nebenstehenden Skizzen entsprechen .

12.3.1.3 . Mindestgrösse des Teilstrichabstands ( i )

Die Mindestgrösse des in Millimetern ausgedrückten Teilstrichabstands ( i ) wird in Abhängigkeit von dem unter Nummer 6.2.2.1 definierten und in Millimetern ausgedrückten Kleinstwert des Teilstrichabstands ( i o ) und des Zahlenwerts l der kleinsten in Metern ausgedrückten Ablesentfernung L festgesetzt . Der Teilstrichabstand ( i ) muß mindestens ( l + 0,5 ) i o sein , wobei ( l ) mindestens 0,5 beträgt . ( Beträgt die kleinste Ableseentfernung weniger als 0,5 m , so ist für l der Wert 0,5 einzusetzen . )

12.3.1.4 . Mindesthöhe der Ziffern

Die Mindesthöhe der Ziffern in Millimetern beträgt das Dreifache der kleinsten Ableseentfernung L in Metern , sie darf jedoch nicht kleiner als 2 mm sein .

12.3.1.5 . Zeiger

Der Zeiger muß praktisch so breit wie die Teilstriche sein . Der Zeiger muß mindestens so lang sein , daß er die kleinsten Teilstriche bis zur Mitte überdeckt .

12.3.1.6 . Begrenzung des parallaktischen Fehlers

Anzeigeeinrichtungen sind so zu bauen , daß der Fehler durch Parallaxe so gering wie möglich ist .

Der Abstand zwischen Zeiger und Skalenebene darf deshalb höchstens gleich dem Teilstrichabstand sein ; er darf jedoch nicht mehr als 2 mm betragen .

12.3.1.7 . Kreißkalen

12.3.1.7.1 . Konstanter Abstand der Teilstriche

Die Abstände der Teilstriche müssen praktisch konstant sein .

12.3.1.7.2 . Leerfeld

Kreißkalen mit einem einzigen Zeigerumlauf müssen zwischen den beiden Skalenendwerten ein Leerfeld von ausreichender Grösse haben , damit der Zeiger die Skalenendwerte jeweils um mindestens vier Skalenwerte überschreiten kann , bevor er anschlägt .

12.3.1.8 . Anzeigeeinrichtungen mit projizierter Skale

12.3.1.8.1 . Konstanter Abstand der Teilstriche

Die Abstände der Teilstriche müssen im Projektionsfeld praktisch konstant sein .

12.3.1.8.2 . Eindeutigkeit

Im Projektionsfeld müssen mindestens zwei vollständige Zahlen sichtbar sein .

12.3.2 . Einrichtungen für Digitalanzeige und Digitalabdruck

12.3.2.1 . Anwendbarkeit der gleichen Bestimmungen wie für Analoganzeige oder Analogabdruck

Die Einrichtungen für Digitalanzeige oder Digitalabdruck müssen je nach ihrer Bauweise den für sie geltenden Anforderungen der Nummer 12.3.1 ( Analoganzeige oder Analogabdruck ) entsprechen .

Die angezeigten Ziffern müssen jedoch mindestens 5 mm hoch sein .

12.4 . Preisanzeiger und Preisdruckwerke

Die Nummern 12.3 ( Gewichtsanzeige und Gewichtsabdruck ) gelten auch für die Preisanzeiger und Preisdruckwerke .

12.5 . Einrichtungen zur Verschiebung des selbsteinspielenden Anzeige - oder Abdruckbereichs

12.5.1 . Offene Laufgewichtseinrichtungen

12.5.1.1 . Zuordnung zu den Auswägeeinrichtungen

Die Nummern 12.2.2 ( Auswägeeinrichtungen mit offener Laufgewichtseinrichtung ) gelten auch für Laufgewichtseinrichtungen zur Verschiebung des selbsteinpielenden Anzeige - oder Abdruckbereichs .

12.5.1.2 . Schaltstufe

Die Schaltstufe zur Verschiebung des selbsteinspielenden Anzeige - oder Abdruckbereichs muß gleich dem Wert dieses Bereiches sein .

12.5.2 . Schaltgewichts - und Laufgewichtseinrichtungen mit Einstellwerk in einem Gehäuse

12.5.2.1 . Anzeige der Schaltstellung

Die Schaltstellung muß durch eine entsprechende Bezifferung angezeigt werden .

12.5.2.2 . Gehäuseverschluß

Das Gehäuse und die Justierkammern der Schalt - und Laufgewichte müssen durch Stempel gesichert werden können .

12.6 . Additive Taräinrichtungen

12.6.1 . Zuordnung der additiven Taräinrichtungen zu den Auswägeeinrichtungen gleicher Ausführung

Additive Taräinrichtungen müssen je nach ihrer Bauweise die für sie geltenden Anforderungen der Nummern 12.2 und 12.3 ( Auswägeeinrichtungen ) entsprechen .

12.6.2 . Sicherung von Taraschaltgewichtseinrichtungen

Bei Taraschaitgewichtseinrichtungen müssen das Gehäuse und die Justierkammern der Schaltgewichte durch Stempel gesichert werden können .

12.6.3 . Anzeige der Betätigung der Taräinrichtung

Die Betätigung der Taräinrichtung muß angezeigt werden :

- entweder durch Anzeige des Tarawerts

- oder durch Erscheinen des Buchstabens T an der Waage .

12.7 . Subtraktive Taräinrichtungen

12.7.1 . Nachstellskale

12.7.1.1 . Anschlag in Nullstellung

Die Nullstellung der Nachstellskale ist durch einen Anschlag festzulegen .

12.7.1.2 . Feste Taraskale ohne vollständige Teilung

Die feste Taraskale ohne vollständige Teilung muß eine Nullmarke und eine Marke für die Begrenzung ihres Anzeigebereichs haben .

12.7.1.3 . Feste Taraskale mit Teilung

Die Teilungswerte der festen Taraskale und der Nachstellskale müssen gleich sein , und zwar unabhängig davon , ob die beiden Skalen im gleichen oder entgegengesetzten Sinn verlaufen .

12.8 . Anzeige der Stellung der Feststelleinrichtung

Es muß deutlich erkennbar sein , ob sich die Waage in Waagestellung befinder oder ob sie festgestellt ist .

Bei selbsteinspielenden und halbselbsteinspielenden Waagen sind diese Stellungen durch ein rotes Signal für Feststellung und ein grünes für Wägung deutlich sichtbar anzuzeigen .

13 . ZUSÄTZLICHE BAUANFORDERUNGEN AN HANDELSWAAGEN UND GROBWAAGEN , DIE VON DER EWG-BAUARTZULASSUNG BEFREIT SIND

Von der EWG-Bauartzulassung sind die Waagen befreit , die den für sie geltenden allgemeinen Vorschriften , einschließlich der Richtlinien der Nummer 12 , sowie den auf sie anwendbaren Vorschriften der Nummer 13 genügen .

13.1 . Allgemeines

13.1.1 . Waagen , die von der EWG-Bauartzulassung befreit sind :

- einfache gleicharmige Balkenwaagen ( hängend oder unterstützt ) ,

- einfache ungleicharmige Balkenwaagen mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 : 10 ( hängend oder unterstützt ) ,

- einfache Laufgewichtswaagen ,

- Tafelwaagen nach Roberval oder Béranger ,

- Dezimalbrückenwaagen ,

- Waagen mit offener Laufgewichtseinrichtung für Hoechstlasten von mehr als 10 kg bis zu 5 t .

Waagen , die vorstehend aufgeführt sind , jedoch ganz oder teilweise von den Nummern 13 abweichen , unterliegen der EWG-Bauartzulassung .

13.1.2 . Einspielanzeiger

Die Waagen müssen entweder zwei Zeiger oder einen Zeiger und eine feste Marke haben , deren Stellung zueinander die Einspiellage anzeigt .

Zeiger und Marke müssen mit der Waage fest verbunden und von beiden Seiten der Waage zu beobachten sein .

13.1.3 . Schneiden und Pfannen

Die Gelenke zwischen den Hebeln , zwischen den Hebeln und ihren Stützen sowie zwischen den Lastträgern und den Hebeln müssen durch Schneiden und Pfannen gebildet werden .

13.1.4 . Geradlinigheit und Parallelität der Schneidenlinien

Die Berührungslinie zwischen Schneiden und Pfannen muß eine Gerade sein . Die Schneidenlinien aller an einem Hebel befestigten Schneiden müssen parallel zueinander und in einer Ebene liegen .

13.1.5 . Befestigung der Schneiden

Schneiden dürfen nur an den Hebeln befestigt sein . Sie sind starr und fest mit den Hebeln zu verbinden , jedoch nicht durch Schweissen , Kitten oder Kleben .

13.1.6 . Unveränderlichkeit der Übersetzungsverhältnisse

Die Übersetzungsverhältnisse der Hebel dürfen nicht geändert werden können .

13.1.7 . Seitliche Verschiebung der Schneiden in den Pfannen

Das seitliche Spiel der Schneiden in den Pfannen ist durch Stoßkörper zu begrenzen .

Die Schneiden dürfen die Stoßkörper nur punktförmig berühren ; dieser Punkt muß in der Verlängerung der Berührungslinie von Schneide und Pfanne liegen .

13.1.8 . Ausführung der Stoßkörper

Die Stoßkörper müssen in der Umgebung des Berührungspunktes mit der Schneide eine ebene Fläche haben ; diese Fläche muß senkrecht zur Berührungslinie von Schneide und Pfanne stehen .

Das Spiel zwischen Schneide und Stoßkörper darf sich während des Betriebs der Waage nicht ändern können .

13.1.9 . Verbot von Schweißverbindungen zwischen Pfannen und Stoßkörpern

Pfannen und Stoßkörper dürfen miteinander oder mit den sie tragenden Teilen nicht verschweisst werden .

13.1.10 . Lenker

Lenker dürfen mit festen Trägern und Hebeln nur über Schneiden und Pfannen verbunden sein .

13.1.11 . Sicherung gegen Herausspringen

Das Herausspringen der Schneiden aus den Pfannen bei Stössen , beim Transport oder bei der Benutzung der Waage ist durch Anschläge zu verhindern .

13.1.12 . Mindesthärte

Die Berührungsstellen von Schneiden , Pfannen , Stoßkörpern , Lenkern , Stützen sowie der Koppeln müssen einer Härte von mindestens 58 Einheiten der Rockwell-C-Skala entsprechen .

13.1.13 . Verhalten von Waagenteilen bei normaler Verwendung

Beanspruchte Teile dürfen sich bei normaler Verwendung der Waage praktisch nicht verformen oder verschieben .

13.1.14 . Schutzueberzuege

Mit Ausnahme der Drehgelenke müssen alle Teile , die der Korrosion ausgesetzt sind oder die durch äussere Einfluesse geschädigt werden können , einen wirksamen Schutzueberzug erhalten . Werden auch die Drehgelenke mit einem Schutzueberzug versehen , so darf dieser die eigentlichen Berührungsstellen nicht bedecken , wenn dadurch die messtechnischen Eigenschaften beeinträchtigt werden können .

13.1.15 . Verbot von Taräinrichtungen

Von der EWG-Bauartzulassung befreite Waagen dürfen keine Taräinrichtung haben .

13.1.16 . Kennzeichnungen

Bei diesen Waagen sind nur folgende Angaben in den unter den Nummern 10.14 genannten Formen erforderlich :

- Name oder Marke des Herstellers ,

- Hoechstlast ,

- Mindestlast ,

- Genauigkeitsklasse ,

- Eichwert ,

- gegebenenfalls ist das Übersetzungsverhältnis der Gewichtsschale entsprechend den Nummern 13.3.1 , 13.6.2 und 13.7.3 anzugeben .

13.1.17 . Ersetzen des Stempelschildes durch eine hinterfräste Aussparung

Bei Waagen mit einer Hoechstlast von weniger als 30 kg kann das Stempelschild der Nummer 10.15 durch eine mit Blei oder gleichwertigem Werkstoff ausgefuellte hinterfräste Aussparung ersetzt werden , deren kleinster Durchmesser mindestens 8 mm betragen muß .

Diese Aussparung ist im Auswägehebel anzubringen .

13.2 . Einfache gleicharmige Balkenwaagen ( hängend oder unterstützt )

13.2.1 . Symmetrie des Waagebalkens

Der Waagebalken muß zwei Symmetrieebenen haben , und zwar in Längsrichtung , senkrecht zu den Schneidenlinien , und in Querrichtung , senkrecht zu der gemeinsamen Ebene , in der die Schneidenlinien liegen .

13.2.2 . Paarweise abnehmbare Teile

Der Waagebalken muß mit und ohne Schalen einspielen können . Paarweise abnehmbare Teile müssen untereinander austauschbar und gleich schwer sein .

13.2.3 . Nulleinstellung

Ist bei Waagen nach Nummer 13.2 eine Nulleinstellung vorhanden , so muß diese aus einer Berichtigungskammer unter der Schale bestehen . Die Berichtigungskammer muß durch Stempel gesichert werden können .

13.3 . Einfache ungleicharmige Balkenwaagen mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 : 10 ( hängend oder unterstützt )

13.3.1 . Angabe des Übersetzungsverhältnisses

Das Übersetzungsverhältnis ist deutlich und dauerhaft auf dem Waagebalken in der Form 1 : 10 oder 1/10 anzugeben .

13.3.2 . Symmetrie des Waagebalkens

Der Waagebalken muß eine Symmetrieebene in Längsrichtung ( senkrecht zu den Schneidenlinien ) aufweisen .

a ) in Längsrichtung , senkrecht zu den Schneidenlinien und

b ) in Querrichtung , senkrecht zu der gemeinsamen Ebene , in der die Schneidenlinien liegen .

13.3.3 . Nullstelleinrichtung

Ist bei Waagen nach Nummer 13.3 eine Nullstelleinrichtung vorhanden , so muß diese aus einer Berichtigungskammer unter der Schale bestehen .

Die Berichtigungskammer muß durch Stempel gesichert werden können .

13.4 . Einfache Laufgewichtswaagen

13.4.1 . Skalenmarken

Als Skalenmarken können verwendet werden :

- Striche ,

- Kerben auf der Kante oder der Fläche des Laufgewichtsbalkens .

Der Mindestabstand zwischen den Kerben beträgt 2 mm und zwischen den Teilstrichen 4 mm .

13.4.2 . Schneidengelenk

Die maximale lineare Schneidenbelastung beträgt 10 kg/mm .

Der Durchmesser der Bohrungen für ringförmige Schneidenfutter muß mindestens gleich dem 1,5fachen der längsten Abmessung im Querschnitt der Schneide sein .

13.4.3 . Einspielanzeiger

Die Länge des Zeigers , gemessen von der Schneidenlinie der Stützschneide der Waage , muß mindestens 1/15 der Skalenlänge des Laufgewichtsbalkens betragen .

13.4.4 . Identitätszeichen

Wenn das Laufgewicht abnehmbar ist , müssen Waage und Laufgewicht das gleiche Identitätszeichen tragen .

13.4.5 . Waagen mit nur einem Waagebereich

13.4.5.1 . Mindestabstand zwischen den Schneiden

Der Mindestabstand zwischen den Schneiden beträgt :

- 25 mm bei Hoechstlasten bis zu 30 kg ,

- 20 mm bei Hoechstlasten über 30 kg .

13.4.5.2 . Nullanzeige

Der Laufgewichtsbalken muß eine Nullmarke haben .

13.4.5.3 . Nullstelleinrichtung

Ist bei diesen Waagen eine Nullstelleinrichtung vorhanden , so muß diese aus einem nicht abnehmbaren Schraubgewicht bestehen ; eine Umdrehung des Schraubgewichts darf nicht mehr als 4 Eichwerten entsprechen .

13.4.6 . Waagen mit zwei Wägebereichen

13.4.6.1 . Mindestabstand zwischen den Schneiden

Der Mindestabstand zwischen den Stütz - und Lastschneiden beträgt :

- 45 mm bei der kleineren Hoechstlast ,

- 20 mm bei der grösseren Hoechstlast .

13.4.6.2 . Unterscheidung der Waagenteile

Die Einrichtung zum Aufhängen der Waage muß sich von der Einrichtung zum Anhängen der Last unterscheiden .

13.4.6.3 . Skalenbezifferung

Die Skalenbezifferung zu beiden Seiten des Laufgewichtsbalkens kann

- fortlaufend sein ; hierbei muß der Endwert der Skale für die kleinere Hoechstlast gleich dem Anfangswert der Skale für die grössere Hoechstlast sein ;

- einen sich überlappenden Bereich bis zum 0,2fachen der kleineren Hoechstlast haben .

13.4.6.4 . Skalenteilung

Die Skalenwerte müssen auf jeweils einer Seite des Laufgewichtsbalkens konstant sein .

13.4.6.5 . Verbot von Nullstelleinrichtungen

Nullstelleinrichtungen dürfen nicht vorhanden sein .

13.5 . Tafelwaagen nach Roberval oder Béranger

13.5.1 . Paarweise abnehmbare Teile

Paarweise abnehmbare Teile müssen gegeneinander austauschbar und gleich schwer sein .

13.5.2 . Nullstelleinrichtung

Ist bei diesen Waagen eine Nullstelleinrichtung vorhanden , so muß diese aus einer Berichtigungskammer unter einer der Schalen bestehen .

Die Berichtigungskammer muß durch Stempel gesichert werden können .

13.5.3 . Länge der Lastschneiden

Die Länge der Lastschneiden muß mindestens so groß sein wie der Durchmesser der Schalenböden .

13.5.4 . Länge der Stützschneide

Die Länge der Stützschneide muß mindestens das 0,7fache der Länge einer Lastschneide betragen .

13.6 . Dezimalbrückenwaagen

13.6.1 . Hoechstlast

Die Hoechstlast der Waage muß mehr als 30 kg betragen .

13.6.2 . Angabe des Übersetzungsverhältnisses

Das Übersetzungsverhältnis ist auf dem Gewichtshebel deutlich und dauerhaft in der Form anzugeben :

1 : 10 oder 1/10 .

13.6.3 . Nullstelleinrichtung

Die Waage muß eine Nullstelleinrichtung haben . Sie darf ausgeführt werden :

- als Berichtigungskammer mit stark gewölbtem Deckel ,

- als nicht abnehmbares Schraubgewicht ; eine Umdrehung des Schraubgewichts darf nicht mehr als 4 Eichwerten entsprechen .

13.6.4 . Zusätzliche Laufgewichtseinrichtungen

Bei Waagen mit zusätzlicher Laufgewichtseinrichtung , durch die die Verwendung kleiner Gewichte zum Lastausgleich entfällt , darf der Endwert der Skale des Laufgewichtsbalkens 10 kg nicht überschreiten .

13.6.5 . Feststelleinrichtung

Die Waage muß eine von Hand betätigte Feststelleinrichtung für den Gewichtshebel haben .

13.6.6 . Anforderungen an Waagenteile aus Holz

Aus Holz gefertigte Waagenteile , wie z.B . das Gestell , die Brücke und die Brückenlehne müssen aus hartem , festem , trockenem und fehlerlosem Holz bestehen . Das Holz ist mit einem wirksamen Schutzanstrich zu versehen . Für den endgültigen Zusammenbau von Holzteilen ist die Verwendung von Nägeln nicht zulässig .

13.6.7 . Spielende Pfannen

Pfannen müssen sich auf ihrer Unterlage oder in ihrem Gehänge in allen Richtungen leicht bewegen können .

13.7 . Waagen mit offener Laufgewichtseinrichtung und Hoechstlasten von mehr als 10 kg bis zu 5 t

13.7.1 . Nullanzeige

Jede Skale der Laufgewichtsbalken muß mit einer Nullmarke beginnen .

13.7.2 . Mindestgrösse der Teilstrichbstände

Die Mindestgrössen der Teilstrichabstände sind in der folgenden Tabelle aufgeführt :

Mindestgrösse der Teilstrichabstände der Skalen der einzelnen Laufgewichtsbalken in Millimetern

Skalenwert der Waage * Skalenwerte der Laufgewichtsbalken *

* 1 g * 2 g * 5 g * 10 g * 20 g * 50 g * 100 g * 200 g * 500 g * 1 kg * 2 kg * 5 kg * 10 kg * 20 kg * 100 kg * 1 t *

1 g * 2 * * * 2 * * * 5 * * * 50 * * * * * * *

2 g * * 2 * * 2 * * * 2,5 * * * 25 * * * * * * *

5 g * * * 2 * 2 * * * 2 * * * 10 * * * 100 * * * *

10 g * * * * 2 * * * 2 * * * 5 * * * 50 * * * *

20 g * * * * * 2 * * 2 * * * 2,5 * * * 25 * * * *

50 g * * * * * * 2 * 2 * * * 2 * * * 10 * * * *

100 g * * * * * * * 2 * * * 2 * * * 5 * * 50 * *

200 g * * * * * * * * 2 * * 2 * * * 5 * * 25 * *

500 g * * * * * * * * * 2 * 2 * * * 5 * * 10 * 100 *

1 kg * * * * * * * * * * 2 * * * 5 * * 5 * 50 *

2 kg * * * * * * * * * * * 5 * * 5 * * 5 * 25 *

5 kg * * * * * * * * * * * * 5 * 5 * * 5 * 10 *

10 kg * * * * * * * * * * * * * 5 * * 5 * 5 *

20 kg * * * * * * * * * * * * * * 5 * 5 * 5 *

13.7.3 . Gewichtsschalen zur Vergrösserung des Wägebereichs

Bei Waagen mit einer Gewichtsschale zur Vergrösserung des Wägebereichs muß das Übersetzungsverhältnis 1/10 , 1/100 oder 1/1000 betragen ; es ist deutlich und dauerhaft auf dem Laufgewichtsbalken in der Nähe der Gewichtsschale in der Form anzugeben :

1 : 10 , 1 : 100 , 1 : 1 000 oder 1/10 , 1/100 , 1/1 000 .

13.7.4 . Nullstelleinrichtung

Die Waage muß eine Nullstelleinrichtung haben . Sie darf ausgeführt werden :

- als Berichtigungskammer mit stark gewölbtem Deckel ,

- als nicht abnehmbares Schraubgewicht ; eine Umdrehung des Schraubgewichts darf nicht mehr als 4 Eichwerten entsprechen .

13.7.5 . Feststelleinrichtung

Die Waage muß eine von Hand betätigte Feststelleinrichtung für den Gewichtshebel haben .

13.7.6 . Anforderungen an Waagenteile aus Holz

Aus Holz gefertigte Waagenteile , wie z . B . das Gestell , die Brücke und die Brückenlehne müssen aus hartem , festem , trockenem und fehlerlosem Holz bestehen . Das Holz ist mit einem wirksamen Schutzanstrich zu versehen .

Für den endgültigen Zusammenbau von Holzteilen ist die Verwendung von Nägeln nicht zulässig .

13.7.7 . Spielende Pfannen

Pfannen müssen sich auf ihrer Unterlage oder in ihrem Gehänge in allen Richtungen leicht bewegen können .

KAPITEL IV

EWG-BAUARTZULASSUNG

Die EWG-Bauartzulassung für Waagen erfolgt gemäß der Richtlinie des Rates vom 26 . Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend gemeinsame Vorschriften über Meßgeräte sowie über Meß - und Prüfverfahren .

Einige dieser Bestimmungen sind in diesem Kapitel präzisiert .

14 . ANTRAG AUF EWG-BAUARTZULASSUNG

Der Antrag auf EWG-Bauartzulassung muß folgende Angaben und Unterlagen enthalten :

14.1 . Messtechnische Merkmale

14.1.1 . Allgemeines

Kennzeichnung nach den Nummern 10.14 .

14.1.2 . Mechanische Waagen

- Werte der direkten Einstellkraft ( Kopfzug ) , die sich bei der Anzeige der Null und der Hoechstlast ergeben ,

- Übersetzungsverhältnisse in den Hebelketten ,

- bei selbsteinspielenden oder halbselbsteinspielenden Waagen mit mehreren Einspiellagen :

- Grösse der Verschiebung des Lastangriffspunktes an der Auswägeeinrichtung ,

- technische Daten einer etwa vorhandenen Eicheinrichtung .

14.1.3 . Elektromechanische Waagen

Elektrische Daten der Wägezellen :

- Widerstand oder Scheinwiderstand ,

- Frequenz , Art und Grösse der Betriebsspannung und deren zulässige Abweichungen ,

- Verhältnis von Ausgangsspannung zur Eingangsspannung und Ausgangsfrequenz zur Eingagsfrequenz bei der Hoechstlast ,

- Wert der kleinsten meßbaren Spannung oder der kleinsten meßbaren Frequenz ( elektrische Beweglichkeit ) ,

- Zulässige Belastung je Wägezelle ,

- Verhältnis zwischen Totlast und Nutzlast ,

- Temperaturempfindlichkeit ,

- Empfindlichkeit gegen Schrägstellung .

14.2 . Zeichnungen und Beschreibungen

14.2.1 . Zeichnungen

Zusammenstellungszeichnungen oder -skizzen , soweit erforderlich : Zeichnungen , Skizzen , Fotografien oder Modelle der messtechnisch wichtigen Einzelteile ( Hebel , Gelenke , Pendelsysteme , Lastausgleichsfedern , Laufgewichtsbalken , Skalen , Laufgewichte , Ausgleichsgewichte ... ) .

14.2.2 . Schematische Darstellungen und Fotografien

Schematische Darstellungen , aus denen die Arbeitsweise der Waage klar zu ersehen ist .

Zum Beispiel werden bei mechanischen Waagen Hebel einfach durch ihre Achsen , Schneiden und Pfannen durch ihre Umrisse , Gehänge durch Kreise usw . dargestellt .

Bei elektromechanischen Waagen müssen zumindest die wichtigsten Stromkreise für die Betriebsspannung , die Meßwertgeber und die Wägezellen schematisch dargestellt werden ( Blockschaltbild ) .

Fotografien sowohl der zusammengebauten als auch der geöffneten Waage .

15 . EWG-BAUARTZULASSUNG MIT BESCHRÄNKTER WIRKUNG

EWG-Bauartzulassungen mit beschränkter Wirkung können erteilt werden , um Versuche unter normalen Betriebsbedingungen zu ermöglichen .

In der Zulassung wird die Anzahl der zugelassenen Waagen festgesetzt und die Gültigkeitsdauer der Zulassung auf 3 Jahre begrenzt .

Es kann darin vorgeschrieben werden , daß der Aufstellungsort der Waagen den daran interessierten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mitzuteilen ist .

16 . PRÜFUNG FÜR DIE EWG-BAUARTZULASSUNG

16.1 . Ort der Prüfung

Sollen die zur EWG-Zulassung gestellten Waagen untersucht und gegebenenfalls Prüfungen unterzogen werden , so können sie an folgenden Orten aufgestellt werden :

- in den Räumen des messtechnischen Dienstes , bei dem die Zulassung beantragt worden ist ,

- an einem beliebigen , vom zuständigen messtechnischen Dienst und dem Antragsteller zuvor vereinbarten Ort .

16.2 . Kontrolle der Übereinstimmung der Bauart mit den entsprechenden Vorschriften

Die Waagen müssen den allgemeinen Bauvorschriften der Nummern 10 und gegebenenfalls der Nummern 11 genügen . Waagen , die nach den in den Nummern