Penerapan Test Strip dalam Uji Kontaminan Bakteri Escherichia coli pada Air Bersih
Application of Test Strip to Testing Escherichia coli Bacteria Contaminants in Clean Water
A frilyani Kontryana 1 *, Akira Kikuchi 2
1 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Pembangunan, Non-Fakultas, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono, Malang 65145, Indonesia
2 Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia
*Email korespondensi: afri.apre@gmail.com

## ABSTRAK
Pengujian  kualitas  air  berdasarkan  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  menggunakan  alat-alat khusus  yang  hanya  ada  di  laboratorium  dan  harus  dioperasikan  oleh  seorang  laboran menyebabkan keterbatasan data yang diperlukan karena memerlukan  biaya yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan metode alternatif yang lebih terjangkau dan mudah digunakan dalam uji kualitas  air.  Dengan  menggunakan Test Strip sebagai  alat  untuk  menguji  kontaminasi  bakteri Escherichia coli (E.Coli) dan total coliform pada sampel air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  bagaimana  kemampuan  penggunaan  alat Test  Strip diterapkan  dalam  metode alternatif  untuk  uji  kualitas  air  yang  tidak  berdasarkan  standar  SNI.  Metode  penelitian menggunakan metode deskriptif eksploratif, dimana hasil penelitian berdasarkan pengamatan yang dialami oleh penulis selama menggunakan Test Strip . Hasil menunjukkan bahwa Test Strip merupakan alat yang mudah digunakan, terjangkau dan dapat digunakan sebagai alat edukasi mandiri dalam menghasilkan informasi kualitas air bersih dalam uji mikroba pada sampel air, tetapi  untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat  tidak  dianjurkan  untuk  menggunakan  alat Test Strip . Penggunaan Test Strip lebih  sesuai  digunakan  untuk  kondisi  yang  cepat  atau  mendesak sehingga para pengguna dapat melakukan tindakan preventif awal yang lebih cepat terhadap adanya kontaminan bakteri pada air bersih yang biasa dikonsumsi.
Kata kunci: metode alternatif, mudah digunakan, terjangkau, Test Strip , uji kualitas air

## ABSTRACT
Indonesian  National  Standard  (SNI)  to  testing  water  quality  using  special  equipment  that  is  only available in the laboratory and must be operated by a laboratory assistant can be causing limited result because required high cost. Therefore we need an alternative method that is more affordable and easy to use in testing water quality. Test Strip used as a tool to test for contamination of Escherichia coli (E.Coli) and total coliform in clean water samples. This study aims to determine how the capability of Test Strip as an alternative method that is not based on SNI standards in clean water quality testing. The research used  descriptive  exploratory  as  the  research  method,  where  the  results  of  the  study  are  based  on  the observations experienced by the author along with using the Test Strip. The results show Test Strip is a tool that easy to use, affordable, and can be used as an independent educational tool in producing clean water  quality information.  But, Test Strip is not  recommended to be used to get accurate results. Test Strip is more suitable to obtain water quality information in rapid or urgent conditions so that users can take faster preventive action against the presence of bacterial contaminants in clean water.
Keywords: affordable, alternative, easy to use, Test Strip, water quality testing

## PENDAHULUAN
Urbanisasi  memberikan  dampak  positif  bagi perekonomian  tetapi  dapat  menimbulkan kerusakan  lingkungan,  khususnya  pada kuantitas  dan  kualitas  air  bersih.  Aktivitas manusia  yang  komplek  semakin  menekan sumber-sumber air bersih yang kita konsumsi sehari-hari.  Di  negara-negara  miskin  dan negara  berkembang  ketersediaan  pasokan  air bersih  menjadi  masalah  yang  signifikan dihadapi  oleh  masyarakatnya.  Menurut Lifewater  (2020),  sekitar  748  juta  manusia  di dunia  tidak  mempunyai  akses  dalam mendapatkan  air  bersih,  dimana  jumlah tersebut  dua  kali  lebih  banyak  dari  populasi penduduk  di  negara  Amerika  Serikat. Kontaminasi  mikroba  patogen  pada  air minum  telah  menyebabkan  kematian  anak- anak  yang  berusia  di  bawah  lima  tahun (Gadgil,  1998  dalam  Odonkor  &  Ompofo, 2013). Air minum yang tidak aman membawa mikroba  patogen  ke  dalam  tubuh  dan menyebabkan  penyakit  (OECD,  2003;  WHO, 2017).  Penyakit  yang  ditularkan  melalui  air minum  menjadi  masalah  global  yang dihadapi  dalam  proses  manajemen  air (Motlagh  &  Yang,  2019).  Deteksi  mikroba patogen pada air bersih merupakan salah satu kunci  dalam  proses  manajemen  air  untuk mencegah terjadinya wabah. Kontaminasi feses pada perairan menunjukkan  adanya  kandungan  patogen dalam  perairan  tersebut  (OECD,  2003).  Uji bakteri E.Coli merupakan  salah  satu  cara untuk menyatakan ada tidaknya kontaminasi feses  dalam  perairan  (Kikuchi et  al., 2013). Pemantauan E.Coli merupakan  indikator mikrobiologi  bakteri  yang  dapat  digunakan untuk  membuat  keputusan-keputusan  dalam proses  manajemen  air  minum  (Odonkor  & Ompofo,  2013;  Tryland et  al., 2015).  Adanya kandungan E.Coli di  luar  habitat  bakteri tersebut, yaitu di usus besar dan pada hewan berdarah  dingin  menunjukkan  adanya kontaminasi  feses,  dikarenakaan  buruknya proses  dalam  manajemen  air  dan  makanan (Odonkor & Ompofo, 2013). EPA (2012) telah merekomendasikan  bahwa  bakteri E.Coli merupakan  indikator  terbaik  yang  dapat menunjukkan kontaminasi feses di dalam air. Berdasarkan  uji  SNI, E.Coli dalam  air dapat  dilakukan  menggunakan  dua  teknik yang  yaitu Most Probable Numb er  (MPN)  dan
filter membran. Kedua jenis teknik tersebut membutuhkan  peralatan-peralatan  akurat dan tempat yang
higienis yaitu laboratorium  untuk  dilakukan  proses  uji. Pengujian  mikrobiologi  pada  laboratorium memerlukan  biaya  yang  cukup  tinggi sehingga  tidak  jarang  uji  kualitas  air  tidak dilakukan  oleh  konsumen  atau  distributor air minum. Graveline (2010) dalam Kikuchi et  al (2013)  merekomendasikan  metode pemantauan  yang  lebih  fleksibel  dalam proses  membuat  informasi  kualitas  air. Penggunaan  metode  alternatif  dalam menguji kualitas air menggunakan alat Test Strip yang  dioperasikan  oleh  masyarakat sebagai  pengguna  (Kikuchi et  al.,  2015 ). Selain itu
penelitian menggunakan mahasiswa  sebagai  pengganti  laboran dalam  uji E.Coli di  Desa  Gampingan,
Kabupaten Pagak, Jawa timur
menunjukkan  bahwa  alat  ini  berpotensi untuk  digunakan  dalam  uji  kualitas  air (Kikuchi et  al. ,  2013).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana kemampuan  penggunaan  alat Test  Strip diterapkan  dalam  metode  alternatif  untuk uji kualitas air yang tidak berdasarkan SNI. Selain itu penelitian ini akan membandingkan  nilai E.Coli dan Total coliform hasil  uji Test  Strip dengan  standar baku mutu air menurut beberapa peraturan di Indonesia.

## BAHAN DAN METODE

## Wilayah Studi Penelitian
Sampel  air  bersih  dikumpulkan  pada beberapa wilayah yang ada di Kota Malang dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda.  Untuk  sampel  air  dilakukan pada  beberapa  lokasi  diantaranya  yaitu pada  instalasi  Zona  Air  Minum  Prima (ZAMP) dilakukan pada beberapa taman di Kota  Malang;  sampel  yang  berasal  dari kran  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  dilakukan  pada  kran  yang diinstalasi di pemukiman padat; pengambilan  sampel  air  rumah  tangga; mata  air  di  pinggir  sungai  dan  air  sumur yang  berasal  dari  RT  2  RW  4  Kelurahan Tlogomas  yang  merupakan  pemukiman padat    penduduk  di  pinggiran  Kota Malang.      Jenis  penelitian  menggunakan penelitian  eksploratif  dimana  akan  dikaji
penerapan alat Test Strip dalam menghasilkan informasi kualitas air.

## Penentuan Pengambilan Sampel Air
Pada  penelitian  ini  air  bersih  yang dikonsumsi  sehari-hari  dijadikan  sampel untuk  uji  kontaminan  feses.  Air  bersih didefinisikan oleh
Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 yaitu air yang digunakan  pada  kehidupan  sehari-hari  dan dapat  diminum  setelah  dimasak.  Sampel  air diambil dari beberapa tempat di Kota Malang menggunakan teknik random  sampling. Sebanyak  tiga  puluh  lima  sampel  air  yang dikumpulkan.  Air  sampel  dikelompokkan menjadi 7 macam sampel yaitu:
1. Air  bersih  dari  sumur  gali  sebanyak  4 sampel
2. Air  bersih  dari  sumur  bor  sebanyak  3 sampel
3. Air  bersih  dari  kran  PDAM  sebanyak  6 sampel
4. Mata  air  di  pinggir  sungai  sebanyak  6 sampel
5. Air  bersih  di  rumah  tangga  sebanyak  10 sampel
6. Air  yang  telah  dimasak    sebanyak  1 sampel
7. Air  siap  minum  dari  instalansi  Zona  Air Minum Prima (ZAMP) sebanyak 5
8. Sampel

## Test Strip
Test  Strip merupakan  sebuah  alat  uji  yang memanfaatkan sifat enzim  dalam mendeteksi adanya  kontaminasi  mikroba.  Diproduksi oleh perusahaan Sun Chemical di  Jepang. Test Strip dapat  menguji  adanya  2  jenis  mikroba dalam  satu  kali  tahap  uji  yaitu  bakteri E.Coli dan  bakteri total coliform .  Bakteri total coliform merupakan  jenis gram-negative  bacillus yang akan  menghasilkan B-galactosidase  (B-GAL), sedangkan E.Coli akan menghasilkan enzim B- gluconidase (B-GLU) dalam waktu 24 jam pada suhu 44.5˚C. Test  Strip adalah  sebuah  alat  yang mengandung    bahan  kimia 5-bromo 4 chloro 3 indolyl  B-D  galacto  pyranoside  (X-Gal) dan 4- Methylumbelliferyl-B-D(-)-glucuronide  (M-glu). Jika  terdeteksi  bakteri total  coliform pada sampel  uji,  maka X-Gal akan  terpecah  oleh enzim B-GAL dan  akan  menghasilkan  warna biru  di  atas  kertas Test  Strip (Stevens et  al., 2001  dalam  Kikuchi et  al., 2013),  sedangkan
jika terdeteksi E.Coli maka bahan kimia M- glu akan  dipecah  oleh  enzim (B-GLU) dan menghasilkan bright  fluorescence di  atas kertas  paper Test  Strip (Huang et  al., 1997 dalam Kikuchi et al., 2013).
Tahap Penggunaan Test Strip Test  Strip merupakan  kertas  yang mengandung X-Gal dan M-glu yang bertugas untuk mendeteksi adanya kandungan E.Coli dan Total  coliform ketika sampel ar
diuji. Tahapan dalam penggunaan Test Strip yaitu:
1. Sebelum mengambil sampel, tangan dan alat  pengambil  sampel  (pipet  tabung) disterilisasikan dengan alkohol
2. Memberi  nama  sampel  di  atas  penutup atau plastik
3. Mengeluarkan  alat  dari  plastik  dengan cara  mendorongnya  dari  luar  penutup dan  memegang  alat  pada  ujung  alat dimana  merupakan  bagian  kertas  yang tidak mengandung bahan kimia
4. Mengambil  sampel  air  sebanyak  10  ml menggunakan pipet tabung
5. Menuangkan  sampel  dari  pipet  ke  atas alat  dengan  kondisi  tangan  yang  lain memegang ujung kertas
6. Memasukkan kembali alat ke plastik
7. Mengeluarkan udara dari plastik dan menutup plastik
8. Sampel  air  diinkubasi  dalam  inkubator sederhana  selama  24  jam  pada  suhu 36˚C
9. Menghitung  koloni  bakteri E.Coli di bawah lampu UV
10. Menghitung koloni bakteri Total coliform tanpa menggunakan lampu UV
11. Mendokumentasikan  keadaan  kertas Test Strip setelah diinkubasi
(a) (b) Gambar  1.  (a)  Terdeteksinya  bakteri Total coliform pada Test Strip ; (kanan) terdeteksinya  bakteri E.Coli pada Test Strip yang disinari oleh lampu UV 360 nm
Analisis Data
Penggunaan alat Test Strip selama kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh penulis seperti pengambilan  sampel  sampai  pada  tahap analisis  akan  dijadikan  dasar  dalam mengukur  kemampuan Test  Strip sebagai metode  non  standar  untuk  menghasilkan informasi  kualitas  air.  Selain  itu  akan ditambahkan review menggunakan  metode lain berbasis SNI dalam menguji E.Coli untuk menilai  kekurangan  dan  kelebihan  dari Test Strip .  Hasil  uji E.Coli pada  sampel  air  bersih akan  dibandingkan  dengan  beberapa  baku mutu  air  bersih  di  Indonesia  sehingga  status dari  sampel  air  bersih  di  penelitian  dapat dijadikan bahan informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kualitas Air
Tiap  kelompok  sampel  air  dibandingkan dengan  standar  baku  mutu  air  di  Indonesia. Hasil  uji  air  bersih  yang  berasal  dari  sumur gali  akan  dibandingkan  dengan  Baku  Mutu Air    Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 82/2001  kelas  I  untuk  air  baku  dan  Baku Mutu  Air  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor 32/2017 untuk air sanitasi. Sampel air dari  kran  PDAM  akan  dibandingkan  dengan Baku  Mutu  Air  menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 492/2010 untuk air minum. Sedangkan  untuk  sampel  air  dari  mata  air dan  air  bersih  di  rumah  tangga  akan dibandingkan dengan baku mutu air menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32/2017. Tabel 1 menunjukkan nilai baku mutu air tiap regulasi  pada  parameter E.Coli dan total coliform.
Satuan  analisis  untuk  hasil  perhitungan E.Coli dan total  coliform adalah  CFU  per  ml, dimana  CFU  merupakan  singkatan  dari Coliform Forming Unit. Dikarenakan hasil dari uji Test  Strip akan  dibandingkan  dengan beberapa  standar  baku  mutu  air  maka  nilai dari  uji Test  Strip akan  dikonversi  menjadi satuan  CFU  per  100  ml.  Hasil  dari  uji Test Strip ditunjukkan  pada  Gambar  3  sampai Gambar 5.
Tabel  1.  Batas  standar  untuk  parameter bakteri E.Coli dan total coliform di tiap baku mutu air
Baku Mutu Air Parameter E.Coli total coliform cfu per 100 ml cfu per 100 ml PP No.82/2001 kelas I untuk air baku 100 1000 Peraturan Menteri Kesehatan  No.32/2017 untuk air sanitasi 0 50 Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/2010  untuk  air minum 0 0 Keterangan : cfu = dolony forming unit Hasil  menunjukkan  bahwa  28  dari  35 sampel air
yang diuji
adalah terkontaminasi  bakteri E.Coli dan total coliform .  Untuk  air  bersih  yang  bersumber dari  mata  air  di  pinggir  sungai menunjukkan  bahwa  5  dari  6  sampel terkontaminasi  dan  melebihi  batas  standar baku  mutu  air  menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  32/2017.  Sampel  air tersebut  merupakan  sampel  dari  air  yang digunakan oleh warga sekitar sungai untuk keperluan mandi dan mencuci.
Masyarakat  pada  area  pengambilan sampel  lebih  dominan  menggunakan  air bersih  yang  bersumber  dari  sumur.  Hasil menunjukkan  bahwa  6  sampel  dari  7 sampel  telah  terkontaminansi  oleh  bakteri E.Coli dan total  coliform. Status  sampel  air tersebut  jika  dibandingkan  dengan  baku mutu  air  menurut  PP  Nomor  82/2001 untuk  air  kelas  I,  maka  hanya  sampel  air pada site 7  dan  8  yang  melebihi  standar dimana  jika  digunakan  sebagai  air  baku maka  sampel  air site 7  dan  8  tidak  layak dikonsumsi. Untuk site 6, 7, 8, 9, 10, and 12 adalah  melebihi  standar  baku  mutu menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Nomor  32/2017.  Menurut  peruntukannya air sumur merupakan air tanah yang dapat dijadikan  sebagai  air  baku  air  minum  dan juga  dapat  digunakan  sebagai  air  untuk kegiatan    sanitasi  seperti  memasak, mencuci, mandi, dan menyikat gigi.
Terdapat  fakta  menarik  dari  hasil  uji  air bersih  yang  bersumber  dari  sumur.  Hasil pada site 6, 7, 8, dan 9 merupakan sampel air bersih dari sumur tipe gali, sedangkan site 10, 11  dan  12  merupakan  sampel  air  bersih  dari sumur  bor.  Gambar  3  menunjukkan  grafik dimana nilai E.Coli pada site sampel air bersih yang bersumber dari sumur gali lebih banyak daripada  sampel  air  bersih  dari  sumur  bor. Pada  penelitian  di  Desa  Patumbak  yang dilakukan oleh Putra (2010), dimana terdapat kontamian  bakteri total  coliform pada  sumur gali    di  rumah  masyarakat.  Bangunan  sumur gali  tersebut  diindikasikan  tidak  memiliki kualifikasi  desain  bangunan  yang  aman untuk  terhindar  dari  kebocoran  karena menggunakan open  dumping  system dan material  penyusun  dinding  tidak water resistant sehingga  besar  kemungkinan  terjadi kontaminasi  feses  dari septic  tank yang berdekatan  dengan  sumur  melewati  celah- celah dinding sumur.
Di  Indonesia  kebutuhan  air  bersih  tidak hanya  berasal  dari  sumur,  namun  juga disediakan  oleh  Perusahaan  Air  Minum Daerah  yang  disingkat  PDAM.  Air  dari PDAM didistribusikan melalui sistem perpipaan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.  Di  negara-negara  maju  Asia seperti  Jepang,  Korea,  dan  Singapura  air bersih  yang  didistribusi  melewati  sistem perpipaan  untuk  masyarakat  dapat  diminum secara  langsung  dari  kran,  akan  tetapi  di Indonesia  hal  tersebut  masih  dianggap  tabu untuk dilakukan karena pihak distributor dan konsumen  ragu  akan  kualitas  air  yang langsung  diminum  tanpa  melalui  proses pemasakan terlebih dahulu. Selama beberapa tahun  terakhir  ini  selain  memasok  air  bersih PDAM  di  Kota  Malang  juga  membangun instalasi  Zona  Air  Minum  Prima  di  beberapa area  taman  di  Kota  Malang.  Pada  penelitian ini  telah  dikumpulkan  sampel  air  dari  kran PDAM  yang  terpasang  di  beberapa  rumah dan  sampel  air  dari  kran  ZAMP  yang terpasang  di  beberapa  taman.  Hasil  uji Test Strip menunjukkan  bahwa  sampel  air  dari kran  PDAM  semuanya  terkontaminasi, sedangkan  kran  dari  instalasi  ZAMP  tidak ada  yang  terkontaminasi.  Pada  Gambar  4  (a) menunjukkan  bahwa  air  yang  berasal  dari
kran  PDAM  tidak  layak  untuk  diminum langsung  karena  sudah  melewati  ambang baku  mutu  air  menurut  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  492/2010.  Distribusi  air bersih melewati
sistem perpipaan mendapatkan treatment pemberian  klorin untuk  memproteksi  air  bersih  dari  zat-zat kontaminan.  Apabila  terjadi  pencemaran oleh  mikroba  pada  air  yang  terdistribusi melalui perpipaan maka ada kemungkinan terjadi  kebocoran  pipa  atau  proses pemberian  klorin  tidak  dilakukan  dengan benar (Rofida, dkk., 2019).
Warna  yang  ditunjukkan  pada  kertas Test  Strip untuk  menandakan  adanya kandungan E.Coli dibagi  menjadi  2  jenis warna  yaitu blue bright  fluorescence dan green bright  fluorescence. E.Coli dengan koloni  yang  hidup  ditunjukkan  dengan warna  kertas blue bright  fluorescence sedangkan  warna green bright  fluorescence menunjukkan bahwa  koloni E.Coli di media  mati.  Pada  Gambar  5  (a),  Gambar  5 (b) dan Gambar 5 (c) diketahui bahwa hasil uji dari kedua jenis E.Coli yaitu E.Coli yang pertumbuhannya  kuat  dan E.Coli yang pertumbuhannya  lemah  pada  sampel  air yang  dikumpulkan  di  bak  mandi    paling tinggi  dibandingkan  hasil  sampel  air lainnya.  Bak  kamar  mandi  merupakan wadah  atau  kontainer  yang  tidak mempunyai  tutup,  sehingga  kontaminasi feses  dari  kegiatan  manusia  di  kamar mandi  kemungkinan  besar  dapat  terjadi. Untuk  sampel  air  dari  air  yang  telah dimasak  menunjukkan  bahwa  air  baku yang terkontaminasi apabila diberi treatment salah  satunya  dengan  dimasak dapat  mematikan  atau  menghilangkan kontaminan E.Coli sebelum  dikonsumsi, sehingga  air  tersebut  aman  untuk diminum.  Singkatnya  air  bersih  yang  kita gunakan  untuk  berbagai  kegiatan  rentan terkontaminasi  oleh  feses  dapat  terjadi karena  beberapa  faktor,  antara  lain infrastruktur dalam penyediaan sarana dan prasana air bersih, pengolahan yang dipilih serta kebiasaan manusia dalam menggunakan air bersih.
Standar of Total coliform
Standar of E.Coli Standar of E.Coli Standar of Total
coliform
Gambar  2.  Hasil  uji  pada  sampel  air  yang berasal  dari  mata  air  di  pinggir  sungai  dan dibandingkan  dengan  baku  mutu  air sanitasi
Standar of Total coliform Standar of E.Coli
Gambar 3 (a). Hasil uji pada sampel air yang berasal  dari  sumur  dan    dibandingkan dengan baku mutu air baku
Standar of Total coliform Standar of E.Coli
Gambar 3 (b). Hasil uji pada sampel air yang berasal  sumur  dan    dibandingkan  dengan baku mutu air sanitasi
Gambar  4  (a).  Hasil  uji  pada  sampel  air kran  PDAM  dan  dibandingkan  dengan baku mutu air minum
Gambar  4  (b).  Hasil  uji  pada  sampel  air kran  instalansi  ZAMP  dan  dibandingkan dengan baku mutu air minum
Standar of Total coliform Standar of E.Coli Standar of Total coliform Standar of E.Coli
Gambar  5  (a).  Hasil  uji  pada  sampel  air pada rumah tanggabaku mutu air sanitasi
Kemampuan Test Strip dalam Memberikan Informasi Kualitas Air Perubahan  warna  yang  ditunjukkan  oleh permukaan kertas merupakan reaksi kimia pada  alat Test  Strip terhadap  enzim  yang dikeluarkan  oleh  bakteri.  Oleh  karena  itu permukaan  kertas  sangat  sensitif  terhadap sentuhan tangan yang dikhawatirkan dapat menghasilkan error .  Selama  di  lapangan sebelum  melakukan  pengambilan  sampel, tangan  harus  disterilisasikan  terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% sehingga terjadinya error dapat diminimalisir.  Setelah  tahap  sterilisasi tahap  pengambilan  sampel  menggunakan metode Test Strip sangat  mudah  dilakukan dan  tidak  membutuhkan  alat  pendukung yang  banyak.  Alat  pendukung  dalam mengambil  sampel  hanya  menggunakan pipet ukur, yang berguna untuk mengukur volume  sampel,  sedangkan  wadah  sampel atau  tempat  penyimpanan  sampel  adalah langsung menggunakan kertas Test Strip . Proses pembuatan media untuk pertumbuhan kultur bakteri di laboratorium  dilakukan  menggunakan peralatan-peralatan  pendukung  seperti cawan petri atau tabung reaksi, akan tetapi pada  metode Test Strip kertas  alat  menjadi wadah  sampel  sekaligus  media  kultur pertumbuhan  bakteri  sehingga  tidak memerlukan peralatan yang banyak. Selain itu  inkubator  yang  digunakan  pada penelitian ini merupakan sebuah inkubator sederhana  yang  dibuat  menggunakan bahan-bahan  sederhana  dengan  harga terjangkau.  Gambar  6  menunjukkan inkubator sederhana yang digunakan pada proses penelitian ini.
Standar of Total coliform Standar of E.Coli
Gambar 5 (b). Hasil uji pada sampel air pada rumah  tangga  site  2  dan  dibandingkan dengan baku mutu air sanitasi
Standar of Total coliform Standar of
E.Coli
Gambar 5 (c). Hasil uji pada sampel air pada rumah  tangga  site  3  dan  dibandingkan dengan baku mutu air sanitasi
Standar of Total coliform Standar of
E.Coli
Gambar  5  (d).  Hasil  uji  pada  sampel  air pada rumah tangga site 4 dan dibandingkan dengan baku mutu air sanitasi
Gambar  6. Inkubator sederhana yang dibuat dari bahan-bahan yang terjangkau (Sumber: Kikuchi et al , 2015)
Tahap inkubasi yang dibutuhkan Test Strip untuk  menumbuhkan  kultur  bakteri    pada permukaan  kertas Test  Strip membutuhkan waktu  24  jam.  Hal  tersebut  juga  merupakan waktu  yang  sama  pada  metode  lain  seperti pada  metode  MPN  ( Most  Probable  Number ), dimana  waktu  inkubasi  yang  dibutuhkan pada  metode  tersebut  juga  memerlukan waktu  inkubasi  yang  sama,  yakni  24  jam sampai  menunjukkan  adanya  perubahan warna  pada  media  kultur  bakteri.  Untuk perhitungan koloni bakteri, kelebihan metode Test  Strip adalah  dapat  membedakan  koloni bakteri E.Coli yang  hidup  dan  yang  mati, sedangkan  untuk  kekurangannya  alat Test Strip tidak mampu memastikan jumlah koloni yang tumbuhnya berdekatan karena membentuk satu  koloni yang besar, sehingga tampilan  warna  pada  kertas  tidak  dapat dibedakan.  Kelemahan  tersebut  juga  berlaku pada  metode  sebar  atau  permukaan.  Hal tersebut berbeda dengan metode standar SNI seperti    metode  MPN  yang  mampu mendapatkan  konsentrasi  mikrrorganisme yang  sesuai  sehingga  proses  perhitungan koloni dapat dilakukan secara jelas. Diperlukan  kajian  yang  lebih  mendalam untuk  keakuratan  hasil  analisis  kualitas  air antara  metode  berstandar  SNI  dan  metode Test Strip .
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat ditarik simpulan bahwa design Test Strip yang sederhana  dan  mudah  dioperasikan  dengan harga terjangkau memberikan peluang untuk alat ini cocok digunakan sebagai deteksi awal yang  tidak  membutuhkan  hasil  analisis  yang
akurat.  Penggunaan Test  Strip cocok digunakan untuk deteksi kontaminan feses pada  monitoring  kualitas  air  minum  yang harus  dilakukan  secara  rutin,  dimana membutuhkan  alat  yang  cepat,  mudah pengoperasian dan dengan harga terjangkau.  Sehingga  para  konsumen sebagai  user  dapat  melakukan  monitoring sendiri  terhadap  kualitas  air  minum  yang mereka  konsumsi  sehari-hari.  Metode alternatif  uji  kualitas  air  yang  bersifat mudah dioperasikan, harga terjangkau dan cepat  dapat  memberikan  keuntungan untuk  memantau  kualitas  air  secara  rutin sehingga air yang sangat rentan mengalami pencemaran dapat dicegah melalui pendeteksian lebih dini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih  kepada mahasiswa  dan  mahasiswi  Pascasarjana Pusat Universitas Brawijaya atas partisipasi dalam  penelitian  ini  serta  Mr.  Akira Kikuchi  sebagai  dosen  sekaligus trainer dalam penggunaan alat Test Strip selama di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Environmental  Protection  Agency.  (2012). Water:  Monitoring  &  Assessment. https://archive.epa.gov/water/archiv e/web/html/vms511.html Kikuchi, A., Mutmainah, F. N., Romaidi, S. N.  H.,  &  Soid,  M.  M.  (2013).
Applicability of Easy-to-use
Escherichia coli test strip for community  development  program  on drinking water safety. Proceedings of the 4th  Green  Technology  Faculty  of  Science and  Technology  Islamic  of  University State  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang, Malang, Indonesia , 183-190. Kikuchi,  A.,  Syafinas,  M.,  Romaidi, Mahmood,  A.  M.,  Putra,  W.  E., Muctaromah, B., Savitri, E. S., Uaberta I.  A.  I.  N.,  Ismail,  M.,  &  Musa  M. (2015). Affordable onsite E.Coli testing device  for  community  engagement. Applied  Mechanics  and  Materials, 747, 257-260.
Lifewater  International.  (2020). The  Water Crisis: Get The Facts. https.//
Lifewater.org.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.
(1990).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 416/1990  tentang Syarat-syarat  dan Pengawasan  Kualitas  Air .  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.
(2010).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.
(2017).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 32/2017  tentang Standar  Baku  Mutu Kesehatan  Lingkungan  dan  Persyaratan Kesehatan  Air  Untuk  Keperluan  Higiene Sanitasi,  Kolam  Renang,  Solus  Per  Aqua, dan  Pemandian  Umum.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Republik
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  No 82/2001  Tentang  Pengelolaan  Kualitas Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air. Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Motlagh,  M.  A.,  &  Yang,  Z.  (2019).  Detection and  occurrence  of  indicator  organism and  pathogens. Water  Environment Federation, 91(10), 1402-1408. Odonkor,  S.  T.,  &  Ampofo  J.  K.    (2013). Escherichia  coli  as  an  indicator  of bacteriological  quality  of  water:  An Overview. Microbiology  Research, 4(1),  5- 11. Organization  for  Economic  Co-operation  and Development.  (2003). Assessing  Microbial Safety  of  Drinking  Wate:  Improving Approaches and Methods. IWA  Publishing. www.who.int/water_sanitation_health. Putra,  B.  (2010).  Analisa  kualitas  fisik, bakteriologis,  dan  kimia  air  sumur  gali serta  gambaran  keadaan  konstruksi sumur  gali  di  Desa  Patumbak  Kampung Kecamatan  Patumbak  Kabupaten  Deli Serdang  [Skripsi,  Universitas  Sumatera Utara]. USU Repository. Rofida,  R.,    Fitriani,  N.,  Indarko,  D.  G., Yuniarto, A., Marsono, B. D., & Soedjono, E.  S.  (2019).  Water  quality  mapping  of piped  water  supply  in  Malang  City– Indonesia. International Journal of Integrated Engineering, 11(2), 243–248.
Tryland,  I.,  Eregno,  F.  E.,  Braathen,  H., Khalaf, G., Sjølander, I., & Fossum, M .
(2015).
On-line monitoring of
escherichia  coli  in  raw  water  at  oset drinking  water  treatment  plant,  Oslo (Norway). International  Journal  of Environmental  Research  and  Public Health . 12(2), 1788-1802. World Health Organization. (2017). Guidelines  for  Drinking-water  Quality, Fourth Edition. World Health Organization  Library  Cataloguing  in Publication Data. https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/254637/9789241549950- eng.pdf.