Patent UA-122495-C2 (UA)
Title: Спосіб багаторівневого управління системою діагностики і захисту медичного обладнання
Filed: 2017-10-30
Abstract: Спосіб багаторівневого управління системою діагностики і захисту медичного обладнання належить до електротехніки, до систем управління, діагностики та захисту медичного обладнання (МО). Використовується для захисту МО, зокрема рентгенівських комп'ютерних томографів (РКТ), що працюють на змінному трифазному струмі. Призначено: для керуванням режимами включення МО після проведення діагностування стану струмових ланцюгів МО, аварійних режимів в мережі живлення, електричного опору ізоляції МО і кабельної лінії; в періоди роботи МО, для захисту МО від внутрішніх перенапруг, викликаних появою неповнофазного режиму мережі живлення, обриву або ослаблення болтових або гвинтових з'єднань струмоведучих частин, раптового провалу напруги, несанкціонованого відключення живлення, температурних перевантажень; при діагностуванні аварійних режимів в мережі, струмових ланцюгах і температурних перевантаженнях відключення МО від мережі без пошкоджень. Згідно зі способом, проводять вимірювання трьох лінійних напруг, порівняння отриманих значень з номінальною величиною, визначення неповнофазного режиму мережі і блокування МО від підключення струмових ланцюгів. Проводять вимір величин струмів фаз, визначення пошкоджень кола струму і відключення МО від мережі живлення при відсутності сили струму в одній з них. Визначають за величиною сили струму, потужності батарей конденсаторів та підключають їх паралельно МО, відрізняється тим, що перед включенням МО перевіряють наявність блокування МО від включення в мережу, виділяють першу гармонійну складову лінійних напруг, визначають швидкість зміни фронту миттєвого значення напруги, порівнюють із заданою величиною. При нульовому значенні швидкості зміни однієї або двох лінійних напруг визначають неповнофазний режим мережі живлення, відключають МО; при швидкості зміни напруги нижче рівня заданої величини фіксують провал напруги, визначають час тривалості провалу напруги і при досягненні тривалості провалу заданої величини відключають МО від мережі живлення, а при швидкості зміни напруги вище рівня заданої величини фіксують підвищення напруги, визначають час тривалості підвищеної напруги і при досягненні тривалості заданої величини відключають МО від мережі живлення. Вимірюють температуру МО, обчислюють температуру МО, еквівалентну значенню величини сили струму, що протікає в МО, коригують обчислену величину в залежності від зміни температури навколишнього повітря, порівнюють виміряне і обчислене значення і при перевищенні встановленої температури МО, обчисленого значення, визначають забруднення фільтрів повітря, а при перевищенні встановленої температури і обчисленого допустимого значення визначають пошкодження МО і при перевищенні значень виміряної температури МО і обчисленого допустимого значення і виявлення перевищення рівнів лінійних напруги номінального значення, визначають струмове перевантаження, пов'язане з режимом мережі, і при досягненні температури МО допустимої величини відключають МО від мережі. Вимірюють температуру болтових з'єднань, навколишнього повітря, обчислюють температуру болтового з'єднання еквівалентну значенню величини сили струму, що протікає в цьому болтовому з'єднанні, коригують обчислену величину в залежності від зміни температури навколишнього повітря, порівнюють виміряне значення температури болтового з'єднання з обчисленим і при перевищенні температури болтового з'єднання обчисленого значення визначають початковий момент ослаблення болтового з'єднання, а при досягненні температур болтового з'єднання допустимої величини відключають МО від мережі. При технологічному відключенні МО від мережі підключають батареї конденсаторів до клем "фаза-корпус МО", вимірюють швидкість зміни напруги на клемах батарей конденсаторів, порівнюють отримане значення з допустимою величиною і при значенні швидкості зміни напруги на клемах конденсаторів нижче допустимої величини визначають зниження опору ізоляції МО нижче 0,5 мОм, МО блокують від підключення до мережі живлення. Використання способу багаторівневого управління системою діагностики і захисту медичного обладнання дозволило створити єдину систему, в якій "МО + живить мережу" розглядається як єдиний комплекс. Встановлена черговість діагностування стану режимів мережі, цілісності струмових ланцюгів, болтових з'єднань, діагностування причин теплових перевантажень МО, контроль величини опору ізоляції МО до його включення в мережу і безаварійне відключення МО від мережі при виявленні аварійної ситуації, дозволяє підвищити достовірність виявлення аварійних режимів мережі живлення і забезпечити безаварійну роботу МО при обстеженні хворого.