Patent DE-202013007337-U1 (DE)
Title: Prüfkoffer mit microprozessorgesteuerter Messeinrichtung für Filtersättigung und Atemluft-Gasqualität
IPC: B01D35/14
Filed: 2013-08-19
Abstract: Der Schutzanspruch besteht für die Entwicklung einer: mikroprozessorgesteuerten elektronischen transportablen vom Stromnetz zeitweilig unabhängigen Messeinrichtung, die in einen Koffer mit Vakuumventil als Sensorschutz bei wechselndem Luftdruck wie z. B. Transport im Flugzeug oder Messungen an der Küste und im Bergland verbaut ist, die für Schadstoffmessungen aus Verdichtern (solche für die Verdichtung von Luft resp. Gasen-Atemgasgemischen auf mind. 3–max. 450 bar) und Druckbehältern verwendet wird. 1. Prüfkoffer Gekennzeichnet durch einen hochfesten Kunststoffkoffer, wasserdicht, staubdicht, mit Vacuum-Ventil für Luft und Seetransport. 2. Messeinrichtung für Reinluftfilteranlage gekennzeichnet durch koaxialkabel mit BNC Stecker zum Anschluß an den Filterpatronensensor zur Übertragung des Signals der Filterpatronenfeuchtigkeitssättigung. 3. Energieversorgungseinheit gekennzeichnet durch ein Multi-Powernetzteil für 110–240 V 50/60 HZ Eingang und 24/12 V Ausgängen als Stromversorgung im Betrieb bei gleichzeitiger Ladung der 2 Lithium Ionen Poweraccumulatoren für 12 V und 24 V für den vom Stromnetz zeitweilig unabhängigen Betrieb. 4. Druckbehälter gekennzeichnet durch als Druckbehälter, die zum Zwischenspeichern von Pressluft/Druckluft und andere Gase geeignet sind, soweit dies aus der Stempelung an der Schulter des Druckbehälters hervorgeht. Dazu gehören insbesondere solche, die als AG (Atemgerät/Feuerwehr) oder TG (Tauchgerät) gekennzeichnet sind. 5. Die Filtersättigungsanzeige gekennzeichnet durch die 5 Schaltzustände der Sensorüberwachung. Diese werden über 3 Relais gemeldet. Gleichzeitig mit dem Schließen der Relaiskontakte leuchten entsprechend Leuchtdioden auf. 1. Dauerlicht grün: Patrone in Ordnung 2. Blinklicht gelb: ist eine Warnung, dass der Patronenwechsel je nach Außentemperatur innerhalt der nächsten 2–6 Stunden notwendig wird. Gleichzeitig mit dem gelben Blinklicht leuchtet das grüne LED weiter, da die Patrone bis zur endgültigen kompletten Sättigung weiterhin genutzt werden kann. 3. Dauerlicht rot: Die Patrone ist komplett gesättigt und muß getauscht werden. 6. Öl-Öldampf-Kohlenwasserstoffe gekennzeichnet durch ein beheiztes Messgasentnahmesystem mit Sensor. Das Messgas wird über eine Sintermetallfilterscheibe entnommen und erhitzt. Durch die Zentrifugalkraft werden die Aerosol-Bestandteile an der Kapillarwandung verdampft. Über eine Analyseküvette wird das Messgas dem Sensorelement zugeführt. Das ausgewertete Messgas strömt ins Freie. Die Luftzuführung funktioniert mittels eines Bypass-Systems mit Druckreduzierung und integrierter Durchflussmengenbegrenzung. 7. CO-Sensor gekennzeichnet durch einen Anschluss an dem die Luftzuführung für einen CO-Sensor angeschlossen ist. Die Luftzuführung funktioniert mittels eines Bypasssystems mit Druckreduzierung und integrierter Durchflussmengenbegrenzung. 8. CO2-Sensor gekennzeichnet durch einen Anschluss an dem die Luftzuführung für einen CO2-Sensor angeschlossen ist. Die Luftzuführung funktioniert mittels eines Bypasssystems mit Druckreduzierung und integrierter Durchflussmengenbegrenzung. 9. O2-Sensor gekennzeichnet durch einen Anschluss an dem die Luftzuführung für einen O2-Sensor angeschlossen ist. Die Luftzuführung ...