## Monitoring Cairan Infus Menggunakan

## Load Cell Berbasis Internet of Things (IoT)
Phisca Aditya Rosyady 1 , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana 2 , Nurina Umy Habibah 3 , Nuni Ihsana 4 , Ahmad Raditya Cahya Baswara 5 , Widya Rahayu Dinata 6 , Dedik Sulistiawan 7 1,2,5,6 Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
1 phisca.aditya@te.uad.ac.id, 2 aditya1900022044@webmail.uad.ac.id,
5 ahmad.baswara@te.uad.ac.id, 6 widya1903022072@webmail.uad.ac.id
3 Program Studi Gizi dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
3 nurinaumyhabibah@ugm.ac.id
4 Program Studi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 4 nuni.ihsana@med.uad.ac.id,
7 Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta 7 dedik.sulistiawan@ikm.uad.ac.id

## Abstrak
Pemantauan infus pada pasien di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan merupakan hal yang  sangat  penting  karena  merupakan  bagian  dari  salah  satu  terapi  pengobatan  pasien. Hal  ini  menjadi  sangat  penting  karena  keterlambatan  penggantian  infus  maupun  adanya perbedaan  kecepatan  aliran  infus  pada  pasien  dapat  berakibat  fatal  bagi  pasien  yang dirawat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk  memudahkan perawat  dalam  memantau  kondisi  volume  infus  dan  jumlah  tetesan  infus  per  menit  dari pasien  yang  dirawat. Monitoring cairan  infus  ini  menggunakan  sensor Load  Cell untuk mengukur  volume  infus  dan  sensor InfraRed untuk  mendeteksi  jumlah  tetesan  infus  per menit  aliran. Platform  web  monitoring sistem  ini  digunakan  untuk  menampilkan  kondisi volume  infus  dan  tetesan  per  menit  secara real-time .  Tingkat  ketelitian  pengukuran  sensor Load Cell mencapai 99,8%, dan sensor InfraRed mampu mendeteksi jumlah tetesan infus per menit. Platform web memiliki jeda waktu 10-30 detik dalam menampilkan hasil pengukuran, tergantung kepada kecepatan jaringan internet yang digunakan.
Kata kunci: monitoring infus, load cell, infrared, web .

## Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110

## Abstract
Monitoring the infusion of patients in health facilities by health workers is very important because it is part of the patient's treatment therapies. This becomes very important because the delay in changing the infusion or the difference in the rate of infusion flow in patients can be fatal for hospitalized patients. Therefore, we need a system that aims to make it easier for nurses to monitor the condition of the infusion volume and the number of infusion drops per minute of patients being treated. This infusion fluid monitoring uses a Load Cell sensor to measure the volume of infusion and an InfraRed sensor to detect the number of infusion drops per minute of infusion flow. This system monitoring web platform is used to display the condition of the infusion volume and drops per minute in real-time. The measurement accuracy  of  the  Load  Cell  sensor  reaches  99.8%,  and  the  InfraRed  sensor  can  detect  the number of infusion drops per minute. The web platform has a time lag of 10-30 seconds in displaying measurement results depending on the speed of the internet network used.
Keywords: infusion monitoring, load cell, infrared, web.

## 1. Pendahuluan
Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada abad ke-21 ini, semakin banyak alat dan perangkat yang yang dirancang untuk mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya  adalah  pada  bidang  kesehatan.  Saat  ini  berbagai  pihak  mempelajari  dan mengembangkan  ilmu  pengetahuan  guna  menciptakan  berbagai  perangkat  yang  tepat guna untuk mendukung pekerjaan manusia agar lebih efisien dan praktis.
Pemantauan  infus  pada  pasien  di  fasilitas  kesehatan  oleh  tenaga  kesehatan merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  merupakan  bagian  dari  salah  satu  terapi pengobatan pasien [1]. Pada umumnya, monitoring infus masih dilakukan perawat secara manual,  dimana  para  perawat  masih  harus  memeriksa  cairan  infus  ke  ruangan  pasien apabila terjadi kendala, seperti tetesan tersumbat atau kehabisan cairan infus, yang dapat berdampak  buruk  pada  pasien  [2][3].  Hal  ini  menjadi  sangat  penting  karena keterlambatan penggantian infus maupun adanya perbedaan kecepatan aliran infus pada pasien dapat berakibat fatal bagi pasien yang dirawat [4],[5]. Infus merupakan salah satu alat  kesehatan  yang  dalam  keadaan  tertentu  digunakan  untuk  menggantikan  cairan tubuh  yang  hilang  dan  menyeimbangkan  kadar  elektrolit  dalam  tubuh  manusia  [6],[7]. Infus  diberikan  pada  pasien  yang  menderita  beberapa  penyakit,  diantaranya  yakni dehidrasi,  stres  metabolisme  berlebihan  yang  mengakibatkan hipovolemik  shock,  asidosis, gastroenteritis ,  demam  berdarah,  luka  bakar, hemoragik shock ,  dan  trauma  [8].  Infus  juga memiliki  kegunaan  sebagai  larutan  awal  status  elektrolit  pasien  yang  belum  diketahui, seperti kasus dehidrasi karena asupan oral tidak memadai, demam, dan lain sebagainya. Gangguan jumlah cairan dan elektrolit pada tubuh manusia dapat berakibat fatal, yakni gagal ginjal, guncangan, dan bahkan dapat menyebabkan kematian [9],[10].
Dengan  adanya  kebutuhan  ini,  maka  pada paper ini  dirancang  sistem monitoring cairan  infus  berbasis Internet  of  Things (IoT).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuat sebuah  alat  yang  dapat  memantau  kondisi  infus  secara real-time ,  yang  dapat  diakses dimanapun dan kapanpun [11]. Jumlah berat infus pasien dapat dideteksi dan dipantau langsung di ruang server perawat [12]. Sensor yang digunakan untuk mengukur volume cairan infus adalah Load Cell dan sensor InfraRed (IR), yang digunakan untuk mendeteksi tetesan infus. Pada penelitian sebelumnya, telah dirancang sistem monitoring cairan infus berbasis Wemos [13]. Monitoring cairan infus berbasis IoT ini menggunakan website yang terkoneksi  pada  jaringan  internet.  Dengan  teknologi  ini  diharapkan  perawat  dapat
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
memantau  informasi  infus  pasien  melalui  komputer  bahkan smartphone dari  ruang perawat [14].

## 1.1. Arduino Uno
Arduino Uno merupakan papan mikrokontroler berbasis ATmega328. Arduino Uno yang digunakan memiliki 14 Pin I/O digital dimana enam diantaranya dapat digunakan sebagai output Pulse Width Modulation (PWM), enam input analog, osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, Jack power supply , header ICSP, dan tombol reset [15]. Arduino Uno memuat semua  yang  dibutuhkan  untuk  menunjang  mikrokontroler  sehingga  mudah dihubungkan  ke  sebuah  komputer  dengan  kabel  USB  atau  memberikan supply dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai untuk memulainya.

## 1.2. NodeMCU ESP8266
NodeMCU ESP8266 merupakan papan pengembangan produk Internet of Things (IoT) dengan  sumber  terbuka.  NodeMCU  ESP8266  ini  adalah chip  Wi-Fi dengan  tumpukan protokol TCP/IP yang lengkap [16].

## 1.3. Internet of Things
Internet  of  Things merupakan  sebuah  konsep  jaringan  yang  dirancang  untuk memperluas  jaringan  koneksi  yang  terhubung  secara  terus  menerus  [17].  Terdapat beberapa manfaat, seperti berbagi data, remote control , dan lain-lain. Pada dasarnya, IoT mengacu pada objek untuk mengidentifikasi sebagai representasi virtual dalam struktur berbasis  internet  [18].  Pada paper ini, Internet  of  Things menggunakan server NodeMCU ESP8266.
1. 4. Infus
Infus merupakan salah satu alat kesehatan yang dalam keadaan tertentu digunakan untuk  menggantikan  cairan  tubuh  yang  hilang  dan  menyeimbangkan  kadar  elektrolit dalam  tubuh  manusia  [19].  Prinsip  kerja  dari  infus  adalah  menggunakan  perbedaan tekanan  yang  terdapat  antara  kantung  infus  dengan  tekanan  darah  dalam  tubuh  kita dimana  tekanan  dalam  kantung  infus  lebih  besar  daripada  tekanan  darah  dalam  tubuh kita  (dalam  keadaan  normal).  Dengan  demikian,  cairan  dalam  kantung  infus  dapat mengalir  masuk  ke  dalam  pembuluh  darah.  Selain  itu,  prinsip  kerjanya  menggunakan perbedaan  ketinggian  antara  kantung  infus  dengan  permukaan  tanah  untuk memungkinkan mengalirnya cairan tersebut.
1. 5. Load Cell
Load  Cell yang  digunakan  terdiri  dari strain  gain  gauge yang  secara  otomatis memantau  volume  infus,  ditampilkan  secara  teratur  pada  komputer  untuk  memastikan bahwa  perawat  yang  bertugas  mengganti  infus  tepat  waktu  [20].  Penguat Load  Cell dimaksudkan untuk mengkondisikan sinyal dari Load Cell ke tingkat tegangan sekitar 0-5 V  untuk  memudahkan  pembacaan  dan  pemrosesan  data  oleh  mikrokontroler.  Hal  ini dikarenakan tegangan yang dihasilkan oleh Load Cell berada pada orde mikrovolt.

## 1.6. Sensor Infrared
Sinar Infrared adalah sinar atau gelombang elektromagnetik dengan frekuensi rendah. Penggunaan infrared yang  paling  popular  adalah  pada  perangkat remote control televisi. Pada robot, selain remote control, sinar infrared juga digunakan  sebagai sensor jarak atau

## Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110
pengintai.  Pada paper ini,  sensor infrared akan  digunakan  sebagai  deteksi  tetesan  infus. Sensor infrared memiliki  elemen  fotosensitif  yang  dapat  berupa diode ( photodiode )  atau transistor  ( phototransistor ).  Sensor infrared juga  dapat  digunakan  untuk  mendeteksi  ada tidaknya  suatu  objek.  Jika  suatu  objek  berada  di  depan  sensor  dan  sensor  dapat menjangkaunya,  maka  keluaran  dari  rangkaian  sensor  akan  berlogika  '1'  atau  'high', artinya objek tersebut 'ada'. Di sisi lain, jika objek berada di luar jangkauan sensor, output dari rangkaian sensor akan menjadi '0' atau 'rendah', artinya objek 'tidak ada ’ .

## 1.7. PHP
PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor , bahasa scripting tingkat tinggi yang dipasang pada dokumen HTML. Sebagian besar sintaks pada PHP mirip dengan C, Java,  dan  Perl,  tetapi  ada  beberapa  fungsi  yang  lebih  spesifik  di  PHP.  Dengan menggunakan  PHP, source  code yang  digunakan  untuk  mendesain website tidak  dapat diketahui, karena yang ditampilkan di browser client adalah file executable dari server , dan file program php hanya bisa dilihat di server samping [21].

## 1.8. Web
World  Wide  Web atau  biasanya  dikenal  dengan Web merupakan  layanan  penyajian informasi  dengan menggunakan konsep hyperlink atau tautan untuk  memudahkan para pengguna  komputer  dalam  menelusuri  atau  mencari  informasi  melalui  internet,  baik berupa teks, gambar, suara, ataupun video [22].

## 1.9. MySQL
MySQL  adalah software  database  open  source yang  umum  digunakan  untuk membangun  aplikasi.  MySQL  umumnya  menggunakan  sistem  manajemen  data  SQL. MySQL termasuk turunan dari Structured Query Language (SQL), yang merupakan salah satu konsep utama dalam database .

## 1.10.  PhpMyAdmin
PhpMyAdmin  merupakan  aplikasi open  source untuk  memudahkan  manajemen MySQL. Dengan menggunakan PhpMyAdmin, pengguna dapat membuat database , tabel, menyisipkan,  menghapus,  dan  memperbarui  data  menggunakan  GUI  dengan  nuansa yang jauh lebih mudah tanpa harus mengetikkan perintah SQL secara manual [12].

## 1.11.   Arduino IDE
Arduino  IDE  adalah  perangkat  lunak  yang  yang  ditulis  dalam  Java.  Arduino  IDE meliputi Editor  Program ,  jendela  yang  memungkinkan  pengguna  untuk  menulis  dan meng- edit program dalam bahasa pemrosesan.

## 2. Perancangan Sistem
Diagram  blok  perancangan  sistem  terlihat  pada  Gambar  1. Monitoring kapasitas cairan  infus  menggunakan  sensor Load Cell untuk  mengukur  berat  cairan  infus.  Sensor InfraRed digunakan untuk mendeteksi jumlah tetesan infus per menit.
Secara  umum,  diagram  blok  perancangan  sistem  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu masukan,  pemrosesan,  dan  keluaran.  Masukan  sistem  ini  adalah  sensor Load Cell yang mendapatkan  nilai  volume  dari  cairan  infus  NaCl  dan  sensor infrared yang  mendeteksi Tetesan  Per  Menit  (TPM).  Pemroses  sistem  ini  adalah  Arduino  Uno  sebagai transmiter
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
dan  NodeMCU  ESP8266  sebagai receiver .  Keluaran  sistem  ini  adalah dashboard web Internet of Things (IoT) . Sistem kerja alat ini dimulai ketika diberikan tegangan sebesar 5 V dari  laptop.  Ketika  cairan  infus  telah  digantung  di  sensor Load  Cell ,  maka  sensor mengukur  volume  cairan  infus  dan  sensor infrared mendeteksi  TPM  dari  aliran  infus. Data  tersebut  dikirimkan  ke  mikrokontroler  Arduino  Uno  untuk  selanjutnya  diproses, dimana  Arduino  Uno  akan  mengirimkan  data  serial  ke  NodeMCU  ESP8266  sebagai mikrokontroler kedua.
Gambar  1. Diagram blok
Gambar 2. Diagram alir
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110
NodeMCU  ESP8266  akan  memperoleh  jaringan  internet  dari smartphone dimana selanjutnya  data  dari  NodeMCU  ESP8266  terkait  volume  cairan  infus  dan  jumlah  TPM akan  dikirimkan  ke dashboard  web melalui  komunikasi  HTTP.  Pengiriman  ini  juga memerlukan  beberapa software , yakni  Xampp  untuk  mengaktifkan  MySQL  dan  Apache untuk  kemudian  membuka  jendela  phpMyAdmin.  Setelah  itu,  data  volume  dan  TPM akan tampil pada dashboard web berbentuk grafik maupun tulisan. Sensor Load Cell akan terus  menerus  menimbang  volume  cairan  infus  dan  mengirimkan  datanya  ke  Arduino Uno,  demikian  juga  dengan  sensor infrared yang  akan  mendeteksi  TPM  secara  terus menerus.  Setelah  satu  menit,  data  akan  kembali  di- reset .  Diagram  alir  dari Monitoring Cairan Infus Berbasis IoT ditunjukkan pada Gambar 2.
Diagram  alir  sistem monitoring cairan  infus  dimulai  dengan  mengaktifkan hotspot atau jaringan internet dari smartphone , yang kemudian akan dihubungkan ke NodeMCU ESP8266  untuk  melakukan  pengiriman  data  ke dashboard web .  Setelah wi-fi terkoneksi, selanjutnya  dilakukan  inisialisasi  Xampp  dan  phpMyAdmin  yang  digunakan. Selanjutnya mySQL dan Apache yang terdapat pada Xampp diaktifkan, serta mengakses url  localhost/iot-infus.  NodeMCU  ESP8266  sebagai  mikrokontroler receiver yang  sudah menerima  data  volume  cairan  infus  dan  jumlah  TPM  dari  mikrokontroler transmitter Arduino Uno, mengirimkan data dengan komunikasi HTTP ke dashboard web . Setelah itu, maka petugas medis dapat mengakses data pasien melalui web secara real-time .

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Pengujian Load Cell
Kalibrasi Load  Cell dilakukan  untuk  mengetahui  apakah Load  Cell dapat  mengukur atau menimbang  massa benda sesuai dengan  massa  acuannya dengan  keakuratan yang diharapkan  agar  dapat  menghasilkan  keluaran  yang  diinginkan.  Spesifikasi Load  Cell ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi load cell Spesifikasi Load Cell Weighting sensor 1 kg Rated output 1.0 ± 0.15mV / V Input impedance 1115 ± 10% Ω Output Impedance 1000 ± 10% Ω Insulation resistance ≥ 1000 MΩ Recommended operating voltage 5V Maximum operating voltage 10V
Adapun load  cell ditunjukkan  pada  Gambar  3  sedangkan  hasil  dari  pengujian program  kalibrasi  ditampilkan  pada  Tabel  2.  Berdasarkan  Tabel  2,  terlihat  bahwa  telah dilakukan  pengujian  perbandingan  pengukuran  berat  menggunakan  timbangan konvensional  dengan  Load  Cell  pada  25  jenis  benda  berbeda.  Dari  hasil  analisis, didapatkan bahwa keakuratan load cell sebagai deteksi pengukuran sebesar 99,99%.
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
Gambar 3. Load cell
Tabel 2. Pengujian load cell dan timbangan digital No Benda Massa Benda (Timbangan) gram Massa Benda ( load cell ) gram Error Error (%) Akurasi (%) 1 Benda Kecil Tidak Terbaca 1 - - - 2 Dua Kapasitor Tidak Terbaca 2 - - - 3 Tiga Kapasitor Tidak Terbaca 3 - - - 4 Kabel Jumper 5 5 0 0% 100% 5 5 Lbr Kertas 10 10 0 0% 100% 6 Korek Api Gas 16 16 0 0% 100% 7 Jam Tangan A 23 25 2 0.09% 99.91% 8 Botol Infus Kosong 35 37 2 0.06% 99.94% 9 Kunci Motor 40 41 1 0.03% 99.97% 10 Set Infus; Set Sensor 55 55 0 0% 100% 11 Handsanitizer 60 60 0 0% 100% 12 Dompet 85 83 2 0.02% 99.98% 13 Set Infus; Set Sensor; Botol 95 95 0 0% 100% 14 Project Board 100 100 0 0% 100% 15 Jam Tangan B 105 103 2 0.02% 99.98% 16 Remote AC 125 125 0 0% 100% 17 Buku 130 130 0 0% 100% 18 HP Oppo 180 180 0 0% 100% 19 HP Samsung 190 189 1 0.01% 99.99% 20 HP iPhone 220 221 1 0.004% 99.996% 21 1/2 cairan; Set Infus; Set Sensor 360 361 1 0.002% 99.998% 22 Tempat Komponen 495 497 2 0.004% 99.996% 23 Botol Infus Full 500 500 0 0% 100% 24 Botol Infus Full ; Set Infus 588 588 0 0% 100% 25 Botol Minum 660 663 3 0.004% 99.996% 18 HP Oppo 180 180 0 0% 100% 19 HP Samsung 190 189 1 0.01% 99.99% 20 HP Iphone 220 221 1 0.004% 99.996% 21 1/2 cairan; Set Infus; Set Sensor 360 361 1 0.002% 99.998% 22 Tempat Komponen 495 497 2 0.004% 99.996% 23 Botol Infus Full 500 500 0 0% 100% 24 Botol Infus Full ; Set Infus 588 588 0 0% 100% 25 Botol Minum 660 663 3 0.004% 99.996% Total Akurasi Data Pengujian 0.244% 99.756%

## Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110

## 3.2. Pengujian Volume Infus Berdasarkan TPM
Pengujian  volume  infus  berdasarkan  TPM  dimaksudkan  untuk  mengetahui  berapa volume infus yang mengalir selama satu menit. Hal ini dapat diuji melalui alat maupun secara  matematis,  karena  pada  setiap  kemasan  infus  set  telah  diberikan  keterangan bahwa 20 tetesan setara dengan 1 ml (20 drops = 1ml) [15]. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui  apakah  jumlah  cairan  infus  yang  keluar  sudah  sesuai  dengan  keterangan pada kemasan infus set. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali, dengan melihat pada serial monitor maupun keterangan di monitor web . Pengukuran volume cairan infus  yang menetes  dilakukan  dengan  menggunakan  gelas  ukur  yang  digunakan  untuk menampung  tetesan  infusnya.  Hasil  pengujian  ditunjukkan  pada  Tabel  3  dan  gambar monitor web saat pengukuran ditunjukkan pada Gambar 4.
Tabel 3. Pengujian volume infus berdasarkan TPM (20 tetesan = 1ml)
No Volume (ml) TPM Keterangan Cairan Infus Berkurang 1 402 20 1 ml 2 401 20 1 ml 3 400 20 1 ml 4 399 20 1 ml 5 398 20 1 ml 6 397 20 1 ml 7 396 20 1 ml 8 395 20 1 ml 9 394 20 1 ml 10 393 20 1 ml
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
Setelah melakukan 10 kali pengujian, seperti terlihat  pada Tabel  3, diketahui bahwa nilai  TPM  20  sama  dengan  1  ml  cairan  infus  yang  sudah  mengalir.  Pada  Gambar  3 terlihat  tampilan monitor pengujian  TPM,  berisi  hari  dan  tanggal  pengambilan  data pengujian,  yang  membuktikan  bahwa  nilai  tetesan  selalu  diperbaharui  setiap  menit. Perubahan  nilai  volume  setiap  1  ml  per  menit  membuktikan  bahwa  nilai  TPM  20 sebanding dengan 1 ml cairan infus yang dikeluarkan, yang tertera pada kemasan infus set sebelumnya.

## 3.3. Pengujian Keakuratan Volume Cairan Infus
Pengujian  keakuratan  volume  cairan  infus  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah volume cairan infus yang terukur oleh load cell sama antara yang ditampilkan pada serial monitor Arduino Uno sebagai transmitter yang akan mengirimkan data, dan serial monitor pada  NodeMCU  ESP8266  sebagai receiver yang  menerima  data  dari  Arduino  Uno.  Jika data volume pada serial monitor transmitter maupun receiver telah sama, maka diharapkan keluaran  alat  ini,  yakni  tampilan monitor  web juga  sama.  Data  volume  cairan  infus ditampilkan pada Tabel 4 dan terlihat pada Gambar 5.
Tabel 4 Pengujian keakuratan volume cairan infus
No Volume Serial Transmitter (Arduino) (ml) Volume Serial Receiver (NodeMCU- 8266) (ml) Volume Web (ml) Selisih 1 544 544 544 0 2 475 475 475 0 3 379 379 379 0 4 240 240 240 0 5 168 168 168 0 6 88 88 88 0
Gambar 5. Pengujian volume cairan infus
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110
Dari Gambar 5, nomor (1) merupakan tampilan di dashboard web yang menampilkan nilai TPM infus pasien, nomor (2) merupakan tampilan dashboard web yang menampilkan nilai volume cairan infus.  Nomor (3) merupakan serial monitor Arduino Uno dan nomor (4) merupakan serial monitor NodeMCU ESP8266.

## 3.4. Pengujian Keakuratan TPM Cairan Infus
Pengujian  keakuratan  TPM  cairan  infus  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  TPM cairan infus yang terukur  oleh sensor infrared sama antara yang ditampilkan pada serial monitor Arduino  Uno  sebagai Transmitter yang  akan  mengirimkan  data,  dan  pada serial monitor pada NodeMCU ESP8266 sebagai Receiver yang menerima data dari Arduino Uno. Jika  data  volume  pada serial  monitor  transmitter maupun receiver telah  sama,  maka diharapkan keluaran alat ini, yakni tampilan monitor web juga sama. Data volume cairan infus ditampilkan pada Tabel 5 dan ditunjukkan pada Gambar 6.
Tabel 5. Pengujian keakuratan TPM cairan infus
No TPM Transmitter (Arduino) TPM Receiver (NodeMCU- 8266) Volume Web Selisih Pengujian 1 9 9 9 0 2 6 6 6 0 3 12 12 12 0 4 39 39 39 0 5 9 9 9 0 6 17 17 17 0 7 0 0 0 0
Gambar 6. Pengujian TPM cairan infus
Gambar  5  memperlihatkan  tampilan web  monitoring cairan  infus  berbasis  IoT, serial monitor Arduino  Uno  dan serial  monitor NodeMCU  ESP8266.  Nomor  (1)  merupakan tampilan di dashboard web yang menampilkan nilai TPM infus pasien dan volume cairan infus, nomor (2) merupakan tampilan serial Arduino Uno yang menampilkan TPM infus
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
pasien dan nilai volume cairan infus. Nomor (3) merupakan serial monitor NodeMCU ESP yang menampilkan TPM dan nilai volume cairan infus.

## 3.5. Pengujian Web
Pada  pengujian web ,  hasil  akhir  yang  diharapkan  adalah  tampilan web yang  dapat diakses dengan smartphone dan  hasil grafik yang sesuai dengan data pengukuran. Hasil pengujian web ditampilkan pada Gambar 6 hingga Gambar 9.
Gambar 6. Grafik web tanggal 18, 23, dan 24 Februari 2022
Grafik  TPM  ditunjukkan  dengan  garis  warna  hijau  dan  grafik  volume  infus  yang terukur oleh load cell ditunjukkan dengan garis warna biru.
Gambar 7. Grafik total per hari tanggal 19, 23, dan 24 Februari
Grafik TPM dan volume infus total tertinggi per hari terlihat pada tanggal 19, 23, dan 24  Februari  2022.  Grafik  TPM  ditunjukkan  oleh  garis  warna  hijau  dan  grafik  volume infus yang terukur oleh load cell ditunjukkan oleh garis warna biru.

## Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110
Gambar 8.  Grafik hari Rabu (23 Februari 2022)
Gambar 9. Tampilan web pada monitor smartphone
Pada  Gambar  8,  grafik  TPM  ditunjukkan  oleh  garis  warna  hijau  dan  grafik  volume infus  yang  terukur  oleh load  cell ditunjukkan  oleh  garis  warna  biru.  Gambar  9 menampilkan dashboard web Internet  of  Things pada smartphone sehingga  dapat dibandingkan tampilan web pada monitor laptop dan monitor smartphone.

## 4. Kesimpulan
Alat monitoring cairan  infus  berbasis  IoT  telah  bekerja  dengan  baik,  volume  cairan infus  telah  berhasil  diukur  dengan  menggunakan load  cell, TPM  cairan  infus  telah berhasil  diukur  oleh  sensor infrared ,  dan  hasil  keluaran  alat  telah  berhasil  ditampilkan pada monitor web yang dapat diakses melalui browser pada PC maupun smartphone . Nilai keakuratan load  cell dalam  mengukur  massa  benda  pada  25  benda  yang  berbeda mencapai 99.8%.
Komunikasi  yang  digunakan  Arduino  Uno  dalam  mengirimkan  data  sensor  ke NodeMCU  ESP8266  adalah  komunikasi serial ,  dan  komunikasi  yang  digunakan  untuk mengirimkan  data  dari  NodeMCU  ESP8266  ke monitor  web adalah  HTTP.  Untuk mengakses web NodeMCU,  diperlukan  jaringan wi-fi dari  luar  dan software XAMPP
Phisca Aditya Rosyady , Aditya Santa Sanitya Sukarjiana, Nurina Umy Habibah,
Nuni Ihsana, Ahmad Raditya Cahya Baswara, Widya Rahayu Dinata
untuk  mengaktifkan  MySQL  dan  Apache  yang  difungsikan  untuk  memulai  web localhost/PHPmyAdmin.

## Daftar Pustaka
[1] I. Mahdalena, “ Implementasi internet  of  things (IoT) pada  monitoring cairan, ” Conf.
Electro Natl. , hal. 196 – 203, 2021.
[2] J.  S.  Ribka,  “Penggunaan  sensor inframerah  dan  photodioda  pada  alat  monitoring cairan infus menggunakan NodeMCU ESP32 ditampilkan p ada Android,” vol. 1, no. 3, hal. 82 – 91, 2021.
[3] A.  Sifa  Fauziyyah,  “ rancang  bangun  alat  ukur  jumlah  tetes  dan  volume  sisa  cairan infus  dengan  warning  system  pada  sistem  monitoring  cairan  infus  berbasis Arduino ,” Pillar Phys ., vol. 12, hal. 25 – 30, 2019.
[4]  S. Megawati, S. A. Widiyastuti, dan N. Wati Indah, “Monitoring infus menggunakan se nsor load cell,” 2019.
[5]  D.  Nataliana,  N.  Taryana,  dan  E.  Riandita ,  “Alat monitoring  infus  set  pada  pasien rawat inap berbasis mikrokontroler ATmeg a 8535,” Elkomika J. Tek. Energi Elektr. Tek.
Telekomun. Tek. Elektron. , vol. 4, no. 1, hal. 1, 2018.
[6]  H. Muhamad , “ Sistem monitoring infus menggunakan  Arduino Mega 2560,” hal. 1 – 81, 2017.
[7]     S. S. Alagundagi, K. Pasala, dan M. Arora, "Opto-electronic system for intravenous infusion monitoring," IEEE , pp. 688-692, 2018.
[8]  H. Suprayogi dan  G. Priyando ko, “Pembuatan infus  elektronik rumah  s akit,” J. Apl.
Dan Inov. Ipteks “Soliditas,” vol. 2, no. 1, hal. 25, 2019.
[9] G. Priyandoko, “Rancang bangun sistem portable  monitoring infus berbasis internet of thing s,” JJEEE Jambura J. Electr. Electron. Eng ., vol. 3, hal. 56 – 61, 2021.
[10] R. Agussalim,  “Monitoring cairan  infus  berdasarkan  indikator  k ondisi,” J.  Ilm.  Ilk ., vol. 8, no. Desember, hal. 145 – 152, 2016.
[11] A. F. Shinta, “Rancang bangun sistem monitoring volume dan laju tetes infus pasien menggunakan N odeMCU Esp8266,” Skripsi Univ. Negeri Semarang, vol. D, hal. i– 89, 2020.
[12] T.  D. Hendrawati  dan  R.  A.  Ruswandi,  “Sistem  pemantauan  tetesan  cairan  infus berbasis  internet  of  t hings,” JITEL  (Jurnal  Ilm.  Telekomun.  Elektron.  dan  List.  Tenaga) , vol. 1, no. 1, hal. 25 – 32, 2021.
[13] T. Kusuma dan M. T. Mulia, "Design of infusion monitoring system based on Wemos D1 R2 microcontroller," National Conference on Information Systems , pp. 1422-1425, 2018.
[14] R.  Mah arani,  A.  Muid,  dan  U.  Ristian,  “Sistem monitoring  dan  peringatan  pada volume  cairan  intravena  (infus)  pasien  menggunakan  Arduino  berbasis  w ebsite,” Komput. dan Apl ., vol. 07, no. 03, hal. 97 – 108, 2019.
[15] M.  F.  Wicaksono  dan  Hidayat,  Mudah  Belajar  Mikrokontroler  Arduino,  Bandung: Informatika, 2017.
[16] M. Mujahidin, F. Adiandoro, E. R. Swedia, dan M. Cahyanti, “Pemanfaatan internet of things dalam rancang bangun sistem informasi pengawasan bus pada terminal bus berbasis Arduino Uno d an Node Mcu,” Sebatik , vol. 24, no. 2, hal. 228 – 233, 2020.
[17] D.  R.  Mardiyah,  I.  I.  Tritoasmoro,  dan  S.  Rizal,  “Sistem controlling  dan  monitoring cairan infus b erbasis Android,” e-Proceeding Eng ., vol. 7, no. 2, hal. 4195, 2020.
Techné Jurnal Ilmiah Elektroteknika Vol. 22 No. 1 April 2023 Hal 97 - 110
[18] I. Halifatullah, D. H. Sulaksono, dan T. Tukadi, “ Rancang bangun sistem monitoring dan  kontrol  infus  dengan  penerapan  internet  of  things  (IoT)  berbasis  Android ,”
Positif  J. Sist. dan Teknol. Inf ., vol. 5, no. 2, hal. 81, 2019.
[19] H.  Muhamad,  "Infusion  monitoring  system  using  Arduino  Mega  2560,"  Alauddin Islamic University Makassar, Makassar, 2017.
[20] D. Sasmoko dan Y. A. Wicaksono, “ Implementasi penerapan internet of things (IoT) pada monitoring infus menggunakan  ESP 8266 dan web untuk berbagi data ,” J. Ilm. Inform ., vol. 2, no. 1, hal. 90 – 98, 2017.
[21] R. E. Standsyah dan I. S. Restu, “Impleme ntasi PHPMyAdmin pada rancangan sistem p engadministrasian,” Unisda J.Math. Comput. Sci. , vol. 3, no. 2, pp. 38 – 44, 2017.
[22] H.  Riyadli,  A.  Arliyana,  dan  F.  E.  Saputra,  “Ran cangan  sistem  informasi  keuangan Gereja berbasis web  di jemaat GMIM Bukit Moria Mal alayang,” J. Sains Komput. dan Teknol. Inf. , vol. 3, no. 1, hal. 98 – 103, 2020.