## Rancang Bangun Alat Sterilisator UV Ruangan Berbasis IoT Di RSUD Blambangan
1 M.Najib Fikri Fadillah, 2 Ratna Mustika Yasi, 3 Charis Fathul Hadi
1 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
2 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
3 Program Studi Teknik Elektro, Universitas PGRI Banyuwangi
1 najibfikrifadillah@gmail.com , 2 nanacan12@gmail.com , 3 chariselektro@gmail.com

## ABSTRACT
Abstract  -  The  purpose  of  the  IoT-based  uv  sterilizer design that uses the NODEMCU ESP32 as a microcontroller is to utilize digitalization technology that can be used to help the medical team at Blambangan Hospital in terms of room UV  sterilization,  because  the  hospital  still  uses  manual control.  UV  rays  have  a  very  dangerous  radiation  effect  if exposed  to  humans  directly,  so  it  is  necessary  to  design  a control  device  that  can  help  the  medical  team  avoid  UV radiation. In this study using NODEMCU as a data receiver that  has  been  integrated  into  the  UV  sterilizer  user  room network  and  uses  an  application  on  android  as  a  remote control.

## Keyword – Control , Uv, Iot
Abstrak  -  tujuan  dari  rancang  bangun  alat  sterilsator uv  berbasis  IoT  yang  menggunakan  NODEMCU  ESP32 sebagai  mikrokontroler  ini  adalah  sebagai  pemanfaatan teknologi  digitalisasi  yang  dapat  digunakan  untuk membantu  tim  medis  di  rsud  blambangan  dalam  hal sterilisator  UV  ruangan,  karena  di  RSUD  masih menggunakan  kontrol  manual.  Sinar  uv  memiliki  efek radiasi  yang  sangat  berbahaya  jika  terpapar  pada manusia  secara  langsung,  Sehingga  di  perlukan  rancang bangun  alat  kontrol  yang  dapat  membantu  tim  medis terhindar  dari  radiasi  sinar  UV.  Pada  penelitian  ini menggunakan  NODEMCU  sebagai  penerima  data  yang telah  terintegrasi  pada  jaringan  ruangan  pengguna sterilisator  UV  dan  menggunakan  aplikasi  pada  android sebagai kontrol jarak jauh.
Kata kunci – control, Uv, Iot

## I. Pendahuluan
Coronavirus Disease 19 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi  saluran pernafasan  yang disebabkan oleh virus corona jenis  baru  (SARS-CoV-2),  yang  mulai  teridentifikasi  pertama kali  di  Wuhan-China  Desember  2019[1].  pemerintah  telah menyiapkan  rumah  sakit  rujukan  sebagai  fasilitas  kesehatan pertama  dalam  penanganan  COVID  19.  Rumah  sakit  adalah institusi  pelayanan  kesehatan  sebagai  penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat  jalan,  dan  gawat  darurat[2].  Rumah  sakit  merupakan fasilitas  kesehatan  sebagai  rumah  sakit  rujukan  COVID  19 harus  menyiapkan  ruang  isolasi  yang  memenuhi  standar  dan kriteria ruang isolasi COVID 19[3].
Sebagai salah satu tempat penanganan pasien COVID 19  ruang  isolasi  harus  memiliki  peralatan  medis  yang berfungsi  sebagai  alat  sterilisasi  ruangan  sebagai  bentuk perlindungan  kepada  tim  medis.  Sinar  UV  memiliki  panjang gelombang  yang  lebih  pendek  dari  daerah  dengan  sinar tampak,  tetapi  lebih  panjang  dibandingkan  dari  sinar  X  yang kecil.  Sinar  Ultraviolet  digolongkan  menjadi  beberapa kelompok  yitu  UV-A  dengan  panjang  gelombang  315  –  400 nm, UV-B memiliki panjang gelombang 280 – 315nm, UV-C yang memiliki panjang gelombang 200–280 nm[4].
RSUD  Blambangan  memiliki  ruang  isolasi  untuk penderita  COVID  19  sebanyak  4  ruang.Pada  setiap  ruangan dilengkapi  dengan  peralatan  medis  salah  satunya  adalah  alat sterilisator  yang  menggunakan  Sinar  Ultraviolet  (UV).Lampu sterilisator  ruangan  yang  digunakan  di  RSUD  Blambangan menggunakan  lampu  UV-C  (200-280  nm).  Paparan  dari  sinar UV berbahaya bagi manusia, efek jangka panjang dari paparan tersebut    mengakibatkan  ganguan  kesehatan  yang  akut  dan kronik pada mata, kulit, otak, sistem imun dan organ lainnya. Salah satu organ tubuh yang sangat sensitif adalah mata[5].
Kemajuan  teknologi  sekarang  dapat  membantu memudahkan  manusia  khususnya  untuk  mengendalikan berbagai  alat  dan  sistem  kelistrikan  dengan  cara  sistem otomatisisasi.  Alat  sterilisator  UV  di  RSUD  Blambangan masih  menggunakan  sistem  manual  dalam  kontrol  alat  dan mengatur  waktu  pemakaian,  sehingga  tim  medis  masih  ada kemungkinan  terpapar  sinar  UV  secara  langsung  saat menghidupkan  dan  mematikan  lampu  ultraviolet  di  ruangan isolasi
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  peneliti  tertarik merancang dan membangun sistem kontrol alat sterilisator UV ruangan  pada  ruang  isolasi  COVID  dan  ruang  operasi infeksius  COVID  19  menggunakan    sistem  android  berbasis Internet  Of  Thing .  Perangkat  keras  atau  hardware  yang  di gunakan dalam rancang bangun alat ini menggunakan ESP32, I2C  LCD,  relay  dan  UV-C  18  watt  sedangkan  pemograman menggunakan  Bahasa  C++.  System  presisi  ini  diuji  performa
alat dan  kelayakan alat, agar  dapat digunakan oleh  tim  medis di RSUD Blambangan.

## II. Metode Penelitian
2.1 Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  jenis  pengembangan Research and Development  (R&D). Penelitian pengembangan merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan  produk  dan  menyempurnakan  suatu  produk sesuai  dengan  acuan  dan  kriteria  dari  produk.  Produk  yang dibuat  melewati  berbagai  tahapan  validasi  dan  pengujian. Penelitian  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  untuk menghasilkan alat sterilisator UV yang berfungsi dengan baik.
2.2 Desain Alat
Gambar 2.1 Blok Diagram Alat
Dari  blok  diagram  pusat  pengendali  adalah microcontroler  NodeMcu  ESP32  yang  mendapat  input  dan Output  dari  beberapa  modul.  Berikut  adalah  penjelasan  dari setiap bagian blok digaram:
1. Bagian  input  terdiri  dari  bagian  PSU  dan  Database,  PSU berfungsi  sebagai  sumber  arus  utama  rangkaian  kontrol ESP32  dan  Database  berfungsi  sebagai  sumber  perintah kontrol  dan  pengaturan  terkait  waktu  timer  yang dibutuhkan  sesuai  dengan  pengaturan  perintah  dari aplikasi.
2. Bagian  pemroses  sepenuhnya  menggunakan  ESP32  yang difungsikan  sebagai  Station  Mode  (STA).  STA  berfungsi untuk  menghubungkan  ESP32  ke  sumber  internet  untuk mengakses Database, pada sistem timer ESP32 menggunakan  Handle  Timer  Interrupt  External  dengan kecepatan  8MHz  untuk  mendapatkan  waktu  akurasi  yang tepat.
3. Bagian output terdiri dari LCD dan Relay yang terhubung dengan perangkat lampu UV. Bagian LCD berfungsi untuk menampilkan  data  proses  dari  ESP32  dan  lampu  UV berfungsi sebagai output utama sistem.
Untuk detail skema diagram rangkaian sistem kontrol dapat dilihat pada gambar dibawah.
Untuk  diagram  alir  kerja  sistem  kontrol  dapat  dilihat  pada gambar dibawah.

## III. Hasil dan Pembahasan

## 1.1 Hasil Perancangan Perangkat Keras
Perancangan  perangkat  keras  dilakukan  berdasarkan perancangan  rangkaian  serta  komponen  yang  dirakit  sesuai dengan  tipe  dan  kebutuhan  komponen  yang  diperlukan. Perangkat  keras  meliputi  microcontroler,  Lampu  UV  dan beberapa komponen lainnya. Berikut ini merupakan hasil dari rancangan  alat  perangkat  keras  secara  keseluruhan  sistem lampu uv berbasis IoT yang menggunakan NodeMcu ESP32.
Mulai Inisialisasi Program dan GPIO Perintah dari aplikasi Tersedia Jalankan timer Selesai Database NodeMcu ESP32 LCD Lampu UV PSU

## 1.2 Hasil Implementasi Perangkat Lunak
Implementasi  perangkat  lunak  dimulai  dari  pemograman pada  apliaksi  Arduino  IDE  untuk  konfigurasi  alat  sesuai perancangsn alat. Rangkaian alat yang sudah dirakit kemudian disambungkan  ke  leptop  untuk  melanjutkan  ke  tahap  kepada proses  flashing  mikrokontroler.  adapun  kutipan  program  dari Arduino dapat dilihat pada gambar berikut.
Rangkaian alat yang sudah dirakit kemudian disambungkan ke laptop untuk  melanjutkan  ke tahapan selanjutnya  yaitu proses pemograman  yang  dilakukan  melalui  aplikasi  Arduino  IDE. Proses  pemograman  memerlukan  beberapa library Arduino yang  dimasukan  kedalam  program  untuk  menkonfigurasi komponen  yang  tersambung.  Proses  selanjutnya  adalah meng compiling atau mengupload kode program ke mikrokontroler.  Tahapan  ini  ditemukan  beberapa error kode program  disebabkan  kesalahan  penulisan,  namun  masalah tersebut  dapat  teratasi  sehingga  kode  program  sukses  di upload
Pemograman di lanjutkan pada tahap pemograman aplikasi yang menggunakan java dengan model inventory menggunakan kodular yang  telah  di  compile.  Berikut  adalah interface dari aplikasi android yang telah dibuat.
Pemograman di lanjutkan pada tahap pemograman aplikasi yang menggunakan java dengan model inventory menggunakan kodular yang  telah  di  compile.  Berikut  adalah interface dari aplikasi android yang telah dibuat.

## 4.1.3. Hasil Implementasi Alat;
Berdasarkan  hasil  uji  coba  di  lapangan  menggunakan pengukuran  langsung  di  lapangan  dapat  ditunjukkan  pada tabel.

## Tabel 1. Pengiriman Data
Pada  tahap  uji  coba  pengiriman  data  kecepatan internet,  alat  ukur  kecapatan  internet  menggunakan aplikasi smartphon e  yaitu  apliaksi speed  test dan untuk delay menggunakan stopwatch pada smartphone .  Yang  di  ukur  menggunakan  aplikasi adalah  kecepatan  internet  pada  ruangan  uji  coba, karena kecepatan internet ruangan sangat berpengaruh  pada delay lampu  UVsaat  hidup Selanjutnya  tabel  hasil  pengukuran  kondisi  nyala  lampu ditunjukkan pada tabel.

## Tabel 2. Kondisi Lampu
Berdasarkan  hasil  pengisian  angket  kefektifan yang  diambil  menggunakan  6  responden  yang  terdiri dari  pengguna  sterilisator  UV  yang  ada  di  RSUD Blambangan, dengan 7 butir pertannyaaan dan 4 variasi jawaban  yang  bernilai  yaitu  SE  (sangat  efektif)  bernilai 4,  KE  (kurang  efektif)  bernilai  3,  E  (efektif)  bernilai  2 dan  TE  (kurang  efektif)  bernilai  1.  diperoleh  tingkat keefektifan alat ditunjukkan pada tabel.

## Tabel 3. Tingkat Keefektivan Pengguna
Berdasarkan  uji  kelayakan  oleh  validator  diperoleh  hasil sebesar  92,88  %  dengan  kategori  layak  digunakan  dengan revisi dan saran dari validator. Hasil perhitungan uji kelayakan ditunjukkan pada lampiran.

## A. 4.2. Pembahasan
Alat  sterilisator  UV  berbasis  IoT  menggunakan mikrokontroler  NodeMcu  ESP32  sebagai  pusat  kendali  yang berisi program yang ditulis dan dimasukan ke dalam software arduino  IDE  dan  juga  sebagai  koneksi  ke  sistem  jaringan ruangan  untuk  kontrol  alat  strelisator  UV  berbasis  Iot,  pada rancang  bangun  terdapat  beberapa  komponen  pendukung seperti  LCD  sebagai  penampil  datayang  terbaca  system,  PSU 5V 2A sebagai input dan  AC 220V sebagai input  Lampu  UV dan  Lampu  UV-C  sebagai  output  yang  mengeluarkan  sinar UV.
Pada  tahapan software pemograman  menggunakan arduino IDE untuk konfigurasi sesuai perancangan alat, untuk aplikasi andorid  menggunakan java untuk pembuatan aplikasi yang  terkonfigurasi  dengan  NodeMcu  ESP32.  Rancang bangun alat ini adalah prototipe, untuk box alat sterilisator UV menggunakan  kayu  yang  dan  akrilik  dan  bahan  komponen terdiri  dari  NodeMcu  ESP32,  psu  5V  1A,  Relay  dan  lampu UV-C. Disini menggunakan wifi ruangan sebagai penghubung jaringan  ke NodeMcu ESP32 dan  handphone android sebagai kontrol  alat  strerilisator  UV  ruangan  yang  telah  terinstal aplikasi.  Pada  uji  implentasi  alat  sterilisator  UV  ruangan berbasis IoT mengunakan  kecepatan  internet  ruangan  isolasi sebagai  pengiriman  data  dari  android  ke  NodeMcu  ESP32 sebagai pusat kendali kontrol untuk menghiudpkan lampu UV. Hasil  uji  implementasi  bahwa  kecepatan  internet  sangat berpengaruh  pada  delay  untuk  lampu  UV  menyala.  Akan tetapi  nilai  delay  pada  penelitian  ini  dapat  bervariasi,  ini disebabkan  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  pengguna jaringan  pada  rutter  ruangan,  faktor  jaringan  hardware  atau smartphone,  faktor  kecepatan  akses  jaringan  protokol,  dan faktor kecepatan swaitching pada rangkaian  kontrol  hardware lampu UV.
Pada uji nyala kondisi lampu UV menggunakan timer 60  menit  –  120  menit  menghasilkan  kondisi  lampu  menyala hingga  perintah  perogram  kondisi  lampu  mati  selesai.  Alat sterilisator  UV  sudah  melalui  uji  kelayakan  yang  dilakukan oleh  dua  validator.  Hasil  uji  kelayakan  alat  memiliki  nilai 92,88%  dengan  kategori  alat  layak  digunakan.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketercapaian  aspek  dari  kejelasan informasi  dan  aspek  desain    alat  sterilisator  lampu  UV  dapat tercapai.
Berdasarkan  hasil  uji  efektifitas  alat  yang  dilakukan kepada  6  orang  pengguna    dapat  ditunjukkan  bahwa  masing masing  aspek  ketercapaian  memiliki  nilai  yang  berbeda. Berdasarkan  grafik    dapat  ditunjukkan  bahwa  tingat keefektifan dalam menggunakan navigasi aplikasi, mensetting waktu  pada  aplikasi  ,  penggunaan  navigasi  pada  alat  terbukti sangat  efektif.  Selain  itu  keefektifan  dalam  menghubungkan aplikasi ke ESP32, serta kemudahan dalam memahami bahasa dalam aplikasi.  Berdasarkan 6 responden dapat diperoleh data bahwa, Responden 1 SE 71,4%, E 0%, TE 28,5% dan TE 0%, Responden  2  SE  57,14%,  KE  14,28%,  E  28,5%  dan  TE  0%, Responden  3  SE  14,28%,  KE  0%,  E  85,71%,  TE  0%, Responden 4 SE 100%, KE 0%, E 0% dan TE 0%, Responden 5  SE  0%,  KE  28,5%  ,E  71,4%,  TE  0%  dan  Responden  6  SE 85,71%, KE 14,28%, E 0% ,TE 0%. Berdasarkan 6 responden diperoleh  prosentase  yang  bervariasi,  pada  penelitian  ini prosentase terbesar pada kategori sangat efektif yang diwakili oleh 5 orang responden dari 6 orang responden.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Rancang  bangun  alat  kontrol  sterilisator  UV  ruangan berbasis IoT menggunakan  NodeMcu  ESP32  sebagai pusat  kendali  kontrol  lampu  UV,  menggunakan  rutter ruangan  sebagai  acces  point  yang  tersambung  ke NodeMcu  ESP32.  Menggunakan  pemorgraman  java untuk  pembuatan  aplikasi  Alat  Sterilisator  UV  Ruangan Berbasis Iot pada android sebagai kendali pengguna.
2. Pada  tahap  uji  coba  pengambilan  data  menngunakan pernggriman  data  acces  point  ruangan  pada  NodeMcu ESP32  terhadap  delay  lampu  UV,  pada  pengukuran pengiriman  data  paling  cepat  yaitu  8,14  Mbps  memiliki delay  waktu  adalah  3,1  s,  Pada  pengukuran  pengirman data paling lambat yaitu 1,78 Mbps memiliki delay 15,5 s.  Maka    hasil  dari  tahap  uji  coba  adalah  kecepatan pengriman  data  sangat  berpengaruh  pada  delay  lampu UV saat hidup. dan hasil uji kelayakan alat memiliki nilai 92,88% dengan kategori alat layak di gunakan pada hasil
uji  efektifitas  alat  berdasarkan  6  responden  di  peroleh prosentase yang bervariasi, pada penilitian ini prosentase terbesar pada kategori sangat efektif yang diwakili oleh 5 orang responden dari 6 orang responden.

## SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Perlu di perbaiki lagi dalam tampilan  LCD  yang  mungkin lebih besar dan lebih baik
2. Untuk  desain  mungkin  lebih  di  tingkatkan  agar  terlihat futuristik dan lebih compact agar dapat mempermudah dan tahan terhadap benturan.

## IV. Daftar Pustaka
[1].  Pelafu,  F.,  Najoan,  M.,  &  Elly,  F.  H.  (2018).  Potensi pengembangan peternakan ayam ras petelur di Kabupaten  Halmahera  Barat.  Jurnal  Zootek,  38(1),  209- 219.
[2].  Simanjuntak,  M.  C.  (2018,  Agustus).  Analisis  usaha ternak ayam broiler di peternakan ayam selama satu kali masa produksi. Jurnal Fapertanak, 3(1), 60-81.
[3s]. Nuryati,  L.,  Noviati,  Waryanto,  B.,  &  Widaningsih,  R. (2015).  Outlook  Komoditas  Pertanian  Sub  Sektro Peternakan  Daging  Ayam.  Tangerang:  Pusat  Data  dan Sistem Informasi Pertanian.
[4]  Pratiwi, S., & Husni, P. (2017). Artikel Tinjauan Potensi Penggunaan  Fitokonstituen  Tanaman  Indonesia  Sebagai Bahan Aktif Tabir Surya. Farmaka, 15 (4), 18-27.
[5].  Kurniawan,  A.  F.,  Ma'rufi,  I.,  &  Sujoso,  A.  D.  (2013). Gejala  Fotokeratitis  Akut  Akibat  Radiasi  Sinar Ultraviolet (Uv). Jurnal IKESMA, 13 (1), 22-31 .
.