## SISTEM MONITORING PH AIR PADA AQUAPONIK MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER ARDUINO UNO
Yuri Rahmanto *,1) , Arinda Rifaini 2) , S. Samsugi 3) , Sampurna Dadi Riskiono 4)
1,2) Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,Universitas Teknokrat Indonesia Jl. ZA. Pagar Alam No.9 -11, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia 35132
3,4) Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,Universitas Teknokrat Indonesia Jl. ZA. Pagar Alam No.9 -11, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Indonesia 35132
Email: 1 yurirahmanto@teknokrat.ac.id

## Abstract
The  number  of  modern  agriculture  (Aquaponics)  is carried out by farmers from the upper middle class and from the lower classes who have limited land, besides not consuming a lot of space and time wasted, this method can also produce maximum yields, by providing proper care. by monitoring the pH of water it is very important to know whether the quality is good or bad. Clean water with poor quality can have a bad impact on the health of plants  and  fish,  namely  the  emergency  of  various diseases.  Changes  in  the  pH  of  water  can  also  cause changes in smell, taste and color in water. This research aims to design and implement a series that functions to monitor  pH  levels  in  water  by  utilizing  current technological  developments.  with  the  Arduino  Uno sensor and microcontroller type can make it easier to use automatic monitoring tools. Microcontroller Measurement of the pH of water can be done using a pH meter  manually,  then  made  monitoring  system  to facilitate  pH  control  so  that  the  process  of  plant maintenance becomes better and easier.
Keywords:  microcontroller,  monitoring,  Temperature sensor, mustard, pH sensor

## Abstrak
Banyaknya  pertanian  modern  (Aquaponik)  yang dilakukan  oleh  petani  dari  kalangan  masyarakat menengah  atas  maupun  dari  masyarakat  kalangan bawah  yang  memiliki  lahan  terbatas,  selain  tidak memakan banyak tempat dan waktu yang terbuang, cara ini  juga  dapat  menghasilkan  panen  yang  maksimal, dengan  memberikan  perawatan  yang  tepat.  dengan memonitoring  pH  air  sangat  penting  dilakukan  untuk mengetahui  baik  buruknya  kualitas  air.  Air  bersih dengan  kualitas  yang  buruk  dapat  mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan tanaman dan ikan yaitu  timbulnya  berbagai  penyakit.  Perubahan  pH  air juga  dapat  menyebabkan  berubahnya  bau,  rasa  dan warna pada air. penelitian ini bertujuan merancang dan meng-implementasikan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk memonitor tingkat kadar pH pada Air dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  saat ini.  dengan  adanya  sensor  dan  mikrokontroler  jenis Arduino Uno dapat mempermudah dalam membuat alat
Monitoring  otomatis.  Mikrokontroler  Pengukuran  pH air  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  pH  meter dengan cara manual, maka dibuatlah sistem monitoring untuk  memudahkan  control  pH  air  sehingga  proses perawatan tanaman menjadi lebih baik dan mudah.
Kata  Kunci : mikrokontroler,  monitoring,    sensor  suhu, sawi, sensor pH

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  populasi  manusia  di  perkotaan semakin  pesat  sehingga  berdampak  pada  lahan pemukiman yang semakin sempit. hal ini juga berdampak pada  suhu  udara  yang  semakin  tinggi  karena  tumbuhan sebagai  penghasil  oksigen  jarang  dijumpai.  Sebagian besar  dari  masyarakat  Indonesia  berasumsi  bahwa  lahan yang  sempit  tidak  akan  dapat  dimanfaat,  khususnya sebagai lahan pertanian [1].
Dengan  adanya  beraneka  ragam  metode  pertanian yang  dikembangkan  salah  satunya adalah metode cocok tanam  dengan  sistem  Aquaponik  lahan  yang  sempit tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sistem ini merupakan  kombinasi  antara  akuakultur  dengan hidroponik yang menghasilkan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Akuakultur merupakan budidaya ikan,  sedangkan  hidroponik  adalah  budidaya  tanaman tanpa  tanah  yang  berarti  budidaya  tanaman  yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media  tanam  atau  soilles.  Aquaponik  memanfaatkan secara  terus  menerus  air  dari  pemeliharaan  ikan  ke tanaman  dan  selanjutnya  dikembalikan  lagi    ke  kolam ikan. Inti dasar dari sistem ini adalah penyediaan air yang optimum  untuk  masing-masing  komoditas  dengan memanfaatkan  sistem  re-sirkulasi  sehingga  dapat mempermudah pekerjaan manusia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi [2][3].
Secara  umum,  Aquaponik  menggunakan  sistem resirkulasi, artinya memanfaatkan kembali air yang telah digunakan dalam budidaya ikan dengan filter biologi dan fisika berupa  tanaman  dan  medianya.  Resirkulasi yang digunakan  berisi  kompartemen  pemeliharaan  dan kompartemen  pengolahan  air.  Penggunaan  bahan-bahan filter,  misalnya  batu  zeolit,  clay,  hidroton,  kerikil  atau pasir sebagai substrat bakteri yang mampu mengatasi dan mengatur  kelebihan  senyawa  -  senyawa  nitrogen berbahaya  untuk  ikan  pada  sistem  Aquaponik.  Dengan
demikian,  tanaman  berfungsi  sebagai  biofilter  untuk menyerap amonia, nitrat, nitrit, dan fosfor yang berbahaya untuk ikan, jadi air yang bersih kemudian dapat dialirkan kembali  ke  bak  ikan.  Biasanya,  sistem  pengolahan  air tersusun  atas  kompartemen,    dekantasi,  kompartemen filtrasi,    kompartemen    oksigenasi    dan    kompartemen strerilisasi [4].
Monitoring  pH  air  sangat  penting  dilakukan  untuk mengetahui  baik  buruknya  kualitas  air.  Penyediaan  air bersih dengan kualitas yang buruk dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi kesehatan tanaman dan ikan yaitu timbulnya berbagai penyakit. Perubahan pH air juga dapat menyebabkan berubahnya bau, rasa dan warna pada air. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES)  nomor  416  tahun  1990  tentang  syarat- syarat dan pengawasan kualitas air bahwa standar kualitas air bersih yang baik yaitu memiliki kadar pH 6,5 sampai 9,0  [5].    Pengukuran  pH  air  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  pH  meter,  cara  ini  hanya  bisa  dilakukan secara manual  maka dibuatlah “SISTEM MONITORING pH AIR BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO UNO  R3”  untuk  memudahkan  control  pH  air  sehingga proses perawatan tanaman dan kolam menjadi lebih baik dan mudah.

## 2. Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  dilakukan  secara  terstruktur dengan melakukan Analisa permasalahan terlebih dahulu, Studi  Literatur,  Mengalisa  kebutuhan,  Melakukan perancangan  sistem,  Implementasi  serta  Uji  coba  dan indentifikasi  kesalahan.  Analisa  permasalahan  yaitu dengan  memahami  beberapa elemen dalam  berbagai situasi dalam permasalahan yang ada kemudian mencari solusi peyelesaiannya [6][7].
Analisa Kebutuhan yaitu menganalisa alat dan bahan yang  dibutuhkan  dalam  peyelesaian  masalah,  termasuk kebutuhan  alat  dan  bahan,  Dalam  pembuatan  alat  tugas akhir  ini  memerlukan  beberapa  komponen  dan  bahan. Komponen dari bahan yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah :
1. Komputer/Laptop Digunakan  untuk  membuat  sebuah  program, compiler program, dan mengupload program ke dalam Mikrokontroller.
2. Solder Digunakan  untuk  menyolder  Terminal  (kaki) komponen elektronika sehingga menyatu dengan Papan  Rangkaian  (PCB)  dengan  menggunakan timah  yang  dipanaskan  atau  sering  disebut dengan Proses Menyolder (Soldering Process).
3. Mesin bor Digunakan  untuk  membuat  lubang-lubang  pada pipa
4. Lem kaca
Digunakan untuk mengelem kaca aquarium
5. Gergaji besi Digunakan untuk memotong pipa
Bahan-bahan  yang  dibutuhkan  dalam  pembuatan alat.
1. Arduino UNO R3
2. Sensor Suhu DS18b20
3. Adaptor 12v
4. Lcd 16x2
5. Pompa air aquarium
6. Pipa paralon
7. Lemkaca
8. Netpot
9. Rockwool
10. Pipa L
11. Aquarium
12. Selang Aquarium
13. Hidroton
14. kabel jumper
15. akrilik
16. Solder
17. Lem pipa
18. Stayrofoam
19. PH meter
Perancangan Sistem yaitu suatu metode awal dalam pembuatan sebuah alat yang sangat penting karena tanpa sebuah perancangan alat yang dibuat tidak dapat berjalan dengan  maksimal.  untuk  memperoleh  hasil  yang maksimal  diperlukan  rancangan  yang  baik  dengan memperhatikan  sifat  dan  karakteristik  dari  tiap-tiap komponent  yang  digunakan,  agar  kerusakan  komponen dapat  dihindari.  dalam  tahap  perancangan  terdiri  dari beberapa  tahapan  yaitu  perancangan  blok  diagram, diagram alir atau flow chart, alat dan bahan, hingga pada perancangan keseluruhan alat.
Perancangan memerlukan suatu ketelitian, keuletan dan ketepatan karena perancangan awal akan menentukan akhir  dari  suatu  perancangan  dalam  proses  pembuatan alat.  Jika  perancangan  awal  salah  maka  hasil  akhirnya akan salah. Proses perancangan sangat diperlukan dalam proses  pembuatan  alat,  khususnya  perancangan  alat elektronika. Tujuan proses perancangan alat adalah Agar alat yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diharapkan, untuk  memilih  komponen-komponen  yang  paling  tepat, ntuk menentukan kesalahan-kesalahan atau kendala eror yang terjadi, Meminimalis biaya namun dengan alat yang hasilnya memuaskan.
a. Diagram Blok
Pada gambar diagram blok di bawah ini menjelaskan tentang cara kerja alat secara keseluruhan mulai dari input, proses,  hingga  output.  Dalam  diagram  blok  ini  hanya terdapat hubungan jalur antara blok-blok saja, tetapi tiap masing-masing  blok  terdapat  komponen  utama  dan komponen pendukung. Pada gambar di bawah ini adalah gambar diagram blok dari  mikrokontroller alat ini.
Gambar 1. Diagram Blok Cara Kerja Alat
Dari  blok  diagram  di  atas  dapat  dijelaskan  fungsi masing-masing blok [8] sebagai berikut :
1. Adaptor  12v  untuk  memberikan  tegangan  pada arduino dan komponen lain nya yang terhubung
2. Mikrokontroller  Arduino  Uno  R3  digunakan untuk  mengontrol  semua  komponen  baik  itu komponen input dan komponen output [9].
3. Lcd  16x2  Karakter  digunakan  sebagai  untuk monitor  aktivitas  apa  yang  sedang  dilakuakan oleh sistem.
4. Sensor  Suhu  air  digunakan  untuk  mengetahui nilai Suhu air.
5. Sensor  pH  air  digunakan  untuk  mengetahui tingkat keasaman pada air.
b. Diagram Alir Diagram alir adalah sebuah jenis diagram, Flowchart atau  diagram  alir  adalah  sebuah  jenis  diagram  yang mewakili  algoritme,  alir  kerja  atau  proses,  yang menampilkan  langkah-langkah  dalam  bentuk  simbol- simbol  grafis  [10][11],  Pada  diagram  alir  di  bawah  ini menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dan proses alat bekerja:
Penjelasan tentang Flowchart Sensor pH air :
1. Pada  awal  sistem  mulai  akan  mempersiapkan semua  komponen  sistem  seperti  Sensor  pH  air, LCD,  Dan  komponen  pendukung  lainnya  yang terhubung dalam satu kesatuan komponen.
2. Inputan berasal dari komponen Sensor pH air.
3. Selanjutnya Sensor pH air mengirim data berupa nilai pH air dan ke Arduino untuk di tampilkan di LCD.
Penjelasan tentang Flowchart Sensor Suhu :
1. Pada  awal  sistem  mulai  akan  mempersiapkan semua komponen sistem seperti Sensor Suhu air, LCD,  Dan  komponen  pendukung  lainnya  yang terhubung dalam satu kesatuan komponen.
2. Inputan berasal dari komponen Sensor Suhu air.
3. Selanjutnya  Sensor  Suhu  air  mengirim  data berupa  nilai  pH  air  dan  ke  Arduino  untuk  di tampilkan di LCD.
Gambar 2. Diagram Alir/Flowchart Sensor pH meter dan Sensor Suhu Air
c. Perancangan rangkaian keseluruhan
Perancangan rangkaian keseluruhan alat terdiri dari empat  elemen  penting  yang  saling  terintegrasi.  Elemen- elemen penting tersebut yaitu rangkaian input, rangkaian pengendali, rangkaian output dan juga software program yang  saling  terintegrasikan.Rangkaian  yang  terdiri  dari komponen-komponen elektronika baik berupa input atau output  yang  dibutuhkan  oleh mikrokontroller  agar  dapat berfungsi dengan baik. Rangkaian keseluruhan alat dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3. Perancangan Keseluruhan Alat
Perancangan  Sensor  Suhu  DS18b20,  Sensor  Suhu DS18B20  adalah  sensor  Suhu  yang  menggunakan interface  one  wire,  sehingga  hanya  menggunakan  kabel yang sedikit dalam instalasi nya. Unik nya sensor ini bisa di  jadikan  paralel  dengan  satu  input. Arti  nya  kita  bisa menggunakan  sensor  DS18B20  lebih  dari  satu  namun output  sensor  nya  hanya  di  hubungkan  ke  satu  PIN Arduino.  Alasan  ini  membuat  sensor  ini  banyak  di gunakan,  apalagi  sensor  ini  memiliki  tipe  waterprof,
sehingga  sensor ini bisa  kita  buat  sebagai  alat  ukur  dan kontrol  pemanas  air.  Sedangkan  Fungsi  dari  resistor  ini adalah  sebagai  „pullup‟  dari  jalur  data  dan  diperlukan untuk  membantu  memastikan  proses  transfer  data  tetap berjalan stabil dan baik.
Gambar 4. Perancangan Sensor Suhu DS18b20 dan Resistor
Perancangan PH meter, PH meter adalah sebuah alat elektronik  yang  berfungsi  untuk  mengukur  pH  (derajat keasaman  atau  kebasaan)  suatu  cairan  (ada  elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi  padat)  [12].  Sebuah  pH  meter  terdiri  dari  sebuah elektroda (probe pengukur) yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. alat ini  sangat  berguna  untuk  mengukur  kejernihan  air  pada akuarium.
Gambar 5. Skematik Perancangan pH meter
Perancangan  LCD,  Modul  Liquid  Crystal  Display (LCD) ini merupakan   modul   display yang   serbaguna, karena   dapat   digunakan   untuk menampilkan berbagai tampilan  baik  berupa  huruf,  angka  dan  karakter  lainnya serta dapat menampilkan berbagai macam tulisan maupun pesan-pesan pendek lainnya. Di perancangan alat ini, LCD digunakan untuk menampilkan waktu kapan pompa OFF dan kapan pompa OFF secara real time.
Gambar 6. Skematik Perancangan LCD
d. Perancangan sistem
Perancangan  sistem  pada  software Arduino  sangat lah penting sebab dari sinilah program dibuat dan diupload mengunakansoftware  Arduino,  hal  ini  bertujuan  untuk menyisipkan kode program kedalam Arduino
Gambar 7. Inisisalisasi Jenis Arduino Pada IDE

## Arduino
Langkah  ini  bertujuan  untuk  memilih  jenis  dari mikrokontroller  Arduino  yang  akan  digunakan  untuk membuat sistem. Pada perancangan alat ini menggunkan Arduino  Uno  R3.  Selain  langkah  di  atas  kita  juga  perlu menginisialkan Port Serial tujuannya agar Arduino dapat terhubung  ke  komputer  biasanya  mengunakan  sebuah kabel  USB  agar  Arduino  dapat  terhubung  dengan komputer [13][14]. Berikut ini adalah contoh penginisialan Port Arduino pada Softaware IDE Arduino.
e. Penulisan Kode Program
Penulisan kode program dilakukan untuk memberikan  instruksi-instruksi    mengunkan  bahasa pemrograman C yang bertujuan untuk menjalankan sistem agar  dapat  berkerja  sesuai  kode  program  yang  telah diisikan  kedalam  sebuah Arduino ,  tanpa  kode  program sistem  tidak  dapat  berkerja  sebab  kode  program  adalah bagian  yang  paling  utama  dalam  kita  membuat  sebuah alat. Berikut ini adalah tampilan layer untuk mengisikan kode program pada Software.
Gambar 9 Layer Penulisan Sketch Program
Implementasi  Sistem  Melakukan  implementsi  dan pembanguan sistem sebagai penyelesaian masalah, Tujuan pengujian  Mikrokontroler  pada  alat  ini  yaitu  untuk menentukan apakah alat yang telah dibuat telah berfungsi dengan  baik  dan  sudah  sesuai  dengan perancangan atau belum.  Pengujian pada alat ini  meiputi  pengujian  setiap blok  maupun  pengujian  secara  keseluruhan.  Pengujian setiap  blok  ini  dilakukan  untuk  menentukan  letak kesalahan dan mempermudah dalam analisa mikrokontroler bila alat tidak bekerja sesuai rancangan.
1. Pengujian Komponen
Dalam  pengujian  komponen  akan  dibahas tentang pengujian berdasarkan perencanaan dari mikrokontroler  yang  dibuat  dan  pengujian  yang dilakukan  sesuai  dengan  perencanaan  yang dibahas. Mula-mula pengujian dilakukan dengan terpisah,  mulai  dari  komponen-komponen  yang digunakan  dalam  perancangan  alat  ini  sehingga mendapatkan  hasil  yang  diinginkan.  Setelah  itu pengujian  dilanjutkan  dengan  pengujian  dari keseluruhan rangkaian komponen
mikrokontroler  yang  telah  terpasang.  Pengujian yang akan dilakukan adalah Pengujian sesnor pH air,Pengujian  sensor  suhu  DS18b20,  Pengujian LCD 16x2
a. Pengujian  Sensor  pH  Air  Pengujian  sensor pH air ini merupakan proses perhitungan pH air  yang  hanya  mengandalkan  sensor  ini. Sensor  pH  air  menggunakan  sinyal  analog sebagai  transimisinya.  Rentang  dari  sinyal analog ini terdiri dari 10 bit dengan rentang 0-1023.  Perlu  diketahui  bahwa  nilai  yang dikeluarkan  oleh  sensor  merupakan  nilai ADC  (Analog  to  Digital  Converter)  yang akan  diproses  lebih  lanjut.  Pengujian  ini
dilakukan  untuk  membuktikan  apakah sensor dapat bekerja dengan baik atau tidak.
b. Pengujian  sensor  suhu  air  ini  merupakan proses  perhitungan  sensor  suhu  air  yang hanya  mengandalkan  sensor  ini.  Pengujian ini  dilakukan  untuk  membuktikan  apakah sensor dapat bekerja dengan baik atau tidak. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sampel air yang ada di media aquarium.
c. Pengujian LCD 16x2 Pada tahap ini adalah pengujian komunikasi mikrokontroler arduino  dengan  LCD  16x2,  pada  alat  ini LCD 16x2 digunakan sebagai monitor untuk mengetahui kondisi kerja sistem
pemantauan lebih mudah.

## 3. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  dari  penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan  melihat  hasil  dari  pembacaan  sensor  pH  air, maka  petani  dapat  menentukan  bahwa  air  tersebut dalam  keadaan  baik  atau  tidak  untuk  tanaman  sawi. Hasil  dari  pembacaan  sensor  pH  air  memiliki  selisih yang  tidak  begitu  jauh  dengan  pH  meter  yaitu  5.5 sampai 6.5.
2. Hasil  pembacaan  sensor  Suhu  air  sudah  bekerja dengan baik dan akan mengirim data ke arduino untuk ditampilkan ke layar LCD.
3. Hasil  tanaman  pada  aquaponik  sangat  bagus,  karena menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang ada pada aquaponik.

## 4. Saran
Adapun  saran-saran  yang  dapat  dipertimbangkan dari  hasil  penelitian  ini  agar  penelitian  ini  dapat dikembangkan lebih lanjut yaitu:
1. Untuk  penggunaan  sensor  pH  air  ini  diharapkan penelitian  selanjutnya  dapat  memilih  sensor  yang memiliki  kualitas  lebih  bagus  lagi,  dikarenakan sensor  yang  saat  ini  digunakan  masih  kurang  baik dan  terkadang masih kurang stabil dalam pembacaan.
2. Diharakan  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat menggunakan sensor - sensor lainnya, seperti sensor kejernihan air dan sensor lainnya.

## Daftar Pustaka
[1] Tn  Huda,  2017  Latar  Belakang  Aquaponik.  URL  : http://eprints.polsri.ac.id/4661/2/File%202.pdf
[2] A. Nurkholis, A. Riyantomo dan M. Tafrikan, “Sistem pakar  penyakit  lambung  menggunakan  metode forward chaining,” Majalah Ilmiah Momentum , vol. 13, no. 1, 2017.
[3] A.  Nurkholis,  dan  I.  S.  Sitanggang,  "Optimalisasi model  prediksi  kesesuaian  lahan  kelapa  sawit menggunakan  algoritme  pohon  keputusan  spasial,"
Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer , vol. 8, no. 3, pp. 192-200, Jul. 2020.
[4] M  Vahlefi,  2015  Latar  belakang  Aquaponik. URL:http://eprints.polsri.ac.id/2754/2/BAB%20I.pdf
[5] A Hidayat, 2017. Permen Kesehatan, No.
416/Men.Kes/PER/IX/1990  tentang  Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air. URL : https://www.slideshare.net/infosanitasi/per-menkes- 416-90syaratsyarat-dan-pengawasan-kualitas-air.
[6] D.  Alita,  S.  Priyanta  dan  N  Rokhmn.,  “Analysis Emoticon and Sarcasm Effect on Sentiment Analysis of Indonesian Language in Twitter”, JISEBI , 2019.
[7] Alita,  D.,  Fernando,  Y.,    Sulistiani,  H.  (2020). IMPLEMENTASI  ALGORITMA  MULTICLASS SVM  PADA  OPINI  PUBLIK  BERBAHASA INDONESIA DI TWITTER. Jurnal Tekno Kompak, 14(2), 86-91.
[8] S.  Samsugi  dan  A.  Burlian,  "Sistem  penjadwalan pompa  air  otomatis  pada  aquaponik  menggunakan mikrokontrol Arduino UNO R3," Prosiding Semnastek , vol. 1, no. 1, 2019.
[9] I. K. Gunawan, A. Nurkholis dan A. Sucipto, ”Sistem monitoring kelembaban gabah padi berbasis Arduino,” Jurnal  Teknik  dan Sistem  Komputer ,  vol. 1, no. 1, pp. 1-7, 2020.
[10] A.E.  Kumala,  R.I.  Borman  dan  P.  Prasetyawan, “Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Sapi Di
Lokasi  Uji  Performance  (Studi  Kasus:  Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung),” Jurnal  Tekno  Kompak ,  Vol.  12,  No.  1, pp.5-9, 2018.
[11] D.E. Kurniawan, M. Iqbal, J. Friadi, R.I. Borman dan R.  Rinaldi.  “Smart  Monitoring  Temperature  and Humidity of the Room Server Using Raspberry Pi and Whatsapp  Notifications,” In  Journal  of  Physics: Conference Series (Vol. 1351, No. 1, p. 012006) IOP Publishing , 2019.
[12] S.  Samsugi,  Ardiansyah  dan  A.  Suwantoro, “Pemanfaatan  Peltier  dan  Heater  Sebagai  Alat Pengontrol Suhu Air Pada Bak Penetasan Telur Ikan Gurame,” Conference  on  Information  Technology, Information  System  and  Electrical  Engineering ,  pp. 295-299, 2016.
[13] K.  Pindrayana,  R.I.  Borman,  B.  Prasetyo  dan  S. Samsugi,  "Prototipe  Pemandu  Parkir  Mobil  Dengan Output  Suara  Manusia  Mengunakan  Mikrokontroler Arduino Uno," CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro , vol. 2, no. 2, 2018.
[14] S. Samsugi dan D.E. Silaban, “Purwarupa Controlling Box  Pembersih  Wortel  Dengan  Mikrokontroler,” Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri dan Informasi XIII , pp. 1-7, 2018.