1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 1
DiesesDokumentistlediglicheineDokumentationsquelle,fürderenRichtigkeitdieOrganederGemeinschaftenkeineGewähr
übernehmen
►B RICHTLINIE DES RATES
vom 19. November 1973
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über verkörperte Längenmaße
(73/362/EWG)
(ABl. L 335 vom 5.12.1973, S. 56)
Geändert durch:
Amtsblatt
Nr. Seite Datum
►M1Richtlinie 78/629/EWG des Rates vom 19. Juni 1978 L 206 8 29.7.1978
▼B
RICHTLINIE DES RATES
vom 19. November 1973
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
verkörperte Längenmaße
(73/362/EWG)
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100,
auf Vorschlag der Kommission,nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe:
In den Mitgliedstaaten sind der Bau sowie die Verfahren zur Prüfung
von verkörperten Längenmaßen durch zwingende Vorschriften geregelt,die von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind und daher beidiesen Geräten zu Handelshemmnissen führen; deshalb sind dieseVorschriften anzugleichen.
Durch die Richtlinie des Rates vom 26. Juli 1971 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend gemeinsameVorschriften über Meßgeräte sowie über Meß- und Prüfverfahren (
1)
wurden die Verfahren der EWG-Bauartzulassung und EWG-ErsteichungfürMeßger äte festgelegt; gemäß dieserRichtlinie sind die technischen
Vorschriften festzulegen, denen Längenmaße genügen müssen, um frei
eingeführt, vertrieben und verwendet werden zu können, nachdem sieden vorgeschriebenen Prüfungen unterzogen und mit den vorgesehenenZeichen und Stempeln versehen worden sind —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:
Artikel 1
Diese Richtlinie gilt für die im Anhang definierten verkörperten
Längenmaße.
Artikel 2
Die Längenmaße, welche die EWG-Stempel und -Zeichen erhalten
können, sind im Anhang beschrieben. Sie bedürfen der EWG-Bauartzulassung und der EWG-Ersteichung.
Artikel 3
Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen und die Verwendung
von Längenmaßen, die das Zeichen derEWG-Bauar tzulassung und derEWG-Ersteichung tragen, nicht verweigern, untersagen oder
beschränken.
Artikel 4
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie binnen achtzehn Monatennach ihrer Bekanntgabe nachzukommen, und setzen die Kommission
hiervon unverzüglich in Kenntnis.
(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß der Kommission der
Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mitgeteiltwird, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 2
(1) ABl. Nr. L 202 vom 6. 9. 1971, S. 1.
▼B
Artikel 5
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 3
▼B
ANHANG
1.Begriffsbestimmungen
1.1. Verkörperte Längenmaße, im folgenden Längenmaße genannt, sind
Meßgeräte mit Einteilungsmarken, deren Abstände in gesetzlichen
Längeneinheiten angegeben sind.
1.2. Die Nennlänge eines Längenmaßes ist die Länge, nach derdas Maß
bezeichnet wird.
1.3. Als Begrenzungsmarken gelten die beiden Einteilungsmarken, deren
Entfernung voneinander die „Nennlänge“ des Maßes darstellt.
1.4. Die Skala des Längenmaßes besteht aus den Begrenzungsmarken und den
Einteilungsmarken.
1.5. Ein Längenmaß hat die Bezeichnung:
1.5.1. — Endmaß, wenn die Begrenzungsmarken durch zwei Flächen
gebildet werden;
1.5.2. — Strichmaß, wenn die Begrenzungsmarken durch zwei Teil-
striche, Löcher oder andere Einteilungsmarken gebildet
werden;
1.5.3. — Strich-Endmaß, wenn eine der Begrenzungsmarken eine
Fläche, die andere ein Strich, ein Loch oder eine andere
Einteilungsmarke ist.
2.Werkstoffe
Längenmaße und ihre Hilfsvorrichtungen müssen aus ausreichend dauerhaften,
beständigen und unterüblichen Ver wendungsbedingungen gegen die Umwelt-
einflüsse widerstandsfähigen Werkstoffen hergestellt sein.
Die Qualität der verwendeten Werkstoffe muß so sein, daß
2.1. bei normalem Gebrauch bei Temperaturen, die um nicht mehr als ± 8 ºC
von der Bezugstemperatur abweichen, die Längenänderungen die
zulässigen Fehlergrenzen nicht überschreiten;
2.2. bei Längenmaßen, die unter der Wirkung einer bestimmten Zugkraft
verwendet werden müssen, eine Änderung dieser Zugkraft um ± 10 %
keine Längenänderung hervorruft, die die zulässigen Fehlergrenzen
überschreitet.
3.Konstruktion
3.1. Längenmaße und ihre Hilfsvorrichtungen müssen ordnungsgemäß und
sorgfältig ausgeführt sein.
3.2. Der Querschnitt der Längenmaße muß nach Form und Abmessungen so
beschaffen sein, daß unterden üblichen Gebr auchsbedingungen die
Genauigkeit erzielt werden kann, die für die Genauigkeitsklasse der
betreffenden Maße vorgesehen ist.
3.3. Die Endflächen von Endmaßen müssen eben sein. Diese Flächen sowie
die Strichmarken müssen senkrecht zur Längsachse des Längenmaßes
angeordnet sein.
3.4. Die Endflächen von Endmaßen oderStr ich-Endmaßen aus Holz oder
anderen Werkstoffen, deren Verschleißfestigkeit geringer als die von
Holz ist oder dieser entspricht, müssen in einem verschleiß- und
stoßfesten Beschlag bestehen, dermit dem Längenmaß zweckmäßig
verbunden ist.
3.5. Hilfsvorrichtungen wie feste oder verstellbare Haken, Ringe, Handgriffe,
Plättchen, Spitzen, Lamellen, Aufrollvorrichtungen, Zehntelzeiger, durch
die die Benutzung des Maßes erleichtert und seine Verwendungsmög-
lichkeit erweitert wird, sind zulässig, sofern durch sie keine Verwirrung
entsteht. Sie sind so auszuführen und anzubringen, daß sie bei normaler
Verwendung praktisch keine zusätzliche Meßunsicherheit verursachen.
3.6. Meßbändermüssen so beschaffen sein, daß die Kanten des Bandes, wenn
dieses auf einer Ebene ausgespannt ist, praktisch geradlinig und parallel
sind.
3.7. Aufrollvorrichtungen für Meßbänder müssen so beschaffen sein, daß sie
keine ständige Verspannung des Bandes bewirken.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 4
▼M1
▼B
▼B
4.Einteilung undBezifferung
4.1. Längenmaße müssen über ihre Nennlänge Einteilungsmarken und
Bezifferungen tragen, die deutlich, gleichmäßig, dauerhaft und in der
Weise auszuführen sind, daß eine sichere, einfache und eindeutige
Ablesung möglich ist. Einige nicht bezifferte Einteilungsmarken, und
zwarhöchstens die Anzahl an Mar ken, die zwischen zwei auf dem
Längenmaß aufeinanderfolgenden bezifferten Einteilungsmarken
enthalten ist, können jedoch über die Endbegrenzungsmarke hinausgehen.
4.2. Die Skalenwerte müssen 1 × 10n,2×1 0noder5 × 10nMetern
entsprechen, wobei der Exponent n eine positive oder negative ganze
Zahl oderNull ist.
Die Skalenwerte dürfen höchstens betragen:
— 1 cm bei Maßen mit einerNennlänge bis zu 2 m,
— 10 cm bei Maßen mit einerNennlänge von mehrals 2 m bzw.
wenigerals 10 m,
— 20 cm bei Maßen mit einerNennlänge von mindestens 10 m bzw.
wenigerals 50 m,
— 50 cm bei Maßen mit einer Nennlänge von 50 m und darüber.
Diese Werte können für bestimmte Anwendungen überschritten werden,
die jedoch bei der Einreichung des Bauart-Zulassungsantrags zu
begründen und auf dem Maß anzugeben sind.
4.3. Bestehen die Einteilungsmarken aus Strichen, so müssen diese geradlinig
und senkrecht zur Achse des Längenmaßes angeordnet sein und unter
sich die gleiche und in derLänge konstante Br eite besitzen. Die
Strichlänge muß der Maßeinheit entsprechen. Die Striche sind so
auszuführen, daß eine deutliche und klare Skala entsteht und durch die
Strichbreite keine Meßunsicherheit verursacht wird.
4.4. Bestimmte Skalenabschnitte, namentlich an den Enden eines Längen-
maßes, können in Dezimale des durch die gesamte Meßlänge gegebenen
Skalenwerts unterteilt sein. In diesem Fall kann die Strichbreite innerhalb
der Bereiche der kleineren Skalenwerte geringer sein als im übrigen Teil
des Längenmaßes.
4.5. Die Einteilungsmarken können auch die Form von Löchern haben, wenn
der Skalenwert mindestens 1 Zentimeter beträgt, bzw. eine andere Form,
wenn der Skalenwert mindestens 1 Dezimeter beträgt, vorausgesetzt, daß
mit diesen Einteilungsmarken eine ausreichend genaue Ablesung
entsprechend der Genauigkeitsklasse des Längenmaßes gewährleistet ist.
4.6. Die Bezifferung kann fortlaufend angeordnet sein oder sich wiederholen.
Im Falle der Nummer 4.4 kann die Bezifferung in den Bereichen der
kleineren Skalenwerte von der Bezifferung des übrigen Längenmaßes
abweichen. Anordnung, Größe, Form, Farbe und Kontrast der Ziffern
sind der Skaleneinteilung und den ihnen zugeordneten Einteilungsmarken
anzupassen.
Unabhängig von der Größe der in Nummer 4.2 festgelegten Skalenwerte
sind die Einteilungsmarken ohne Angabe des entsprechenden Kurzzei-
chens nach Metern, Dezimetern, Zentimetern oder Millimetern zu
beziffern.
Die Anzahl der bezifferten Einteilungsmarken muß eine eindeutige
Ablesung ermöglichen.
Wenn die Bezifferung nicht nach Metern erfolgt, können die Metern
entsprechenden Einteilungsmarken dennoch nach Metern beziffert
werden. In diesem Fall steht hinter der Bezifferung der Metermarken
das Zeichen m.
Desgleichen kann vor den anderen Einteilungsmarken die vorangehende
Meterzahl angegeben werden.
Entspricht der Skalenwert einer Strichskala der Größe 2 × 10nMeterund
beträgt er nicht weniger als 2 Zentimeter, so müssen alle Einteilungs-
marken beziffert sein.
4.7. Bei Längenmaßen mit mehreren Skalen können die Skaleneinteilungen
verschieden sein, und die Bezifferung kann jeweils in derselben oder in
entgegengesetzterRichtung ver laufen.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 5
▼M1
▼B
▼B
5.Nennlänge
5.1. Die Nennlänge derLängenmaße muß einen dernachstehenden Wer te
haben: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 m oderein ganzes
Vielfaches von 5 m.
5.2. Andere Werte können jedoch zugelassen werden, wenn im Bauart-
Zulassungsantrag die Notwendigkeit der Verwendung einer bestimmten
Nennlänge begründet und der besondere Verwendungszweck auf dem
Längenmaß angegeben wird.
5.3. Bestimmte Nennlängen derNummer n 5.1 sind fürdie unterNummer
9.4.2 aufgeführten Längenmaße nicht zulässig.
6.Aufschriften
6.1. Längenmaße bedürfen folgender Aufschriften:
6.1.1. Obligatorisch in allen Fällen:
6.1.1.1. Nennlänge,
6.1.1.2. Herstellerzeichen oder Firmenname,6.1.1.3. Kennzahl derGenauigkeitsklasse: I, II oderIII,6.1.1.4. Zeichen derEWG-Bauar tzulassung.
6.1.2. Obligatorisch in bestimmten Fällen:
6.1.2.1. Bezugstemperatur, wenn diese von 20 ºC abweicht,
6.1.2.2. Zugkraft,6.1.2.3. besonderer Verwendungszweck des Längenmaßes gemäß
den Nummern 4.2 und 5.2.
6.2. Nennlänge, Zugkraft und Bezugstemperatur sind in den gemäß der
Richtlinie des Rates vom 18. Oktober1971 zurAngleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im
Meßwesen (
1) zugelassenen Maßeinheiten bzw. in Vielfachen oder
Dezimalen dieserEinheiten, gefolgt von dem entspr echenden gesetzli-
chen Kurzzeichen, auszudrücken.
6.3. Alle diese Aufschriften sind in sichtbarer und lesbarer Weise am Anfang
des Längenmaßes anzubringen.
Einige Aufschriften können nach Genehmigung durch die zuständige
einzelstaatliche Stelle auf einem fest mit diesem Gerät verbundenen Teil
angebracht werden. In diesem Fall sind die Stellen dieser Aufschriften in
dem EWG-Bauartzulassungsschein anzugeben.
Reicht die Breite des Längenmaßes nicht aus, um das EWG-Bauartzu-
lassungszeichen lesbaranzubr ingen, kann dieses Zeichen in Abweichung
von den Vorschriften der Nummer 3.1 des Anhangs I der Richtlinie des
Rates vom 26. Juli 1971 zurAngleichung derRechtsvor schr iften der
Mitgliedstaaten betreffend gemeinsame Vorschriften über Meßgeräte
sowie über Meß- und Prüfverfahren und in Übereinstimmung mit
Nummer3.5 dieses Anhangs in For m folgenderZeichen in der
angegebenen Reihenfolge angebracht werden:
— derstilisier te Buchstabe ε,
— das Kennzeichen des Mitgliedstaats, derdie EWG-Bauar tzulassung
gewährt hat,
— die beiden letzten Ziffern des EWG-Bauartzulassungsjahres,
— die KennummerderEWG-Bauar tzulassung (z. B. E F 75 5345).
6.4. Gegebenenfalls kann unter der ausschließlichen Verantwortung des
Herstellers der lineare thermische Ausdehnungskoeffizient des Werks-
toffes in derFor m: α= … angegeben sein.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 6
(1) ABl. Nr. L 243 vom 29. 10. 1971, S. 29.▼M1
▼B
▼M1
▼B
▼B
6.5. Ferner können auf den Längenmaßen alle sonstigen Angaben nichtmeß-
technischer Art gemacht werden, die auf Grund anderweitiger
Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben oder von der zuständigen
einzelstaatlichen Behörde zugelassen sind.
6.6. Nicht codierte Aufschriften sind in den offiziellen Sprachen der
Mitgliedstaaten abzufassen, fürdie die Maße bestimmt sind.
6.7. Reklameaufschriften auf einem Längenmaß sind unter der Bedingung
zulässig, daß sie an einerderNummer6.8 entspr echenden Stelle
angebracht werden.
6.8. Die Aufschriften, einschließlich Reklameaufschriften, müssen so ange-
ordnet sein, daß sie die Verwendung des Gerätes als Längenmaß in keiner
Weise behindern. Die obligatorischen Aufschriften — mit Ausnahme des
Zeichens derEWG-Bauar tzulassung — und die Stelle derReklameauf-
schriften müssen auf dem bei der EWG-Bauartzulassung vorgelegten
Musterangegeben sein.
7. FEHLERGRENZEN
7.1. Die in dieser Richtlinie definierten Längenmaße werden entspre-
chend ihrer Genauigkeit in drei Klassen mit den Kennzahlen I, II
und III eingeteilt.
Für die EWG-Ersteichung der Längenmaße werden die Plus-Minus-
Fehlergrenzen
a) fürdie Nennlänge sowie
b) fürjeden ander en Abstand zwischen zwei beliebigen nicht
aufeinanderfolgenden Einteilungsmarken
unter Zugrundelegung der gemessenen Länge durch die Formel
(a + bL) mm ausgedrückt, wobei
— L die auf einen ganzzahligen Wert aufgerundete Größe der zu
messenden Länge in Metern ist,
— a und b Koeffizienten sind, die fürjede Genauigkeitsklasse in
nachstehenderTabelle festgelegt sind:
Genauigkeitsklasse a b
I 0,1 0,1
II 0,3 0,2
III 0,6 0,4
7.2.
7.2.1. Die Plus-Minus-Fehlergrenze für Teilungsschritte mit einer
Länge i ≤1 cm ist fürjede Genauigkeitsklasse in der
nachstehenden Tabelle festgelegt:
Länge i des Teilungs-
schrittesFehlergrenze in mm für die jewei-
lige Genauigkeitsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
FürTeilungsschr itte mit einerLänge i > 1 cm ist die
Fehlergrenze durch die Formel (a + bL) mm ausgedrückt,
wobei die Werte der Koeffizienten a und b die gleichen sind
wie unterNummer7.1 und L die auf einen ganzzahligen Wer t
aufgerundete Größe der zu messenden Länge in Metern ist.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 7
▼M1
▼M1
7.2.2. Die höchstzulässige Abweichung zweieraufeinander fol-
genderTeilungsschr itte mit einerLänge i ≤1 cm ist für
jede Genauigkeitsklasse in dernachstehenden Tabelle fest-
gelegt:
Länge i des Teilungs-
schrittesHöchstzulässige Abweichung in
mm fürdie jeweilige Genauig-
keitsklasse
I II III
i≤1 mm 0,1 0,2 0,3
1m m< i ≤1 cm 0,2 0,4 0,6
Die höchstzulässige Abweichung zweieraufeinander fol-
gender Teilungsschritte mit einer Länge i > 1 cm wird
gemäß der in Nummer 7.2.1 definierten Formel (a + bL) mm
ausgedrückt.
7.3. Bei Endmaßen und Strich-Endmaßen wird die Plus-Minus-Fehler-
grenze, bezogen auf die Länge des letzten Teilungsschrittes, der
durch eine Fläche des Längenmaßes begrenzt ist, um folgende Werte
erhöht:
— 0,1 mm bei Längenmaßen derKlasse I,
— 0,2 mm bei Längenmaßen derKlasse II,— 0,3 mm bei Längenmaßen derKlasse III.
Die Vorschriften der Nummern 7.1 und 7.2.2 sind jedoch nicht
anzuwenden,
— wenn eine derbeiden nicht aufeinander folgenden Einteilungs-
marken gemäß Nummer 7.1 Buchstabe b) durch eine Fläche
gebildet wird und
— wenn einer der beiden aufeinanderfolgenden Teilungsschritte
gemäß Nummer 7.2.2 ein Teilungsschritt ist, der durch eine
Fläche des Längenmaßes begrenzt wird.
7.4. Die Verkehrsfehlergrenzen betragen das Doppelte der Fehlergrenzen für
die Ersteichung gemäß der Nummer 7.1.
7.5. Die Fehlergrenzen gelten unter folgenden Bezugsbedingungen:
7.5.1. Die Bezugstemperatur beträgt in der Regel 20 ºC. Bei bestimmten
Längenmaßen, wie sie unterNummer9 angegeben sind, kann
jedoch ausnahmsweise eine andere Bezugstemperatur zugrunde
gelegt werden.
7.5.2. Längenmaße, für die eine Zugkraft gemäß Nummer 9 vorge-
schrieben ist, werden geprüft, indem sie über die ganze Länge mit
derauf dem Längenmaß angegebenen Zugkr aft auf einer
horizontalen Fläche ohne wesentliche Reibung ausgespannt
werden.
8.EICHZEICHEN
Längenmaße müssen so beschaffen sein, daß die Eichzeichen, die in der
Richtlinie des Rates vom 26. Juli 1971 zurAngleichung derRechtsvor -
schriften der Mitgliedstaaten betreffend gemeinsame Vorschriften über
Meßgeräte sowie über Meß- und Prüfverfahren vorgeschrieben sind, ange-
bracht werden können. Hierfür ist eine freie Stelle am Anfang des
Längenmaßes auf dem Maß selbst oderauf einem untr ennbardamit
verbundenen Zusatzgerät vorzusehen.
9.Verschiedene Arten von Längenmaßen, die unter die Richtlinie fallen
9.1. Meßbänderaus Glasfaserund Kunststoff als Endmaße, Str ichmaße oder
Strich-Endmaße
Nennlänge zwischen 0,5 und 100 m.Die Zugkraft in der Größenordnung von 20 N ist auf dem Längenmaß
anzugeben.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 8
▼B
▼M1
▼B
▼M1
▼M1
Die freien Enden von Endmaßen oder Strich-Endmaßen müssen mit
verschleißfesten Beschlägen versehen sein.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I, II oder III.
9.2. Starre oder halbstarre Längenmaße aus einem Stück, aus Metall oder
anderen Werkstoffen
Nennlänge zwischen 0,5 und 5 m.Die Bezugstemperatur kann in bestimmten Fällen, von 20 ºC abweichen.Diese Maße umfassen auch die zurFeststellung des Flüssigkeitsstandes
verwendeten Peilstäbe.
Die Enden von Peilstäben sind mit einem stoß- und verschleißfesten Fuß
oder Beschlag zu versehen; sie dürfen bei etwaigen Stößen keine Funken
erzeugen.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I oder II.
9.3. Gliedermaßstäbe aus Metall oder anderen Werkstoffen:
Nennlänge zwischen 0,5 und 5 Metern.Die einzelnen Gliedermüssen untersich gleiche Achsabstände haben.Ihre gelenkige Verbindung und die Sicherung ihrer gestreckten Lage
müssen durch eine wirksame Einrichtung gewährleistet sein, deren
Konstruktion an der Gelenkstelle keinen zusätzlichen Fehler von über
0,3 mm bei Längenmaßen derGenauigkeitsklassen I und II bzw. 0,5 mm
bei Längenmaßen der Genauigkeitsklasse III hervorrufen darf.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I, II oder III.
9.4. Stahlmeßbänder
9.4.1. Endmaße, Strichmaße oder Strich-Endmaße als Rollmeßbänder.
Nennlänge zwischen 0,5 und 10 m; Meßbändermit einer
Nennlänge zwischen 5 und 10 m müssen gewölbt sein.
Diese Längenmaße können in einem Gehäuse untergebracht sein,
von dem insbesondere für die Emittlung von Innenmaßen ein
Außenmaß des Gehäuses in derMeßlänge enthalten sein kann.
Das freie Ende dieser Längenmaße ist mit einem Haken oder
einem festen oder verschiebbaren Anschlag zu versehen.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I oder II.
9.4.2. Endmaße oder Strichmaße für die Übertragungsmessung von
Längen, die überdie Nennlänge des Maßes hinausgehen.
Nennlänge: 5, 10, 20, 50, 100 oder200 Meter .Die Zugkraft in der Größenordnung von 50 N ist auf dem
Längenmaß anzugeben.
Diese Längenmaße sind an beiden Enden mit Handgriffen oder
Ringen zu versehen. Liegen die Handgriffe innerhalb der
Nennlänge, so müssen sie so konstruiert sein, daß durch ihre
gelenkige Verbindung keine Meßunsicherheit entsteht.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I oder II.
9.4.3. Strichmaße oder Strich-Endmaße als Rollmeßbänder, die nicht für
Übertragungsmessungen bestimmt sind.
Nennlänge zwischen 5 und 200 Metern.Die Bezugstemperatur kann in bestimmten Fällen von 20 ºC
abweichen.
Die Zugkraft in der Größenordnung von 50 N ist auf einem
Längenmaß anzugeben.
Das freie Ende muß einen Handgriff, einen Ring oder einen Haken
tragen, der nicht innerhalb der Nennlänge liegt.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I oder II.
9.5. Strich-Endmaße aus Metall mit Spanngewicht zum Peilen von Flüssig-
keitshöhen1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 9
▼B
▼M1
▼M1
Nennlänge zwischen 5 und 50 Metern.
Die Bezugstemperatur kann in bestimmten Fällen von 20 ºC abweichen.
Die Zugkraft, die ausreicht, um dem Band die richtige Spannung zu
verleihen, ist auf dem Längenmaß anzugeben.
Sie wird mit einem Spanngewicht, dessen Masse anzugeben ist, auf das
Meßband ausgeübt.
Die Begrenzungsmarke am Anfang der Skala ist durch die Grundfläche
eines Spanngewichts geeigneter Form gegeben, das aus einem Werkstoff
besteht, derbei etwaigen Stößen keine Funken er zeugt.
Das Spanngewicht ist am Meßband fest oderin derWeise abnehmbarzu
befestigen, daß durch die Befestigung oder die gelenkige Verbindung
keine Meßunsicherheit entstehen kann.
Die Stricheinteilung erfolgt nach Millimetern über die ganze Bandlänge
und erstreckt sich bis über eine ebene Seitenfläche des Spanngewichts.
Das andere Ende des Maßes kann mit einer Aufrollvorrichtung versehen
sein.
Diese Längenmaße gehören zur Genauigkeitsklasse I oder II.Der größte zulässige Fehler bei dem gesamten in Gebrauchsstellung
befindlichen Gerät mit dem Spanngewicht ist jedoch in keinem Fall
kleinerals 0,6 mm.1973L0362 — DE — 22.06.1978 — 001.001 — 10