Patent BR-9804524-A (BR)
Title: Equipamento eletromecânico computadorizado e automático para avaliação e calibração de chaves de torque dinâmicas ou estáticas.
Inventor: CURI NEWTON SA DE MIRANDA
IPC: G05B19/401
Filed: 1998-09-01
Abstract: Patente de Invenção <B> "EQUIPAMENTO ELETROMECâNICO COMPUTADORIZADO E AUTOMáTICO PARA AVALIAçãO E CALIBRAçãO DE CHAVES DE TORQUE DINâMICAS OU ESTáTICAS"<D>. Refere-se a presente invenção a um equipamento (mecânico e eletrónico) computadorizado e automático, composto basicamente de um Freio Eletromagnético acoplado a um transdutor de torque dinâmico e a um gerador de pulsos (encoder), todos eles interligados entre si, através de um mesmo eixo mecânico, com a finalidade de avaliar, calibrar e permitir conhecer o desempenho das ferramentas rotativas de aperto (Torquímetro dinâmico), a nível de se poder determinar a sua melhor utilização em processos de aperto (calibração, aferição, avaliação, etc.), para avaliar a dispersão de torque da ferramenta através da simulação de juntas de aperto (rígidas e/ou flexíveis) possibilitando assim o estudo de comportamento da ferramenta, que servirá de parâmetro para alteração ou desenvolvimento de novas ferramentas, permitindo também a avaliação de torquímetros estáticos, utilizando o sistema de simulação de juntas na condição "rígida"(freio travado) e o armazenamento dos dados adquiridos em cada teste executado, efetuando cálculos de capabilidade, repetibilidade, exatidão e curvas de tendência, sendo caracterizado por um conjunto composto de um Freio Eletromagnético (2) acoplado a um Transdutor de Torque Dinâmico (1) e um Gerador de Pulsos (Encoder) (3) interligados entre si por um mesmo eixo mecânico (figura 1) e por um software específico, que gera automaticamente uma rampa analógica e linear de potencial para o Freio Eletromagnético, o qual, ao frear, simulará a junta de aperto (podendo esta ser Rígida ou Flexível). é constituído ainda por diagrama de blocos que são: A - Mecânica de giro e fixação  (1 a 4); B - Eletrónica de Ampliação, Controle, Detecção  Leitura de sinais eletrónicos (5 a 25); e, C - Eletrónica Digital Computacional e software específico ( 26 a 29), e por um dispositivo de eletrónica de ampliação, controle, detecção e leitura dos sinais eletrónicos e, nesta fase, utiliza um Transdutor de Torque (1) formado por uma ponte de "Strain Gauge" ou um transdutor de torque do tipo "Torkducer" (magnético), além de duas placas de processamento (Contagem de Pulsos (27) e a de Conversão Analógica para digital (26) e vice-versa) que podem ser utilizadas em qualquer plataforma de computador (28), desde que sejam compatíveis com tal plataforma, sendo que a de<B> Placa de Conversão Analógica/ Digital e Digital/ Analógica<D> (26), tem por função transformar os sinais analógicos (12 e 16) recebidos do amplificador (15), em digitais,para serem processados pelo software (29), e, também gerar uma rampa de potencial (22), cuja função é a de propiciar a geração de um sinal de frenagem (20) do Freio Eletromagnético (2), pelo circuito"Excitador de Freio Eletromagnético" (21), enquanto a<B> Placa de Contagem<D> (27), tem por função contar os pulsos (23) recebidos do Encoder (3) e introduzi-lo no software (29) para transformação em ângulo de giro (graus), cujas placas eletrónicas são inovatórias em razão da função de transformar os sinais elétricos (9,10,12 e 16)  e digitais (23 e 25) lidos, em valores computacionais, a fim de que o software (29) possa ter condições de analisar e testar os torquímetros (4) dinâmico e/ ou estático).