Perancangan dan Realisasi Alat Pengukur Intensitas Cahaya

## MUCHAMAD PAMUNGKAS, HAFIDDUDIN, YUYUN SITI ROHMAH
Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom
Email: muchamadpamungkas@gmail.com

## ABSTRAK
Kebutuhan  pencahayaan  setiap  ruangan  terkadang  berbeda.  Semuanya tergantung dan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.
Beberapa penyelidikaan  mengenai  hubungan  antara  produktivitas  dengan pencahayaan telah memperlihatkan, bahwa pencahayaan yang cukup dan diatur sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  dapat  menghasilkan  produksi  maksimal  dan penekanan  biaya.  Pencahayaan  yang  baik  yaitu  pencahayaan  yang memungkinkan  kita  dapat  melihat  obyek  yang  dengan  jelas.  Maka  dari  itu dibutuhkanlah suatu perangkat pengukur intensitas cahaya. Untuk merealisasikan rancangan perangkat pengukur intensitas cahaya, dalam penelitian ini dibuatlah suatu  perangkat  alat  ukur  intensitas  cahaya  menggunakan  sensor  intensitas cahaya digital BH1750 untuk menerima cahaya, lalu cahaya yang diterima akan diolah  oleh  mikrokontroler  untuk  ditampilkan  di  LCD.  Pengukuran  intensitas cahaya di suatu ruangan dapat dilakukan menggunakan alat ini sehingga dapat diketahui pemenuhan standar intensitas cahaya suatu ruangan. Alat ini memiliki akurasi > 92% dan alat ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan alat yang sudah ada.
Kata kunci : intensitas cahaya, sensor cahaya, BH1750, luxmeter

## ABSTRACT
Every  room  need  different  lighting.  It’s  depends  about  the  activities.  Some reseach about of lighting on productivity have make we knowing about lighting which  appropriate  with  activities  will  generate  maximum  productivity  and  cost reduction. Good lighting is lighting that allows us to see objects clearly done. Therefore we need a device that measures the intensity of light. To realize the design of a device that measures the intensity of light, in this project created a device  measuring  instrument  light  intensity  using  digital  light  intensity  sensor BH1750  to  receive  light,  then  the  light  received  will  be  processed  by  the microcontroller to be displayed on the LCD. Measurement of the intensity of light in  a  room  can  be  done using  this  tool  so that  it  can  be  seen the  fulfillment  of standard  light  intensity  of  a  room.  This  instrument  has  an  accuracy  of  >  92% and this tool has a cheaper price than existing tools.
Keywords: light intensity, light sensor, BH1750, luxmeter

## Perancangan dan Realisasi Alat Pengukur Intensitas Cahaya

## 1. PENDAHULUAN
Cahaya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sinar putih yang biasa terlihat (disebut juga cahaya tampak atau visible light)  terdiri dari  semua  komponen  warna  dari spektrum  cahaya.  Spektrum  cahaya  terbagi berdasarkan  atas range  (batasan  wilayah)  panjang  gelombang.  Panjang  gelombang  yang berbeda - beda diinterpretasikan oleh otak manusia sebagai warna.
Kebutuhan pencahayaan setiap ruangan terkadang berbeda, dimana semuanya bergantung kepada  kegiatan  yang  dilakukan.  Beberapa penyelidikaan  mengenai  hubungan  antara produktivitas dengan pencahayaan menyebutkan bahwa pencahayaan yang cukup pada jenis pekerjaan dapat menghasilkan produksi maksimal dan penekanan biaya. Pencahayaan yang baik  yaitu  pencahayaan  yang  memungkinkan  kita  dapat  melihat  obyek  yang  dikerjakan secara  jelas.  Besarnya  intensitas  cahaya  perlu  diketahui  karena  pada  dasarnya  manusia memerlukan  pencahayaan  yang  cukup.  Intensitas  cahaya  sangat  mempengaruhi  kondisi suatu  tempat  misalnya  kelembapan,  suhu  dan  lain  –  lain.  Alat  untuk  mengukur  intensitas cahaya adalah luxmeter. Akan tetapi alat ukur ini agak sulit untuk diperoleh dan harga yang mahal sehingga hanya dapat ditemukan dibeberapa laboratorium saja.
Maka dari itu dirancanglah suatu perangkat pengukur intensitas cahaya dengan harga yang jauh  lebih  murah  dibandingkan  alat  yang  ada  dipasaran.  Untuk  mengimplementasikan rancangan  perangkat  pengukur  intensitas  cahaya,  dalam  proyek  akhir  ini  dibuat  alat pengukur  intensitas  cahaya  dengan  menggunakan  sensor  cahaya  berbasis digital  light intensity sensor dan proses pengolahan menggunakan mikrokontroler Atmega8.

## Cahaya
Cahaya  merupakan  gelombang  elektromagnetik  yang  dapat  dilihat  dengan  mata.  Suatu sumber  cahaya  memancarkan  energi,  sebagian  dari  energi  ini  diubah  menjadi  cahaya tampak  ( visible  light).  Perambatan  cahaya  di  ruang  bebas  dilakukan  oleh  gelombang elektromagnetik.
Kecepatan  rambat  ( v)  gelombang  elektromagnetik  di  ruang  bebas  sama  dengan  3  x  10 8 meter per detik. Jika frekuensi ( f) dan panjang gelombang l, maka berlaku :
λ = 𝑣 𝑓 (1)
dimana : λ adalah panjang gelombang, dengan satuan meter (m)
v adalah kecepatan cahaya, dengan satuan meter per detik (m/s) f adalah frekuensi, dengan satuan hertz (Hz)
Panjang  gelombang  cahaya  tampak  berkisar  antara  340  nanometer  (nm)  hingga  700 nanometer (nm), dimana jika diuraikan cahaya ini akan terdiri atas beberapa daerah warna seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut ini (Wanto,2008) .

## Gambar 1. Warna - warna Spektrum

## Light Sensor BH1750
Modul sensor intensitas cahaya BH1750 adalah sensor cahaya digital yang memiliki keluaran sinyal digital, sehingga tidak memerlukan perhitungan yang rumit. Sensor BH1750 ini lebih akurat  dan  lebih  mudah  digunakan  jika dibandingkan  dengan  sensor lain  seperi foto  diode dan  LDR  yang  memiliki  keluaran  sinyal  analog  dan  perlu  melakukan  perhitungan  untuk mendapatkan data intensitas. Sensor cahaya digital BH1750 ini dapat melakukan pengukuran dengan  keluaran  lux  (lx)  tanpa  perlu  melakukan  perhitungan  terlebih  dahulu (indo- ware.com, 2014) .

## Gambar 2. Modul sensor intensitas cahaya digital BH1750

## Mikrokontroler
Mikrokontroler  adalah  sebuah  sistem  komputer  fungsional  dalam  sebuah  chip,  yang  di dalamnya  terdapat  sebuah  inti  prosesor,  memori  (sejumlah  kecil  RAM,  memori  program, atau keduanya), dan perlengkapan input output.
Mikrokontroler  di  sisi  lain  merupakan  suatu  alat  elektronika  digital  yang  mempunyai masukan  dan  keluaran  serta  kendali  dengan  program  yang  bisa  ditulis  dan  dihapus mengingat  kerja  mikrokontroler  sebenarnya  membaca  dan  menulis  data.  Mikrokontroler merupakan komputer di dalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” dimana  sebuah  sistem  elektronik yang  sebelumnya banyak  memerlukan  komponen- komponen  pendukung  seperti  IC  TTL  dan  CMOS  dapat  direduksi/diperkecil  dan  akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini.
Mikrokonktroler  digunakan  dalam  produk  dan  alat  yang  dikendalikan  secara  otomatis, seperti sistem kontrol mesin, remote controls, mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat,  dan  mainan.  Implementasi  mikrokontroler  berdampak  pada  pengurangan  ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan mendesain menggunakan mikroprosesor
memori,  dan  alat input  output  yang  terpisah,  kehadiran  mikrokontroler  membuat  kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis.
Terdapat    ratusan    variasi  jenis    mikrokontroler    dipasaran,  sehingga  cukup  sulit mengatakan  jenis  mana  yang  merupakan  jenis  yang  ‘tipikal’.  Gambar  3  berikut  ini merupakan salah satu contoh rangkaian terpadu (IC) mikrokontroler.

## Gambar 3. Mikrokontroler atmega8

## Saklar Tekan
Saklar tekan banyak digunakan pada rangkaian control motor sebagai saklar manual untuk mengoperasikan rangkaian, sebagai penghubung atau pemutus. Ada dua jenis saklar tekan yaitu jenis terkunci dan tidak terkunci. Jenis saklar terkunci, kontaknya akan tetap terbuka atau  terhubung  setelah  tombol  ditekan.  Kontak  akan  kembali  pada  posisi  normal  atau terhubung  saat  saklar  ditekan  saja  setelah  tekanan  dilepas  maka  kontak  segera  kembali pada posisi semula atau normal.

## Gambar 4. Saklar Tekan

## SNI Pencahayaan
Standar  ini  memuat  ketentuan  pedoman  pencahayaan  pada  bangunan  gedung  untuk memperoleh sistem pencahayaan dengan pengoperasian yang optimal sehingga penggunaan energi  dapat  efisien  tanpa  harus  mengurangi  dan  atau  mengubah  fungsi  bangunan, kenyamanan  dan  produktivitas  kerja  penghuni  serta  mempertimbangkan  aspek  biaya. Standar ini diperuntukan bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan gedung untuk mencapai penggunaan energi yang efisien. Berikut adalah daftar standar pencahayaan setiap ruangan.
Tabel 1. SNI Intensitas Cahaya di Ruangan Ruangan Intensitas cahaya (lux) Rumah tinggal Teras 60 Ruang tamu 120 - 150 Ruang makan 120 -250 Ruang kerja 121 -250 Kamar tidur 122 -250 Dapur 250 Garasi 60 Lembaga pendidikan Ruang kelas 250 Perpustakaan 300 Laboratorium 500 Ruang gambar 750 Kantin 200 Rumah sakit R. rawat inap 250 R. operasi 300 Laboratorium 500 R. rehabilitasi 250 Perkantoran Ruang direktur 350 Ruang kerja 350 Ruang komputer 350 Ruang rapat 300 Ruang gambar 750 Gudang arsip 150 Hotel dan restaurant Lobi 100 Ruang serba guna 200 Ruang makan 250 Kafetaria 200 Kamar tidur 150 Dapur 300 Rumah ibadah Masjid 200 Gereja 200 Vihara 200

## Perancangan dan Realisasi Alat Pengukur Intensitas Cahaya

## 2. IMPLEMENTASI

## 2.1 Desain Sistem
Secara  keseluruhan,  sistem  untuk  mengukur  besarnya  intensitas  cahaya  tampak  ini  terdiri dari beberapa bagian yang dapat digambarkan menjadi blok diagram pada Gambar 5 berikut ini.

## Gambar 5. Desain Sistem
Prinsip  kerja  secara  keseluruhan  dari  alat  ini  adalah  dimulai  dengan  meletakkan  sensor cahaya pada sumber cahaya yang akan diukur intensitasnya. Cahaya yang menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, makin banyak pula arus yang dihasilkan. Intensitas cahaya yang ditangkap oleh sensor selanjutnya akan diproses oleh mikrokontroler untuk ditampilkan di LCD. Secara keseluruhan diagram alir sistem adalah sebagai berikut.

## 2.2 Implementasi Hardware
Perancangan  perangkat  keras  terdiri  dari  membuat  rangakain  sistem  minumum  ATmega8, lalu menghubungkan LCD dan modul sensor intensitas cahaya digital ke pin mikrokontroler ATmega8.

## 2.2.1 Implementasi Light Sensor BH1750
Sensor  intensitas  cahaya  adalah  bagian  terpenting  dalam  rangkain  alat  ukur  intensitas cahaya  ini.  Sensor  yang  digunakan  yaitu  modul  sensor  intensitas  cahaya  digital  katena rangkain ini dirasa lebih akurat dibanding sensor lainnya seperti foto diode atau LDR. Sensor ini  juga  dipilih  karena  penggunaannya  yang  lebih  mudah  karena  sinyal  keluarannya  sudah berbentuk digital sehingga tidak ada proses perhitungan/pengolahan di mikrokontroler.
Hubungkan  sensor  terhadap  mikrokontroler  yaitu  dengan  menghubungkan  kaki  Vcc  pada sensor ke power, GND ke GND, kaki SCL pada pin 28, kaki SDA pada pin 27 dan kaki add pada GND. Berikut gambaran rangkaian sensor cahaya  ke mikrokontroler.

## Gambar 7. Rangkaian Sensor Cahaya terhadap Mikrokontroler

## 2.2.2 Integrasi Mikrokontroler
Mikrokontroler  yang  digunakan  adalah  mikrokontroler  atmega8,  mikrokontroler  atmega8 perlu  dilakukan  konversi  ke  arduino  agar  dapat  melakukan  perograman  pada  arduino. Berikut gambar konversi mikrontroler terhadap arduino (Ardi Winoto,2008) .

## Gambar 8. Konversi ATmega8 ke arduino

## 2.3 Desain Casing
Casing adalah kotak atau rumah yang berisi komponen – komponen elektronika. Wadah ini digunakan  untuk  melindungi  komponen  –  komponen  elektronika  atau  perangkat  keras lainnya  dari  benturan  benturan  yang  bisa  mengakibatkan  kerusakan  langsung.  Dengan
casing,  komponen  akan  telindungi  baik  hal  kecil  ataupun  besar.  Casing  dibuat  dengan dimensi  berukuran  12  x  8  x  5  cm  (P  x  L  x  T)  menggunakan  bahan  akrilik  warna  hitam setebal 1 mm.
Berikut  merupakan  gambar  perancangan casing  untuk  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang dibuat.

## Gambar 9. Perancangan casing

## 2.4 Implementasi Software
Perancangan  softaware  pada  proyek  akhir  ini  yaitu  menggunakan  bahasa  pemrograman arduino. Perancangan alat terdiri dari pemrograman Liquid crystal display dan pemrograman modul sensor intensitas cahaya digital BH1750.

## 2.4.1 Implementasi terhadap LCD
Pada  perancangan  software  terhadap  LCD  ini  dilakukan  dengan  cara  melakukan pemrograman  pada  mikrokontroler  dengan  memasukkan  program  LCD  yang  diambil  dari examples pada arduino.

## 2.4.2 Implementasi Software pada Sensor Cahaya
Pada perancangan software terhadap sensor cahaya BH1750 ini yaitu dilakukan dengan cara melakukan perograman pada mikrokontroler atmega8 dengan memasukkan program sensor cahaya yang diambil dari library (github.com, 2014) .

## Gambar 11. Pemrograman pada Sensor Cahaya

## 3. HASIL DAN DISKUSI
Pengujian sistem alat ukur yang dibuat bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dibuat bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan dengan cara  melakukan  pembandingan  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang  dibuat  dengan  alat  ukur ukur  yang  ada  dipembanding.  Pembandingan  dilakukan  dengan  cara  mengukur  intensitas cahaya  terhadap  waktu  pengukuran  yang  berbeda,  besarnya  daya  lampu  yang  berbeda, posisi sensor yang berbeda, dan jarak yang berbeda dari sensor terhadap sumber cahaya.

## 3.1 Pengujian dan Analisis Terhadap Waktu Pengukuran yang Berbeda
Pengujian  ini  dilakukan  pada  gedung  N    di  kampus  Telkom  university  dengan  waktu  yang berbeda. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00, 12.00, dan 16.00. Pengukuran dilakukan dengan 2 buah alat ukur yaitu alat ukur buatan dan alat ukur pembanding. Setelah didapat
hasil pengukuran  maka dilakukan  pembandingan  untuk  mengetahui akurasi alat  ukur yang dibuat. Berikut adalah tabel hasil pengukuran.
Tabel 2. Pengukuran  Intensitas Cahaya di Gedung N
Ruang Intensitas cahaya lux meter pembanding lux meter buatan jam 08.00 jam 12.00 jam 16.00 jam 08.00 jam 12.00 jam 16.00 N101 212 239 206 208,4 (98%) 231,0 (96%) 197,9 (96%) N103 187 219 178 184,6 (98%) 208,1 (95%) 170,0 (95%) N 106 265 283 259 259,9 (98%) 274,2 (96%) 245,3 (94%) N 107 243 267 235 238,5 (98%) 253,8 (95%) 226,4 (96%) N 108 192 201 182 187,6 (97%) 198,4  (98%) 179,6 (98%) N 109 210 239 201 206,3 (98%) 225,7 (94%) 187,6 (93%) N 111 269 294 262 266,1 (98%) 272.4 (92%) 246,2 (93%) N 114 295 335 287 290,0 (98%) 319,9 (95%) 269,0 (93%) N 207 176 193 168 175,7 (99%) 186,7 (96%) 159,8  (95%) N 209 243 263 233 240,0 (98%) 256,1 (97%) 221,6 (95%) N 210 189 229 174 186,2 (98%) 220,0 (96%) 163,7 (94%) N 213 190 217 187 186,4 (98%) 207,4  (95%) 173,0 (92%) N 214 175 183 170 164,7 (94%) 179,8 (98%) 157.9 (92%) N 215 258 287 251 255,0 (98%) 276,4 (96%) 241,3 (96%) N 301 241 252 233 234,8 (97%) 238,5 (94%) 220,0 (94%) N 303 161 185 166 153,6 (95%) 177,9 (96%) 153,7 (92%) N 305 248 271 243 239,6 (96%) 256,3 (94%) 231.6 (95%) N 306 275 291 267 268,5 (97%) 278,3 (95%) 246,2 (92%) N 307 231 253 225 224,0 (96%) 239,9 (94%) 219,5 (97%) N 309 165 195 167 158,3 (95%) 187,2 (96%) 159,2 (95%) N 310 232 267 225 226,7 (97%) 248,9 (93%) 212,0 (94%)
Analisis  hasil  pengukuran  tersebut  menyimpulkan  bahwa  waktu  pengukuran  dapat berbengaruh terhadap besarnya intesitas cahaya. Hal itu dipengaruhi oleh adanyan cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari pada pukul 12.00 lebih besar jika dibandingkan pada pukul  08.00  dan  pukul  16.00,  sehingga  mempengaruhi  besarnya  intensitas  cahaya  pada ruangan yang diukur. Dari hasil pengukuran juga didapat bahwa hasil pengukuran pada lux meter buatan menunjukan akurasi paling rendah 92 % jika dibandingkan dengan lux meter pembanding.

## 3.2 Pengujian dan Analisis Terhadap Besarnya Daya Lampu
Pembandingan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap alat ukur intensitas cahaya  yang  dibuat  dan  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang  asli.  Pengukuran  ini  dilakukan dengan cara membedakan besarnya daya lampu. Daya lampu yang digunakan yaitu lampu 5 watt, 10 watt, 15 watt, 20 watt dan 25 watt. Pengukuran dilakukan pada ruangan berukuran 4  x  3  m  dengan  tinggi  2,5  m.  pengukuran  dilakukan  pada  ruang  tertutup  dimalam  hari. Berikut adalah tabel hasil pengukuran terhadap besarnya daya lampu yang berbeda.

## Tabel 3. Hasil pengukuran terhadap daya lampu
DAYA LAMPU LUX METER ASLI LUX METER BUATAN 5 watt 20 lux 18,9 lux (94,5%) 10 watt 60 lux 58,7 lux (97,8%) 15 watt 127 lux 123,1 lux (96,9%) 20 watt 185 lux 179 lux (96,7%) 25 watt 247 lux 240 lux (97,1%)
Setelah  melakukan  pengukuran  di  suatu  ruangan  kamar  maka diperoleh  hasil pengukuran. Dari  hasil  pengukuran  tersebut  dapat  dianalisa  bahwa  besarnya  daya  lampu  dapat mempengaruhi  besarnya  intensitas  cahaya.  Semakin  besar  daya  lampu  di  suatu  ruangan yang sama maka intensitas cahayanya pun akan semakin semakin besar. Selain itu dari tabel 2 hasil pengukuran dapat diketahui bahwa alat ukur intensitas cahaya yang dibuat memiliki akurasi  paling  rendah  94,5%  jika  dibandingkan  dengan  alat  ukur  intensitas  cahaya pembanding.

## 3.3 Pengujian dan Analisis Terhadap Jarak Sumber Cahaya
Pembandingan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap alat ukur intensitas cahaya  yang  dibuat  dan  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang  asli.  Pengukuran  ini  dilakukan dengan  cara  membedakan  jarak  sensor  terhadap  sumber  cahaya.  Jarak  yang  digunakan yaitu 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm. Pengukuran dilakukan diruangan kamar dengan luas 4 x  3 m  an  tinggi  2,5 m,  dan  menggunakan  daya lampu sebesar  15 watt.   Berikut  adalah tabel hasil pengukuran intensitas cahaya terhadap jarak sensor pada cahaya.

## Tabel 4. Hasil pengukuran intenistas cahaya terhadap jarak
JARAK LUX METER ASLI LUX METER BUATAN 200 cm 96 lux 93,6 lux (97,5%) 150 cm 127 lux 119,8 lux (94,3%) 100 cm 214 lux 208,4 lux (97,3%) 50 cm 367 lux 354,7 lux (96,6%)
Setelah  melakukan  pengukuran  terhadap  jarak  sumber  cahaya  yang  berbeda  dengan menggunakan  daya  lampu  yang  sama  maka  diperoleh  hasil  pengukuran.  Dari  hasil pengukuran  maka  dapat  dianalisa  bahwa  semakin  sensor  mendekati  sumber  cahaya  maka intensitas cahayan akan semakin semakin besar. Sehingga jarak sumber cahaya berbanding terbalik  dengan  besarnya  intensitas  cahaya.  Selain  itu  dari  hasil  pengukuran  tersebut diketahui akurasi minimal yang diperoleh yaitu 94,3 %.

## 3.4 Pengujian dan Analisis terhadap luas ruangan yang berbeda
Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pembandingan pada alat ukur intensitas cahaya buatan  dan  alat  ukur  intensitas  cahaya  pembanding  terhadap  luas  ruangan  yang  berbeda beda. Luas ruangan yang digunakan yaitu ruangan 1 x 1 m 2 2 x 3 m 2 , 3 x 3 m 2 , 3 x 4 m 2 , dan 2,5 x 8 m 2 . Pengukuran ini menggunakan daya lampu yang sama yaitu 15 watt. Berikut adalah tabel hasil pengukuran intensitas cahaya terhadap luas ruangan yang berbeda.
Tabel 5. Hasil pengukuran intensitas cahaya terhadap luas ruangan
LUAS LUX METER ASLI LUX METER BUATAN 1 X 1 m 223 lux 219,4 (98,3%) 2 x 2 m 175 lux 167,3 lux (95,6%) 2 x 3 m 152 lux 143,6 lux (94,4%) 3 x 3 m 131 lux 125,9 lux (96%) 3 x 4 m 127 lux 119,8 lux (94,3%)
Setelah melakukan pengukuran terhadap luas ruangan yang berbeda dengan menggunakan sumber  cahaya  yang  sama  maka  diperoleh  hasil  pengukuran.  Dari  hasil pengukuran  dapat dianalisa  bahwa  luas  suatu  ruangan  berpengaruh  terhadap  besarnya  intensitas  cahaya. Semakin  luas  suatu  ruangan  jika  menggunakn  sumber  yang  sama  maka  intensitas cahayanya akan  semakin  kecil.  Sehingga  ini  membuktikan  bahwa  luas  ruangan  berbanding terbalik dengan besarnya intensitas cahaya. Selain itu dari hasil pengukuran juga diperoleh akurasi minimal yaitu 94,3 %.

## 3.5 Pengujian dan Analisis Terhadap Posisi Sensor
Pembandingan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap alat ukur intensitas cahaya  yang  dibuat  dan  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang  asli.  Pengukuran  ini  dilakukan dengan  cara  membedakan  posisi  sensor.  Posisi  yang  digunakan  yaitu  sensor  menghadap atas, bawah, dan samping. Berikut tabel hasil pengukuran.

## Tabel 6. Hasil pengukuran terhadap posisi sensor
POSISI LUX METER ASLI  LUX METER BUATAN 90 0 50 48,9 (97,6%) 270 0 5 4,8 (96%) 0 0 , 180 0 11 10,3 (93,6%)
Setelah melakukan pengujian tehadap posisi sensor yang berbeda yaitu posisi 90 o , 180 o , dan 270 o saat  melakukan  pengukuran  maka  diperoleh  hasil pengukuran.  Dari  hasil pengukuran dapat dianalisa bahwa posisi sensor yang baik yaitu 90 o /sensor mengarah ke sumber cahaya. Selain itu juga diketahui akurasi minimal yaitu 93,6%.

## 4. KESIMPULAN
Melalui  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  maka  dengan  ini  dapat  diambil  beberapa kesimpulan.
1. Berdasarkan  pengujian,  alat  ukur  intensitas  cahaya  yang  dibuat  memiliki keakuratan minimal 92%.
2. Waktu  pengukuran  berpengaruh  terhadap  intensitas  cahaya  ruangan,  karena pada  saat  siang  hari  ruang  akan  ada  tambahan  intensitas  cahaya  dari  cahaya matahari.
3. Posisi  sensor  berpengaruh  terhadap  nilai  intensitas  cahaya,  posisi  sensor  yang benar saat pengukuran yaitu 90 o atau mengarah ke sumber cahaya.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
___________.  (2014).  Light  Sensor.  Dipetik  pada  1  April  2014  dari  http://indo- ware.com/produk-2855-light-sensor-bh1750-bh1750fvi.html.
Rusmadi, Dedi. (1999). Mengenal Teknik Elektronika. Bandung : Pionir Jaya
Winoto,  Ardi.  (2008).  Mikrokontroler  AVR  ATmega8/16/32/8535  dan  Pemrograman  dengan Bahasa C pada WinAVR. Bandung : Informatika.
___________.  (2014).  Dipetik  pada  3  April  2014    dari    https://github.com/hexenmeister/ AS_BH1750/blob/master/examples/LightMeter_LCD/Light Meter_LCD.ino.
___________. (2014). Dipetik pada 3 April 2014 dari http://forum.arduino.cc/index.php?topic=85523.0.
Wanto.  (2008).  Rancang  bangun  Pengukur  Intensitas  Cahaya  Tampak  Berbasis Mikrokontroler.   Tugas  Akhir.  Departemen  Teknik  Elektro  Fakultas  Teknik  Universitas Indonesia.
Suwaldi,  R.  Wakhid  Akhdinirwanto,  Siska  Desy  Fatmaryanti.  (2013).  Rancang  Bangun Luxmeter  Sederhana  Untuk  Menjelaskan  Pokok  Bahasan  Besaran  dan  Satuan  Materi Intensitas Cahaya Kelas X SMAN 1 Sapuran. Jurnal Radiasi Vol.3 No.1.