1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 1
DiesesDokumentistlediglicheineDokumentationsquelle,fürderenRichtigkeitdieOrganederGemeinschaftenkeineGewähr
übernehmen
►B RICHTLINIE DES RATES
vom 26. Juli 1971
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Volumengaszähler
(71/318/EWG)
(ABl. L 202 vom 6.9.1971, S. 21)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Richtlinie 74/331/EWG derKommission vom 12. Juni 1974 L 189 9 12.7.1974
▼B
RICHTLINIE DES RATES
vom 26. Juli 1971
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Volumengaszähler
(71/318/EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100,
auf Vorschlag der Kommission,nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (
1),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),
in Erwägung nachstehender Gründe:In den Mitgliedstaaten sind der Bau sowie die Verfahren zur Prüfung
von Gaszählern durch zwingende Vorschriften geregelt, die von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind und daher bei diesen
Geräten zu Handelshemmnissen führen; deshalb sind diese Vorschriftenanzugleichen.
Durch die Richtlinie des Rates vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend gemeinsame
Vorschriften über Meßgeräte und über Meß- und Prüfverfahren (
3)
wurden die Verfahren zur EWG-Bauartzulassung und zur EWG-Ersteichung festgelegt. Gemäß dieser Richtlinie sind für Volumen-gaszähler die technischen Vorschriften für die Ausführung und dieArbeitsweise festzulegen —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
Artikel 1
Diese Richtlinie bezieht sich auf folgende Gaszähler:1. Volumetrische Gaszähler:
— Gaszähler mit verformbaren Trennwänden,
— Drehkolbengaszähler.
2. Nicht volumetrische Gaszähler:
— Turbinenradgaszähler.
Artikel 2
Die Gaszähler, die EWG-Stempel und -Zeichen erhalten können, sind
im Anhang beschrieben. Sie unterliegen der EWG-Bauartzulassung undderEWG-Er steichung.
Artikel 3
Die Mitgliedstaaten dürfen den Vertrieb und die Inbetriebnahme von
Gaszählern, die mit dem Zeichen für die EWG-Bauartzulassung unddem Stempel der EWG-Ersteichung versehen sind, nicht ablehnen,verbieten oder beschränken.
Artikel 4
(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie binnen 18Monaten nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen dieKommission hierüber unverzüglich in Kenntnis.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 2
(1) ABl. Nr. C 65 vom 5. 6.1970, S. 30.
(2) ABl. Nr. C 131 vom 29. 10. 1970, S. 7.
(3) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
▼B
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß der Kommission der
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitgeteiltwird, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.
Artikel 5
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 3
▼B
ANHANG
KAPITEL I
A.DEFINITIONEINIGER IM ANHANG VERWENDETERBEGRIFFE
1.Meßbereich
Der Meßbereich eines Gaszählers wird begrenzt durch den maximalen
Durchfluß Qmaxund den minimalen Durchfluß Qmin.
2.Meßrauminhalt eines volumetrischen Zählers
Als Meßrauminhalt V eines volumetrischen Zählers gilt das einem Arbeits-
gang des Zählers entsprechende Gasvolumen; ein Arbeitsgang ist der
Gesamtablauf derBewegungen, dur ch den sämtliche bewegliche Teile des
Zählers mit Ausnahme des Zählwerks und des Zählwerkgetriebes erstmals
wieder in die Ausgangsstellung zurückgeführt werden.
Seine Bestimmung erfolgt rechnerisch durch Multiplikation des einer vollen
Umdrehung des Prüfzählglieds entsprechenden Volumens mit dem Überset-
zungsverhältnis zwischen Meßwerk und Zählwerk.
3.Betriebsdruck und Bezugsdruck
3.1.Betriebsdruck
Als Betriebsdruck eines Gaszählers gilt die Differenz zwischen dem
Gasdruck am Zählereingang und dem atmosphärischen Druck.
3.2.Bezugsdruck
Als Bezugsdruck preines Gaszählers gilt der Druck, auf den das
angezeigte Gasvolumen bezogen wird.
Die Meßstelle fürden Bezugsdr uck ist in Kapitel III festgelegt.
4.Druckverlust
Als Druckverlust eines Gaszählers gilt die Differenz zwischen dem am
Eingang und am Ausgang gemessenen Druck des durchströmenden Gases.
5.Umdrehungswert der Ausgangstriebe
Der Umdrehungswert eines Ausgangstriebs ist der Wert des einer vollen
Umdrehung der Achse dieses Triebes entsprechenden Volumens; diese Größe
wird rechnerisch ermittelt durch Multiplikation des Wertes des einer vollen
Umdrehung des Prüfzählglieds entsprechenden Volumens mit dem Überset-
zungsverhältnis zwischen dem Zählwerk und der Achse des Ausgangstriebs.
B.ALLGEMEINE VORSCHRIFTENFÜR GASZÄHLER
1.Allgemeines
1.1. In Kapitel I dieses Anhangs werden die allgemeinen Vorschriften
festgelegt, denen alle in Artikel 1 der Richtlinie aufgeführten Gaszähler
entsprechen müssen.
1.2. In Kapitel II und III dieses Anhangs werden die Einzelvorschriften für
diese Zählerfestgelegt.
2.Konstruktion
2.1.Werkstoffe
Die Zähler sind aus widerstandsfähigen Werkstoffen herzustellen, die
möglichst wenig innere Spannungen aufweisen, sich durch Alterung
wenig verändern und gegenüber den verschiedenen, üblichen Gasarten
und ihren Kondensaten widerstandsfähig und ausreichend korrosions-
beständig sind.
2.2.Dichtheit der Zähler
Die Zähler müssen beim maximalen Betriebsdruck dicht sein.
2.3.Schutz gegenäußere Ein griffe
Die Zählermüssen so gebaut sein, daß Eingr iffe, die die Genauigkeit der
Messung beeinflussen können, ohne Verletzung von Eich- oder
Sicherungsstempeln unmöglich sind.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 4
▼B
2.4.Durchflußrichtung
Bei Zählern, deren Zählwerk nur in einer Durchflußrichtung des Gases
positiv zählt, muß diese Durchflußrichtung durch einen Pfeil angegeben
sein.
Dieser Pfeil ist nicht erforderlich, wenn die Gasdurchflußrichtung
konstruktiv festgelegt ist.
2.5.Meßtechnische Eigenschaften
Zählermüssen bei einem Dur chfluß gleich Qmaxwährend einer in
Kapitel II oder III festgesetzten Zeit im Dauerbetrieb arbeiten können,
ohne daß die Änderung der meßtechnischen Eigenschaften die in diesen
Kapiteln festgesetzten Grenzen überschreitet.
3.Zusatzeinrichtungen
3.1. Zusatzeinrichtungen (Mengenumwerter, Schreibgeräte, Zählgeräte usw.)
können zugelassen werden; ihr Anschluß bedarf der EWG-Bauartzulas-
sung.
3.2. Die Zähler können mit Ausgangstrieben versehen sein, die zum Antrieb
eines abnehmenden Zählwerks, eines Münzwerks oder einer sonstigen
Zusatzeinrichtung dienen.
3.2.1. Bei Nichtbenutzung müssen die freien Anschlüsse der Ausgangs-
triebe durch einen plombierbaren Verschluß oder dergleichen
gesichert sein.
3.2.2. Falls ein solcherAnschluß aus einerAchse besteht, muß diese
eine Angabe ihres Umdrehungswertes in der Form „1 tr /wedgeq…m3
(oderdm3)“ aufweisen.
3.3. Die Zähler können mit eingebauten Impulsgebern versehen sein. Die
Anschlüsse von eingebauten Impulsgebern müssen eine Angabe ihrer
Impulswerte in der Form „1 imp /wedgeq…m3(oderdm3)“ aufweisen.
4.Aufschriften
4.1. JederZählermuß entwederauf dem Deckblatt des Zählwer ks oderauf
einem besonderen Hauptschild folgende Aufschriften tragen:
a) die Kennummer der Bauartzulassung des Zählers,
b) das Herstellerzeichen oder die Firmenbezeichnung des Herstellers,
c) die Fabriknummer und das Baujahr des Zählers,
d) eine Bezeichnung des Zählers durch den Großbuchstaben G mit einer
nachfolgenden, in Kapitel II und III festgesetzten Zahl,
e) den maximalen Durchfluß in der Form Qmax…m3/h,
f) den minimalen Durchfluß in der Form Qmin…m3/h (oderdm3/h),
g) den höchsten Betriebsdruck in der Form pmax… MN/m2(oderN/m2)
oderpmax… bar(odermbar ),
h) bei volumetrischen Zählern den Nennwert des Meßrauminhalts in der
Form V …m3(oderdm3).
Diese Aufschriften müssen direkt erkennbar, gut lesbar und für normale
Betriebsbedingungen dauerhaft angebracht sein.
4.2. Vom meßtechnischen Dienst, der die Bauartzulassung erteilt, können die
Fälle festgelegt werden, in denen die Beschaffenheit des Gases ebenfalls
anzugeben ist.
4.3. Der Zähler kann außerdem die Handelsbezeichnung, eine Spezialord-
nungsnummer, den Namen des Gaswerks, ein europäisches
Normzeichen und ein Schild mit Angabe der durchgeführten Repara-
turen tragen. Andere Angaben oder Aufschriften sind ohne
Sondergenehmigung unzulässig.
5.Zählwerke und Prüfzählglied
5.1.Zählwerke
5.1.1. Die Zählwerke müssen mit Ausnahme des letzten Gliedes aus
Rollen zusammengesetzt sein. Die Rollen müssen nach Kubik-
metern oder dezimalen Vielfachen oder Teilen des Kubikmeters
beziffert sein. Auf dem Deckblatt des Zählwerks muß die
Bezeichnung „m3“ angegeben sein.
5.1.1.1. Falls das Zählwerk Zahlenrollen enthält, die Dezimal-
stellen eines Kubikmeters angeben, müssen sie durch ein
gut sichtbares Komma von den in Kubikmetern bezif-1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 5
▼B
ferten Rollen getrennt sein und sich außerdem von den
vorhergehenden klar unterscheiden.
5.1.1.2. Ist die letzte Rolle mit dem dezimalen Vielfachen eines
Kubikmeters beziffert, so muß auf dem Deckblatt des
Zählwerks:
a) entwedereine (oderzwei, dr ei usw.) feststehende
Null(en) hinterderletzten Rolle,
b) oderdie Angabe „× 10“ (oder„× 100“, „× 1 000“
usw.) in derWeise angebr acht sein, daß die Ablesung
immerm3ergibt.
5.1.2. Das Zählwerk muß so viele Zahlenrollen haben, daß das während
einer Betriebsdauer von 1 000 Stunden bei maximalem Durchfluß
durchgeströmte Volumen bis auf eine Einheit der letzten
Zahlenrolle angezeigt wird.
5.2.Prüfzählglied
5.2.1. Die Zähler sind so einzurichten, daß die Prüfung mit ausrei-
chender Genauigkeit durchgeführt werden kann. Zu diesem
Zweck müssen sie konstruktionsgemäß entweder ein eigenes
Prüfzählglied oder Einrichtungen aufweisen, die den Anschluß
eines abnehmbaren Prüfzählglieds ermöglichen.
5.2.2. Das zählereigene Prüfzählglied kann durch das letzte Zählglied
des Zählwerks gebildet werden, und zwar in einer der folgenden
Ausführungen:
a) als schleichend fortschreitende Zahlenrolle mit bezifferter
Skale,
b) als Zeiger, der sich vor einem feststehenden Skalenblatt dreht,
oderals Skalenscheibe, die sich voreinerfeststehenden Mar ke
dreht.
5.2.3. Auf den bezifferten Skalen muß die Einheit der Skaleneinteilung
deutlich und unmißverständlich in m3oderin dezimalen Teilen
des m3angegeben sein; derSkalenanfang muß mit Null beziffer t
sein.
5.2.3.1. DerTeilstr ichabstand muß überdie gesamte Skale
konstant und darf nicht kleiner als 1 mm sein.
5.2.3.2. DerSkalenwer t muß 1 × 10nm3,2×1 0nm3oder5 × 10n
m3entsprechen, wobei n eine positive oder negative
ganze Zahl oderNull ist.
5.2.3.3. Die Teilstriche müssen fein und gleichmäßig stark sein.
Bei einem Skalenwert von 1 × 10nm3oder2 × 10nm3
muß jeder fünfte Teilstrich, bei einem Skalenwert von
5×1 0nm3jeder zweite Teilstrich durch größere Länge
hervorgehoben sein.
5.2.4.►M1Die Zeigerspitze oder die feststehenden Marken müssen
so fein sein, daß eine sichere und leichte Ablesung möglich ist.
Das Prüfzählglied darf eine deutlich erkennbare Marke von
ausreichender Größe aufweisen, um die photoelektrische Abta-
stung zu ermöglichen. Die Marke darf die Skaleneinteilung nicht
überdecken; sie kann gegebenenfalls die Stelle der Zahl 0
einnehmen. Die Marke darf die Ablesegenauigkeit nicht
beeinträchtigen. ◄
5.3.Durchmesser der Rollenun d Skalen
Der Rollendurchmesser muß mindestens 16 mm betragen.
DerDur chmesserderin Punkt I B 5.2.2 b) genannten Zählgliedermuß
mindestens 32 mm betragen.
5.4.Ablesung des Zählwerks
Das Zählwerk muß so beschaffen sein, daß es durch einfaches
Nebeneinanderstellen der Zahlen abgelesen werden kann.
5.5.Fortschaltung der Ziffern
Jede beliebige ZiffereinerZahlenr olle muß vollständig um eine Einheit
fortgeschaltet werden, wenn die nächstniedere Zahlenrolle das letzte
Zehntel ihrer Umdrehung ausführt.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 6
▼B
5.6.Abnehmbarkeit des Zählwerks
Die Zähler müssen so eingerichtet sein, daß das Zählwerk für die
Eichung leicht abgenommen werden kann.
6.Fehlergrenzen
6.1. Die Meßfehler werden prozentual als Verhältnis der Differenz zwischen
dem angezeigten und dem wahren, durch den Zähler geflossenen
Volumen zu diesem Volumen ausgedrückt.
6.2. Die Fehlerbeziehen sich auf die Messungen mit Luft mit einer
Bezugsdichte von 1,2 kg/m3. Unter normalen atmosphärischen Bedin-
gungen kann angenommen werden, daß die Raumluft der Prüfstelle
diese Voraussetzung erfüllt.
6.3. Die Fehlergrenzen sind in Kapitel II und III festgesetzt. Sie gelten für
die zugelassenen Durchflußrichtungen.
7.Druckverlust
7.1.Grenzwerte
Die Grenzwerte für den Druckverlust sind in Kapitel II und III
festgesetzt.
8.Anbringungvon Eich- und Sicherungsstempeln
8.1.Tragweite
Die Anbringung von EWG-Eich- und EWG-Sicherungsstempeln auf
einem Gaszählerbescheinigt lediglich, daß dieserZählerden
Vorschriften dieser Richtlinie entspricht.
8.2.Stempelstellen
8.2.1. Die Stempelstellen sind so zu wählen, daß bei etwaigem Ausbau
des gestempelten Teiles die aufgedrückte Stempelung zerstört
wird.
8.2.2. Wenn die in Punkt I B 4.1 genannten Aufschriften auf einem
besonderen Hauptschild angebracht werden, ist eine Stempel-
stelle so anzubringen, daß sie beim Abnehmen des Hauptschildes
zerstört wird; dadurch soll das Abnehmen des Hauptschildes
verhindert werden.
8.2.3. Es sind Stempelstellen für Eich- und Sicherungsstempel vorzu-
sehen:
a) auf allen Schildern, die eine im vorliegenden Anhang
vorgeschriebene Bezeichnung tragen,
b) an allen Teilen des Gehäuses, die nicht auf andere Weise
gegen Eingriffe gesichert sind, durch die die Genauigkeit der
Messung beeinflußt werden kann.
9.EWG-Bauartzulassungund EWG-Ersteichung
9.1.EWG-Bauartzulassung
9.1.1. Dem Antrag auf Bauartzulassung eines Zählers sind außer dem
Zulassungsmusterfolgende Dokumente beizufügen:
— eine Beschreibung des zur Zulassung vorgelegten Zählers,
— eine perspektivische Zeichnung oder ein Photo des Zählers,
— eine Gesamtzeichnung des Zählers, erforderlichenfalls
ergänzt durch Einzelteilzeichnungen,
— ein Verzeichnis der Bestandteile sowie sonstige, vom
zuständigen meßtechnischen Dienst für erforderlich erachtete
Angaben,
— eine Zeichnung mit Angabe derStempelstellen fürden
Eichstempel und fürdie Sicher ungsstempel,
— eine Erklärung, daß die dem Baumuster entsprechend
gefertigten Zähler den Vorschriften über die Sicherheit
entsprechen, insbesondere bezüglich des maximalen Betriebs-
drucks, der auf dem Hauptschild angegeben ist.
9.2.EWG-Ersteichung
9.2.1. Die zur EWG-Ersteichung gestellten Zähler müssen in betriebs-
fertigem Zustand sein. Falls die Zähler mit von Ausgangswellen
angetriebenen Zusatzeinrichtungen verwendet werden sollen,
müssen diese Einrichtungen bereits bei der Eichung ange-1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 7
▼B
schlossen sein, sofern ihr Anschluß nach der Eichung nicht
ausdrücklich als zulässig erklärt ist.
10.Eich- und Sicherungsstempel
Zähler, die den Anforderungen bei der Eichung entsprochen haben, werden
versehen:
— mit dem Eichstempel,
— mit Sicherungsstempeln an den Stellen, die zur Sicherung bestimmter
Zählerteile gegen äußere Eingriffe zu sichern sind, durch die die
Zählereigenschaften verändert werden können.
KAPITEL II
VORSCHRIFTEN FÜR GASZÄHLER MIT VERFORMBAREN
TRENNWÄNDEN
1.Geltungsbereich
Das folgende Kapitel gilt zusammen mit Kapitel I fürGaszähler , bei denen die
Messung des durchströmenden Gases mit Hilfe von Meßkammern mit
verformbaren Trennwänden erfolgt.
2.Meßbereich undGrößenbezeichnung
2.1. Die zulässigen Werte des maximalen Durchflusses und die oberen
Grenzen des entsprechenden minimalen Durchflusses sowie die Kleinst-
werte für den Meßrauminhalt sind in der folgenden Tabelle, bezogen auf
die Größenbezeichnung G der Zähler, angegeben:
GQmax
m3/hQmin
m3/h
(Höchstwert)V
dm3
(Kleinstwert)
1,6 2,5 0,016 0,7
2,5 4 0,025 1,2
4 6 0,040 2,0
6 10 0,060 3,5
10 16 0,100 6,0
16 25 0,160 10
25 40 0,250 18
40 65 0,400 30
65 100 0,650 55
100 160 1,000 100
160 250 1,600 200
250 400 2,500 400
400 650 4,000 900
650 1 000 6,500 2 000
2.2. Wenn für eine Gaszählerbauart der Wert von Qminkleinerals die in der
Tabelle Punkt II 2.1 angegebene Zahl ist, so muß derZahlenwer t dieses
Qmineinerderin Spalte 3 derTabelle angegebenen Zahlen oderihr em
dezimalen Teil entsprechen.
2.3. Zählermit einem Meßr auminhalt, derkleinerals derin derTabelle Punkt
II 2.1 angegebene Wert ist, können unter der Voraussetzung zugelassen
werden, daß die Bauart dieser Zähler den Anforderungen der in Punkt II
7.2.5 angegebenen Dauerprüfung genügt.
3.Konstruktionseinzelheiten
3.1. Bei jedem Zähler darf die Abweichung zwischen dem errechneten Wert
des Meßrauminhalts V und dem auf dem Zähler angegebenen Wert nicht
größer als 5 % dieses Wertes sein.
3.2. Die ZählerG 1,6 bis G 6 einschließlich können mit einerEinr ichtung
versehen sein, die die Bewegung des Meßwerks verhindert, wenn das Gas
in einerunzulässigen Richtung str ömt.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 8
▼B
4.Prüfzählglied
4.1. Bei den Zählern G 1,6 bis G 6 einschließlich muß das Prüfzählglied nach
Punkt I B 5.2.2 ausgeführt sein. Bei den Zählern G 10 bis G 650
einschließlich muß das Prüfzählglied
— entwedernach Punkt I B 5.2.2 oder
— abnehmbar
ausgeführt sein.
4.2. Wenn das Prüfzählglied nach Punkt I B 5.2.2 ausgeführt ist, müssen der
Skalenwert des Prüfzählglieds und die Bezifferung folgenden
Vorschriften genügen:
Größenbezeichnung der ZählerHöchster
SkalenwertBezifferung
je
G 1,6 bis G 6 einschließlich 0,2 dm31d m3
G 10 bis G 65 einschließlich 2 dm310 dm3
G 100 bis G 650 einschließlich 20 dm3100 dm3
4.3. Bei Zählern, deren Prüfzählglied nach Punkt I B 5.2.2 ausgeführt ist, darf
die Standardabweichung einer Reihe von mindestens 30 aufeinan-
derfolgenden Messungen, die bei einem Durchfluß von etwa 0,1 Qmaxund untergleichen Bedingungen mit dem nachfolgend festgelegtenLuftvolumen vorgenommen werden, die in nachstehender Tabelle
angegebenen Werte nicht überschreiten:
Größenbezeichnung der Zähler PrüfvolumenZulässiger
Höchstwert
derStandar d-
abweichung
G 1,6 bis G 4 einschließlich 20 V 0,2 dm3
G 6 10 V 0,2 dm3
G 10 bis G 65 einschließlich 10 V 2 dm3
G 100 bis G 650 einschließlich 5 V 20 dm3
Die zu messenden Luftvolumen können durch benachbarte Werte ersetzt
werden, die ganzzahligen Umdrehungen des Prüfzählglieds entsprechen.
5.Fehlergrenzen
5.1.Allgemeine Bestimmungen
5.1.1. Die Fehlergrenzen sind als Plus- und Minuswerte in nachste-
henderTabelle angegeben:
Durchfluß QFehlergrenzen bei der
EWG-Ersteichung
Qmin≤Q< 2 Qmin3%
2Qmin≤Q≤ Qmax2%
5.1.2. Bei der EWG-Ersteichung dürfen die Fehler eines Zählers bei
Durchflüssen Q zwischen 2 Qminund Qmaxnicht sämtlich 1 %
überschreiten, wenn sie alle das gleiche Vorzeichen haben.
6.Druckverlust
6.1.Gesamtdruckverlust
Der Gesamtdruckverlust darf bei der Durchströmung mit Luft von der
Dichte 1,2 kg/m3und bei einem Durchfluß gleich Qmaxfolgende
Mittelwerte nicht überschreiten:1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 9
▼M1
▼B
▼B
Größenbezeichnung der ZählerHöchstzulässige Druckverlust-
mittelwerte bei der EWG-
Ersteichung
N/m2mbar
G 1,6 bis G 10 einschließlich 200 2
G 16 bis G 40 einschließlich 300 3
G 65 bis G 650 einschließlich 400 4
6.2.Mechanischer Druckverlust
Der mechanische Druckverlust, d.h. der Druckverlust bei der Durch-
strömung mit Luft von der Dichte 1,2 kg/m3bei einem Durchfluß
zwischen Qminund 2 Qmindarf folgende Werte nicht überschreiten:
Größenbezeichnung der ZählerHöchstzulässige Werte des
mechanischen Druckverlustes
bei derEWG-Er steichung
N/m2mbar
G 1,6 bis G 40 einschließlich 60 0,6
G 65 bis G 650 einschließlich 100 1,0
Die obigen Werte beziehen sich auf die Höchstwerte des mechanischen
Druckverlustes.
6.3.Sonderbestimmung
Bei Zählern, deren Betriebsdruck höher als 0,1 MN/m2(1 bar) ist, gelten
die Vorschriften von Punkt II 6.2 über den mechanischen Druckverlust in
gleicher Weise; der Gesamtdruckverlust dieser Zähler gemäß Punkt II 6.1
bleibt unberücksichtigt.
7.EWG-Bauartzulassung
7.1. Außerdem Zulassungsmustermuß derAntr agstellerdem zuständigen
Dienst gleichzeitig zwei bis sechs Prüflinge zur Verfügung stellen, die
dem Zulassungsmuster entsprechend hergestellt sind.
Diese Anzahl ist auf Anforderung des zuständigen Dienstes auf mehrere
Größen G zu verteilen, falls Zähler verschiedener Größen zur Zulassung
beantragt sind.
Je nach Ablauf der Zulassungsprüfung können zusätzliche Prüflinge
verlangt werden.
7.1.1. Eine Abweichung von dieserBestimmung kann dahingehend
zugestanden werden, daß die Prüflinge zu einem späteren
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden können. Im übrigen
erfolgt jedoch die Entscheidung über die Bauartzulassung nicht,
bevor diese Prüflinge vollständig geprüft worden sind.
7.1.2. Die Prüflinge bleiben Eigentum des Antragstellers und werden
nach erfolgter Bauartzulassung zurückgegeben.
7.2.Prüfung
7.2.1. Das Zulassungsmusterund die Pr üflinge müssen den Bestim-
mungen von Kapitel I und den Punkten II 2, 3, 4, 5 und 6 genügen.
7.2.2. Darüber hinaus darf im gesamten Meßbereich die Fehlerspanne
zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert der Fehler für
jeden einzelnen Zählernicht gr ößerals 3 % sein.
7.2.3. Das Zulassungsmuster und die Prüflinge werden anschließend
einer Dauerprüfung unterzogen. Diese Prüfung wird durchgeführt:
7.2.3.1. Bei Zählern der Größen G 1,6 bis G 10 einschließlich:
beim größten Durchfluß und mit Luft; sie sollte jedoch bei
Zählern, auf deren Hauptschild die Art des zu messenden
Gases angegeben ist, ganz oderteilweise mit dem
angegebenen Gas durchgeführt werden.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 10
▼B
7.2.3.2. Bei Zählern der Größen G 16 bis G 650 einschließlich:
möglichst bei maximalem Durchfluß und mit Luft oder
mit Gas.
7.2.4. Die Versuchsdauer beträgt bei Zählern mit einem Meßrauminhalt,
dergleich odergr ößerals die in derTabelle des Punktes II 2.1
angegebenen Werte ist:
7.2.4.1. Bei Zählern der Größen G 1,6 bis G 10 einschließlich:
1 000 Stunden; der Versuch kann unterbrochen werden,
ist jedoch innerhalb 60 Tagen zu beenden.
7.2.4.2. Bei Zählern der Größen G 16 bis G 650 einschließlich ist
die Versuchsdauer so zu wählen, daß vom Zähler ein
Luft- oderGasvolumen gemessen wir d, das einer
Betriebsdauer von 1 000 Stunden bei maximalem Durch-
fluß entspricht; der Versuch ist innerhalb sechs Monaten
zu beenden.
7.2.5. Bei Zählern mit einem Meßrauminhalt, der niedriger ist als die in
derTabelle von Punkt II 2.1 angegebenen Wer te, ist die
Versuchsdauer auf 2 000 Stunden zu verlängern und auf eine
Anzahl von Zählern auszudehnen, die größer als die in Punkt II 7.1
vorgesehene ist und sich sowohl nach der Größe des zu
untersuchenden Zählers als auch nach seinen charakteristischen
Merkmalen richtet.
7.2.6. Nach beendetem Dauerversuch müssen die Zähler (mit Ausnahme
von höchstens einem, wenn die Prüfung an 3 oder mehr Zählern
vorgenommen worden ist) den nachstehenden Anforderungen
genügen:
a) im gesamten Meßbereich darf die Fehlerspanne für den
einzelnen Zählernicht gr ößersein als 4%;
b) die Fehlerwerte dürfen um nicht mehr als 1,5% von den
entsprechenden ursprünglichen Fehlerwerten abweichen.
Fürden Dur chfluß Qmingilt diese Vorschrift nur für Fehler-
veränderungen in negativer Richtung;
c) der mechanische Druckverlust darf sich um nicht mehr als 20 N/
m2(0,2 mbar) erhöht haben.
7.3.Änderung einer bereits zugelassenen Bauart
Bezieht sich der Zulassungsantrag auf die Änderung einer bereits
zugelassenen Bauar t, so entscheidet dermeßtechnische Dienst, derdie
ursprüngliche Bauart zugelassen hat, je nach der Art der Änderung, ob
und in welchem Maße die Vorschrift der Punkte II 7.1, II 7.2.3, II 7.2.4
und II 7.2.5 anwendbarsind.
8.EWG-Ersteichung
8.1.Richtigkeitsprüfung
Ein Zähler genügt den Vorschriften hinsichtlich der Fehlergrenzen, wenn
dies bei einer Prüfung mit den nachfolgend angegebenen Durchflüssen
festgestellt wird:
a) beim Durchfluß Qmin;
b) bei einem Durchfluß von etwa /onefifthQmax;
c) beim Durchfluß Qmax.
Wird die Prüfung unter anderen Bedingungen durchgeführt, so muß sie
ein den vorgenannten Messungen gleichwertiges Ergebnis gewährleisten.
KAPITEL III
VORSCHRIFTEN FÜR DREHKOLBENGASZÄHLER UND TURBINEN-
RADGASZÄHLER
1.Gültigkeitsbereich
Dieses Kapitel gilt in Verbindung mit den Bestimmungen des Kapitels I für:
1.1.Drehkolbengaszähler,
bei denen die Messung des durchströmenden Gases mit Hilfe von
Meßkammern mit rotierenden Trennwänden erfolgt,1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 11
▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
1.2.Turbinenradgaszähler,
bei denen der Gasstrom ein Turbinenrad in Bewegung setzt und die Zahl
der Umdrehungen des Rades ein Maß für das durchgeströmte Gasvo-
lumen darstellt.
2.Meßbereiche
2.1. Die Gaszählersind nurmit den aus dernachfolgenden Tabelle
hervorgehenden, auf die Größenbezeichnung G des Zählers bezogenen
Meßbereichen zulässig:
GQmaxm3/hMeßbereich
klein mittel groß
Qminm3/h
25 40 8 4 2
40 65 13 6 3
65 100 20 10 5
100 160 32 16 8
160 250 50 25 13
250 400 80 40 20
400 650 130 65 32
650 1 000 200 100 50
1 000 1 600 320 160 80
und den dezimalen Vielfachen derletzten fünf Zeilen.
3.Konstruktionseinzelheiten
3.1.Drehkolbenzähler
3.1.1. Die Zähler müssen zum Messen des Druckverlustes im Eingangs-
und im Ausgangsstutzen eine Druckmeßstelle für den statischen
Druck mit einem Durchmesser von 3 bis 5 mm besitzen; der im
Eingangsstutzen gemessene Druck gilt als Bezugsdruck.
3.1.2. Die Zähler dürfen eine von Hand zu betätigende Einrichtung zum
Drehen der Kolben haben, sofern diese nicht mißbräuchlich zum
Hemmen des Gaszählers benutzt werden kann.
3.1.3. Die Lager der Drehkolbenachsen dürfen bei Zählern der Größe G
160 und darüber so angeordnet sein, daß sie ohne Verletzung von
Sicherungsstempeln zugänglich sind.
3.2.Turbinenradgaszähler
3.2.1. Die Zähler müssen mit einer Druckmeßstelle versehen sein, mit
der der statische Druck unmittelbar vor dem Turbinenrad als
Bezugsdruck bestimmt werden kann, gegebenenfalls auch indirekt.
3.2.1.1. Falls vor dem Turbinenrad eine Einschnürvorrichtung für
den Gasstrom vorhanden ist, können die Zähler außer der
in Punkt III 3.2.1 geforderten Druckmeßstelle noch eine
weitere Druckmeßstelle vor dieser Vorrichtung besitzen,
durch die zusammen mit der Druckmeßstelle gemäß
Punkt III 3.2.1 die Druckdifferenz an der Einschnürungs-
vorrichtung gemessen werden kann.
3.3.Druckmeßstutzen
3.3.1. Die Druckmeßstutzen müssen mit einem Absperrorgan versehen
sein.
3.3.2. Der Druckmeßstutzen für den Bezugsdruck muß in sichtbarer und
dauerhafter Form mit der Bezeichnung „pr“, andere Druckmeß-
stutzen müssen mit derBezeichnung „p“ ver sehen sein.
4.Prüfzählglied
4.1. In Anwendung von Punkt I B 5.2.2 a) und b) muß dermaximale
Skalenwert des Prüfzählglieds betragen:1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 12
▼M1
▼B
▼B
fürdie Gr ößen G 40 und G 65 … 0,002 m3,
fürdie Gr ößen G 100 bis G 650 einschließlich … 0,02 m3,
fürdie Gr ößen G 1 000 bis G 6 500 einschließlich … 0,2 m3,
und für die Größen G 10 000 und darüber … 2,0 m3.
4.2. Die Skale des Prüfzählglieds
muß bei den Größen G 40 und G 65 nach je … 0,01 m3,
bei den Größen G 100 bis G 650 einschließlich nach
je … 0,1 m3,
bei den Größen G 1 000 bis G 6 500 einschließlich
nach je … 1,0 m3,
und bei den Größen G 10 000 und darüber nach je … 10,0 m3
beziffert sein.
5.Fehlergrenzen
5.1. Die Fehlergrenzen sind als Plus- und Minuswerte in nachstehender
Tabelle angegeben:
Durchfluß Q m3/hFehlergrenzen bei der EWG-
Ersteichung
Qmin≤Q < 0,2 Qmax2%
0,2 Qmax≤Q≤Qmax1%
5.2. Die Fehler dürfen nicht sämtlich die Hälfte der Fehlergrenzen über-
schreiten, wenn sie alle das gleiche Vorzeichen haben.
6.EWG-Bauartzulassung
6.1. Außerdem Zulassungsmustermuß derAntr agstellerdem zuständigen
Dienst gleichzeitig zwei bis sechs Prüflinge zur Verfügung stellen, die
dem Zulassungsmuster entsprechend hergestellt sind.
Diese Anzahl ist auf Anforderung des zuständigen Dienstes auf mehrere
Größen G zu verteilen, falls Zähler verschiedener Größen zur Zulassung
beantragt sind.
Je nach Ablauf der Zulassungsprüfung können zusätzliche Prüflinge
verlangt werden.
6.1.1. Eine Abweichung von dieserBestimmung kann dahingehend
zugestanden werden, daß die Prüflinge zu einem späteren
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden können. Im übrigen
erfolgt jedoch die Entscheidung über die Bauartzulassung nicht,
bevor diese Prüflinge vollständig geprüft worden sind.
6.1.2. Die Prüflinge bleiben Eigentum des Antragstellers und werden
nach erfolgter Bauartzulassung zurückgegeben.
6.2.Prüfung
6.2.1. Die Prüfung umfaßt im einzelnen die Feststellung der Fehler jedes
Zählers durch eine Prüfung mit Luft von der Dichte 1,2 kg/m3.
Jedes Prüfungsergebnis soll gesondert berücksichtigt werden.
6.2.1.1. Die Fehlereines jeden dieserZählermüssen in dem
Meßbereich, für den die Zulassung beantragt ist, innerhalb
der durch die Fehlergrenzen der EWG-Ersteichung gege-
benen Fehlerspanne bleiben.
6.2.1.2. Bei jedem derZählerdar f derUnter schied zwischen dem
höchsten und dem niedrigsten Wert der Fehler im Bereich
zwischen ½ Qmaxund Qmaxnicht größer als 1 % sein.
6.2.2. Die Zähler werden anschließend einer Dauerprüfung mit Luft oder
Gas unterzogen.
6.2.2.1. Die Dauerprüfung soll nach Möglichkeit bei maximalem
Durchfluß des Zählers erfolgen. Die Zeit des Dauer-
betriebs soll so lang sein, daß ein einem 1 000stündigen
Betrieb bei maximalem Durchfluß entsprechendes Luft-1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 13
▼B
oderGasvolumen gemessen wir d, jedoch soll die Dauer6
Monate nicht überschreiten.
6.2.2.2. Nach dem Dauerbetrieb sind die Zähler erneut mit Luft
von derDichte 1,2 kg/m3unterVer wendung dergleichen
Normalgeräte wie bei der Prüfung nach Punkt III 6.2.1 zu
prüfen.
Bei diesen Prüfbedingungen dürfen
a) die fürdie in Punkt III 7.1 festgelegten Dur chflüsse
festgestellten Fehlerwerte bei jedem Zähler (mit
Ausnahme von höchstens einem) nicht mehrals 1 %
von den bei derPr üfung nach Punkt III 6.2.1
festgestellten Werten abweichen und darf
b) der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrig-
sten Wer t derFehlerbei jedem derZähler(mit
Ausnahme von höchstens einem) im Bereich zwischen
½Qmaxund Qmaxnicht größer als 1,5 % sein.
7.EWG-Ersteichung
7.1.Richtigkeitsprüfung
Ein Zähler genügt den Anforderungen hinsichtlich der Fehlergrenzen,
wenn dies bei einer Prüfung mit den nachfolgend angegebenen Durch-
flüssen festgestellt wird:
a) bei Drehkolbengaszählern für
Qmin; 2,5 Qmin; 0,25 Qmax; 0,5 Qmaxund Qmax
b) bei Turbinenradgaszählern:
Qmin; 1,5 Qmin; 2,5 Qmin; 0,25 Qmax; 0,5 Qmaxund Qmax.
Wird die Prüfung unter anderen Bedingungen durchgeführt, so muß sie
ein den vorgenannten Prüfungen gleichwertiges Ergebnis gewährleisten.
7.2. Für die in Punkt III 7.1 angegebenen Durchflußwerte sind Abweichungen
von höchstens ± 5 % zulässig.1971L0318 — DE — 21.06.1974 — 001.001 — 14
▼M1
▼B