Patent ES-2430244-T3 (ES)
Title: Procedimiento de determinación de una magnitud operativa que permite una gestión simplificada y optimizada de muestras irradiadas en unas instalaciones y que garantiza el cumplimiento de los objetivos de seguridad
Inventor: POIRSON LAURENT
IPC: G06F19/00
Filed: 2010-11-24
Granted: 2013-11-19
Abstract: Procedimiento de determinación de la actividad equivalente en un elemento radiactivo de referencia (X)determinado de una muestra irradiada (100) manipulada en unas instalaciones que comprenden unos recintos deprotección con al menos un espesor y una naturaleza determinados, caracterizado porque comprende: * una primera etapa (201) de cálculos previos que establecen a partir de una primera biblioteca (B1-0, B2-0)de elementos radiactivos, una segunda biblioteca (B1-1, B2-1) y una tercera biblioteca (B1-2, B2-2) deelementos radiactivos para los cuales la relación entre las tasas de dosis calculadas respectivamente a travésdel espesor mínimo de protección y el espesor máximo de protección que presentan los blindajes de lasunidades de trabajo de la instalación es inferior a la del elemento radiactivo de referencia (X); * una segunda etapa (202) de cálculo de la fuente puntual que equivale a la muestra irradiada (100), quecalcula las actividades en una fuente puntual para cada uno de los elementos radiactivos de la primerabiblioteca (B1-0, B2-0) detectados por una cadena de espectrometría gamma (112) y los límites de detecciónen una fuente puntual para cada uno de los elementos radiactivos de la segunda biblioteca (B1-1, B2-1) nodetectados por la cadena de espectrometría gamma (112), y que produce un archivo de fuente puntual quecomprende la información de las actividades en una fuente puntual de cada uno de los elementos radiactivosdetectados y no detectados por la cadena de espectrometría gamma (112) corregidas con un factor decorrección definido como la relación del valor de tasa de dosis declarada en una cámara de ionización (111) ydel valor reconstituido de la tasa de dosis equivalente en base a las actividades en una fuente puntualcalculadas ponderadas por la tabla de respuesta de la cámara de ionización (111) y la tabla de conversión entasa de dosis equivalente detrás del espesor reducido de protección del puesto de medición; * una tercera etapa (203) de cálculo de la actividad equivalente en elemento radiactivo de referencia (X) quepondera las actividades en una fuente puntual corregidas producidas en la segunda etapa (202) con unosfactores de conversión en tasa de dosis equivalente detrás del espesor máximo de protección para loselementos radiactivos de la tercera biblioteca (B1-2, B2-2) y el espesor intermedio de protección para loselementos radiactivos que no pertenecen a la tercera biblioteca (B1-2, B2-2) y que pondera el valor de tasa dedosis equivalente obtenida para los elementos radiactivos de la tercera biblioteca (B1-2, B2-2) por una parte ypor otra parte para los elementos radiactivos que no pertenecen a la tercera biblioteca (B1-2, B2-2) mediante lainversa del factor de conversión en tasa de dosis equivalente de protección para 1 Bq del elemento radiactivode referencia respectivamente calculado detrás del espesor máximo y del espesor intermedio, siendo laactividad equivalente en elemento radiactivo de referencia (X) igual a la suma de las actividades equivalentesasí calculadas respectivamente para los elementos radiactivos que pertenecen y que no pertenecen a latercera biblioteca (B1-2, B2-2).