PENENTUAN KOEFISIEN TEKANAN TANAH KESAMPING "AT REST" (Ko) DARI TANAH GAMBUT BERSERAT
I G.N. Nyoman Wismantara 1 , Putu Budiarnaya 2
Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Jln Bedugul No. 39, Sidakarya Denpasar Bali, Indonesia
E-mail : wismantara1959@yahoo.com
ABSTRACT  : One  of  the  most  important  soil  parameters  to  design  bearing  capacity  of  a  deep foundaton is at rest lateral pressure coefficient (Ko). Ko is the coefficient of lateral earth pressure under condition  of  no  lateral  deformation.  For  sand  and  clay  soils,  the  Ko  value  can  be  obtained  using mathematics formula; it is a function of an effective internal friction angle (  ') or plastic index (PI) of the soil. For peat soil, however the Ko value can not be determined using the mathematics formula developed for sand and clay soils mention above. It has to be measured directly from laboratory test using a Ko-test tube. Unfortunately, that apparatus is not available in the market.
Due to that reason, the first step of the research carried out. herein is to build the Ko-test tube apparatus; afterward, it is used to determine the Ko value of peat taken from Pekantua, Riau.
The Ko-test tube was built as suggested by Abdelhamid and Krizek; it was calibrated with water to determine the relationship between horizontal strain of the Ko-test tube wall and radial stress. By using the apparatus, the Ko of sand was determined ; the result obtained is then compared to the Ko obtained from Jaky's formula. Whenever that apparatus gave a satisfactory result of Ko, the testing was 50 KPa, 100 KPa, 200 KPa and 400 KPa for loading and unloading conditions.
The  results  show  that  the  calibration  result  of  the  Ko-test  tube  can  be  expressed  as  linear aquation, that is,  r = 2.98 x 10 6  average (  r in KPa). The Ko of sand determined using the Ko-test built is comparable to that obtained using jaky's formula, that is 0.46. Under unloading condition, the Ko value of peat is constant 0.32; under unloading condition the Ko is not constant but it is function of OCR in which the increase of OCR is companied with the increase of Ko; the Ko is various between 0.32-0.44.
Keywords : Peat Soil, Ko Test Tube, Calibration

## PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
Parameter-parameter  tanah  yang  penting dalam menentukan sifat phisik tanah adalah: berat volume (  ), kadar air (We), specific gravity (Gs) dan angka pori (e). Parameter phisik tanah gambut yang penting ditentukan tapi tidak penting untuk tanah  lempung  adalah:  kadar  abu,  kadar  organik dan kadar serat. Sebaliknya batas-batas atterberg (LL, PL, dan SL) diperlukan untuk tanah lempung tapi  tidak  untuk  tanah  gambut.  Tanah  gambut memilki  perilaku  yang  kurang  menguntungkan yaitu daya dukung yang rendah dan pemampatan yang besar (Mochtar, NE dkk, 2014).
Selain  sifat  phisik  tanah,  sifat  teknis  tanah juga sangat penting bagi orang teknik sipil untuk memprakirakan daya dukung tanah dan kemampu mampatan tanah. Adapun parameter teknis tanah
yang  diperlukan  adalah:  sudut  geser  dalam  (  '), kohesi  (C),  parameter  konsolidasi  (Cv,  Cc,  Cs,  'p) dan Ko. Salah satu parameter tanah dari sifat teknis  tanah  tersebut  yang  penting  untuk perencanaan  daya  dukung  pondasi  dalam  adalah Ko  (koefisien  tekanan  tanah  kesamping  dalam keadaan diam/at rest). Pada prinsipnya Ko adalah koefisien  tekanan  tanah  lateral  dalam  kondisi tidak ada deformasi lateral. Untuk pasir dan tanah lempung ( clay ) besar Ko dapat dicari dengan cara tidak  langsung  yaitu  dengan  menggunakan persamaan  matematik  dimana  persamaan  ini tergantung  dari parameter  sudut  geser  efektif  ') dari tanah tersebut. Untuk tanah gambut, besarnya Ko  tidak  dapat  dihitung  dengan  persamaan matematik  yang  dikembangkan  untuk  pasir  dan tanah  lempung  tersebut,  tetapi  dapat  ditentukan langsung  dari  percobaan  dengan  menggunakan
tabung test Ko.
Mengingat  harga  Ko  untuk  tanah  gambut tidak  dapat  ditentukan  langsung  dari  persamaan matematik yang ada, dan alat yang dipakai untuk menentukan  harga  Ko  tersebut  juga  tidak  ada dipasaran  maka  dalam  penelitian  ini  dicoba membuat alat tabung test Ko. Alat tersebut perlu dikalibrasi  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui besarnya  regangan  arah  horisontal  yang  terjadi pada  tabung  pada  saat  beban  vertikal  diberikan pada  sampel.  Setelah  itu,  dengan  alat  tersebut dicari harga Ko untuk tanah gambut.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  timbul  untuk  harga  Ko dari  tanah  gambut  adalah;  berapa  harga  Ko  dari tanah  gambut  Riau  untuk  kondisi loading dan unloading .

## STUDI LITERATUR
2.1. Peralatan Test Ko Abdelhamid dan Krizek (1976) menentukan Ko tanah lempung menggunakan tabung test Ko. Tabung  test  Ko  ini  berupa  tabung  silinder  yang terbuat  dari  stainless  steel  (honed  stainless  steel cylindrical tube) dengan ukuran: diameter dalam 72,5 mm, tinggi 250 mm dan tebal 2 mm. Skema dari  peralatan  test  Ko  ini  dapat  dilihat  pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1.   Skema peralatan test Ko (Abdelhamid dan Krizek, 1976)
Dalam test ini dipergunakan sampel dengan tinggi  150  mm.  Strain  gauge  dipasang  pada permukaan  (dinding  luar)  tabung  test  Ko  pada ketinggian 50 mm, 90 mm dan 140 mm dari dasar tabung. Jumlah strain gauge yang dipasang pada masing-masing  ketinggian  tersebut  sebanyak  4 (empat) buah. Sebagai filter air yang keluar dari sampel,  dua  buah  batu  porous  dan  kertas  filter dipasang pada bagian atas dan bawah sampel. Air yang keluar dari sampel ditampung dalam burette.
Sampel yang ada dalam tabung diberi beban
aksial  (tegangan  vertikal)  dengan  menggunakan bellofram  yang  diteruskan  piston  pada  sampel. Hal  ini  menyebabkan  pada  tabung  terjadi regangan (  ), dan pada sampel timbul tegangan air pori  (U).  Besar  regangan  (  )  yang  terjadi  pada tabung  itu  diukur  dengan  electrical  resistance strain  gauge  yang  dapat  dibaca  pada  strain indicator.  Sedangkan  besarnya  tegangan  air  pori (U) yang timbul pada sampel diukur dengan alat hybrid integrated circuit type pressure transducer (National  Semi  Condutors  Model  LX1730  GB) yang  dipasang  di  dasar  tabung.  Gaya  gesekan yang  terjadi  antara  sampel  dan  tabung,  diukur dengan  menentukan  perbedaan  antara  beban vertikal yang diberikan dan beban yang ditransfer pada  bagian  bawah  sampel.  Beban  transfer  itu diukur  dengan load cell yang  berada  di  bawah plate bagian bawah sampel yang diletakkan pada meja beban.
Menurut Dhowian, A.W (1978), hal-hal yang perlu dilakukan pada saat melakukan pengetesan adalah sebagai berikut:
a.  Ketebalan  tabung  test  Ko  yang  dipergunakan harus  cukup  tipis  sehingga  deformasi  yang terjadi cukup akurat, tetapi harus cukup tebal untuk memenuhi syarat kondisi Ko yaitu tidak ada deformasi lateral.
b.  Untuk  dapat  menentukan  secara  langsung besar  tegangan  radial  (  r)  yang  terjadi  pada tabung akibat tegangan vertikal yang diberikan pada sampel, tabung teat Ko dikalibrasi dengan menggunakan  cairan  atau  udara.  Hal  ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan ke dalam  tabung,  dan  setelah  itu  diberi  beban aksial  (tegangan  vertikal).  Karena  sifat  dari cairan itu dapat meneruskan tegangan vertikal yang  sama  besar  ke  semua  arah,  maka  besar tegangan  radial  (  r)  tersebut  sama  dengan besar tegangan vertikal yang diberikan.
2.2.   Harga Ko Tanah Harga  Ko  tanah  dapat  ditentukan  dengan pengukuran  langsung  di  laboratorium  yaitu dengan  menggunakan  tabung  test  Ko,  dan  dapat juga  ditentukan  secara  tidak  langsung  dengan menggunakan  persamaan  matematik  yang  sudah ada. Untuk pasir dan tanah lempung harga Ko nya dapat  ditentukan  dengan  kedua  cara  di  atas, sedangkan  tanah  gambut  harga  Ko  nya  hanya dapat ditentukan dengan pengukuran langsung di laboratorium karena persamaan matematik untuk menghitung harga Ko tersebut belum tersedia.
2.2.1. Harga Ko Pasir dan Tanah Lempung. Jaky  (1948)  telah  mengusulkan  suatu formula  untuk  menghitung  harga  Ko  dari  pasir yaitu :  Ko = 1 - Sin  '
Nilai Ko pasir ternyata juga tergantung dari nilai overconsolidation  Ratio  (OCR)  nya  yang  telah distudi oleh Erdal Uncuoglu dkk (2008). Harga Ko untuk tanah lempung dapat ditentukan secara empiris dengan formula yang diperkenalkan oleh: Brooker (1965)
Ko = 0,95 - Sin  '. Abdelhamid dan Krizek (1976) Ko= 1-1,2 Sin  '.
Alpan (1967) juga telah  mengusulkan suatu formula untuk menghitung harga Ko dari lempung yang terkonsolidasi normal yaitu: Ko = 0,19+ 0,233 log PI, PI adalah indeks plastisitas dalam persen. Edil  dan  Dhowian  (1981)  telah  melakukan penelitian harga Ko untuk pasir Ottawa dan tanah lempung  dengan  menggunakan  tabung  test  Ko. Harga Ko yang diperoleh ternyata sesuai dengan harga  Ko  yang  dihitung  dengan  menggunakan: formula Jaky (untuk pasir) dan formula  Brooker (untuk  Lempung).  Hasil  pengukuran  harga  Ko untuk  pasir  dan  lempung  kaolinit  dengan menggunakan alat tabung test Ko dan persamaan matematik yang ada, dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Hasil Pengukuran Ko untuk Pasir dan Lempung
Jenis
Tanah Sudut geser dlm efektif  (derajat) Pengukur an Ko secara langsung Penentuan Ko dengan menggunakan formula Jaky (1948) Brooker (1965) Ottawa sand  20- 30 30,4 (e=0,63) 33,2 (e=0,57) 34,6 (e=0,54) 0,50 0,44 0,41 0,49 0,45 0,43 0,44 0,40 0,38 Kaolinitic clay hydrite PX 16,9 0,65 0,71 0,66
(Sumber : Edil dan Dhowian, 1981).
2.2.2. Harga Ko Tanah Gambut. Edil  dan  Dhowian  (1981),  juga  telah melakukan  penelitian  terhadap  3  (tiga)  macam peat  yaitu  Fond  Du  Lac  Peat  (Amorphous Granular Peat), Middleton Peat dan Portage Peat (Fibrous  Peat)  yang  hasilnya  dapat  dilihat  pada Gambar 2.2. Dalam penelitiannya selain pengaruh loading,  juga  diselidiki  pengaruh  overcon solidation  dengan  unloading  50%  dari  tegangan vertikal yang ada dan setelah dibiarkan selama 1- 2 hari harga Ko dicatat. Dari hasil penelitiannya
itu didapat bahwa:
a.  Harga Ko yang konstan didapat setelah beban mencapai  400-800  KPa  (lihat  Gambar  2.2). Untuk amorphous granular peat (Fond Du Lac Peat) didapat Ko = 0,53 sedangkan fibrous peat (Middleton  Peat  dan  Portage  Peat)  harga  Ko nya = 0,30. Jadi fibrous peat mempunyai harga Ko lebih rendah dari pada amorphous granular peat.  Harga  Ko  yang  konstan  inilah  yang didefinisikan  sebagai  koefisien  tekanan  tanah kesamping "at rest" untuk tanah gambut (peat).
b.  Hubungan  antara  tegangan  efektif  horisontal dan tegangan efektif vertikal selama unloading adalah  tidak  linier  (Gambar  2.2),  karena  itu harga  Ko  tidak  konstan.  Selama  unloading, pertambahan harga Ko pada fibrous peat lebih kecil dari pada amorphous granular peat.
c.  Makin besar OCR makin besar harga Ko. Hal ini  terjadi  baik  pada  fibrous  peat  (Middleton Peat  dan  Portage  Peat)  maupun  amorphous granular  peat  (Fond  Du  Lac  Peat).  Harga  Ko meningkat dengan meningkatnya harga OCR. Pada  harga  OCR  yang  sama  fibrous  peat mempunyai  harga  Ko  yang  lebih  rendah  dari pada amorphous granular peat.
Harga  Ko  ternyata  juga  makin  membesar dengan  makin  meningkatnya  harga  OCR  dan kandungan organiknya, yang telah distudi oleh Mochtar, NE dkk (2002,2003)

## METODE PENELITIAN 3.1.  Pembuatan Alat Untuk Menentukan
Harga Ko Tanah.
Alat  yang  dipakai  untuk  menentukan harga Ko tanah, dapat dilihat pada   Gambar 2.1.

## 3.2.  Kalibrasi Alat Tabung
Tabung test Ko dikalibrasi dengan air PAM yang  telah  dibiarkan  lebih  kurang  30  menit. Urutan pengetesannya adalah sebagai berikut:
Gambar 2.2 Hubungan   vs   dan   vs Ko pada gambut
a.   Tabung  test  Ko  diisi  air  setinggi  15  Cm. Kemudian  diberi  beban  aksial  25  KPa,  50 KPa,  100  KPa  dalam  kondisi  loading  dan unloading.
b.   Selama  pembebanan  dicatat  regangan  (  ) dan  tegangan  air  pori  (U)  setiap  30  menit untuk 2 jam partama, setiap 60 menit untuk 3  jam  berikutnya,  dan  setiap  300  menit untuk interval selanjutnya hingga dicapai  dan U yang konstan selama 3-4 hari untuk setiap  beban  yang  dipilih  (kondisi  konstan pada umumnya dicapai kurang dari 1 hari).
c.   Dihitung  rata-rata dan tegangan radial (  r) untuk setiap beban, kemudian dibuat grafik hubungan  antara  rata-rata  dan  r  yang merupakan hasil kalibrasi.
3.3.  Penentuan Harga Ko Tanah. Dalam menentukan harga Ko digunakan
2 (dua) jenis sampel yaitu pasir kering dan tanah gambut.
3.3.1. Penentuan Harga Ko Pasir Kering. Urutan pengetesan untuk menentukan harga Ko  dari  pasir  kering  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a.  Sampel dimasukkan ke dalam tabung test Ko (dinding  dalamnya  dilumasi  silicon  grease) setinggi 15 Cm; dalam hal ini harga  d dan e pasir ditentukan.
b.  Sampel diberi tekanan arah aksial sebesar 50 KPa, 100 KPa, 200 KPa dan 400 KPa dalam kondisi loading dan unloading.
c.  Selama pembebanan dicatat regangan (  ) dan penurunan sampel (  H) setiap 30 menit untuk 2 jam  pertama, setiap  60  menit untuk  3 jam berikutnya,  dan  setiap  300  menit  untuk interval selanjutnya hingga dicapai regangan (  ) yang konstan selama 3-4 hari untuk setiap beban  yang  dipilih  (kondisi  konstan  pada umumnya dicapai rata-rata 1 hari).
3.3.2. Penentuan Harga Ko Tanah Gambut. Urutan pengetesan untuk menentukan harga Ko  dari  tanah  gambut  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
a.   Sampel  undisturbed  dimasukkan  dalam tabung  test  Ko  (dinding  dalam  dilumasi silicon grease) setinggi 15 Cm.
b.  Saluran  drainase  atas  ditutup;  sampel  diberi beban  aksial  sebesar  50  KPa  dan  dibiarkan deformasi terjadi pada sampel serta tegangan air  pori  (U)  dibiarkan  meningkat  hingga mencapai nilai maksimum; kemudian harga U
dan besarnya deformasi yang terjadi dicatat. c.   Jika U maksimum sudah tercapai dan konstan selama kira-kira 3 jam, saluran drainase atas dibuka  dan  beban  dibiarkan  tetap  bekerja. Selama  pembebanan  dicatat  regangan  (  ), tegangan air pori (U) dan penurunan sampel (AH);  pencatatan  dilakukan  setiap  30  menit untuk 2 jam pertama, setiap 60 menit untuk 3 jam  berikutnya.  dan  setiap  300  menit  untuk interval selanjutnya hingga dicapai  konstan dan U = 0; proses ini diselesaikan selama 3,5- 5,5  hari  untuk  setiap  beban  yang  dipilih (kondisi konstan pada umumnya dicapai 1,5 - 3,5 hari).
d.  Setelah langkah nomor c di atas selesai, beban dinaikkan  dengan  ratio  penambahan  beban  /  =  1  (50  KPa,  100  KPa,  200  KPa,  dan 400 KPa) dan tahapan pengetesan dilakukan seperti pada langkah b dan c.

## PEMBAHASAN

## 4.1.  Hasil Kalibrasi Tabung Test Ko Dengan
Air.
Dari data regangan (  ) pada kondisi konstan untuk  masing-masing beban yang dipilih, dapat ditentukan harga regangan (  ) rata-ratanya yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel 4.1.
Tabel 4.1. Harga  rata-rata,  r dan Ko Air Dalam Kondisi Loading dan Unloading.
Beban
Aksial  v (Kpa) Loading dan Unloading  rata-rata (x 10 -6 )  r (Kpa)
Ko 0 - - - 25 8,67 25 1,0 50 16,78 50 1,0 100 33,48 100 1,0
Mengingat harga Ko dari air sama dengan 1,0 maka pada kalibrasi ini harga  r =  v. Dengan demikian dapat dibuat hubungan antara regangan (  )  rata-rata  dengan  tegangan  radial  (  r).  Hasil kalibrasi  tabung  test  Ko  tersebut  berupa  garis lurus  yang  persamaannya  dapat  dituliskan sebagai berikut:
 r = 2,98 x 10 6  rata-rata dengan:
 r dalam satuan KPa  rata-rata = tanpa satuan.

## 4.2.  Harga Ko Untuk Pasir Kering.
Dari data regangan (  ) pada kondisi konstan untuk  masing-masing beban yang  dipilih,  dapat ditentukan  harga  regangan  (  )  rata-ratanya. Adapun  besar  rata-rata,  r  dan  Ko  dari  pasir kering untuk masing-masing beban yang dipilih baik  dalam  kondisi  loading  maupun  unloading, dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada saat loading Ko = 0,46 (konstan), sedangkan pada saat  unloading  Ko  bertambah  besar  dan  tidak konstan  atau  bervariasi  antara  0,46-0,64 tergantung  dari  harga  OCR  nya.  Dengan demikian harga Ko pada kondisi unloading lebih besar dari pada harga Ko kondisi loading.
Apabila  harga  Ko  pasir  kering  dihitung dengan  formula  yang  dikembangkan  oleh  Jaky dimana  sudut  geser  (  )  pasir  adalah  sebesar 32,7°, maka didapat Ko = 1 - Sin  = 1-Sin 32,7° =  0,4598.  Jadi  hasil  Ko  yg  ditentukan  secara langsung  dengan  menggunakan  tabung  test  Ko adalah  sesuai  dengan  hasil  Ko  yg  ditentukan secara tidak langsung dg menggunakan formula yang dikembangkan oleh Jaky. Hal ini berarti alat test Ko yg telah dibuat dalam penelitian ini dapat dipakai  untuk  menentukan  harga  Ko  dari  jenis tanah yg lain misal gambut.
Tabel  4.2  Harga  rata-rata,  r  dan  Ko  Pasir Kering dalam Kondisi Loading dan Unloading Beban
Aksial  v (KPa) Loading Unloading  rata- rata (x 10 -6 )  r (KPa) Ko  rata- rata (x 10 -6 )  r (KPa) Ko 0 - - - 1,82 4,0 - 50 7,95 23 0,4600  11,08 32 0,64 100 15,82 46 0,4600  20,52 60,5  0,61 200 31,30  92,5  0,4625  37,02  110,5 0,55 400 60,34 182  0,4550  60,34 182 0,46
4.3.   Harga Ko Untuk Tanah Gambut (Peat). Dari data regangan (  ) pada kondisi konstan dan U = 0 untuk masing-masing beban yang dipilih, dapat ditentukan harga regangan (  ) rata-ratanya. Besar  rata-rata,  r  dan  Ko  dari  tanah  gambut untuk  masing-masing  beban  yang  dipilih  baik dalam kondisi loading maupun unloading, dapat dilihat pada Tabel 4.3.  Harga OCR dan Ko untuk tanah  gambut  berserat  Riau  dapat  dilihat  pada Tabel 4.4.
Dari Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa  pada  saat  loading  Ko  =  0,32  (konstan), sedangkan  pada  saat  unloading  Ko  bertambah besar  dan  tidak  konstan  atau  bervariasi,  antara
0,32-0,44  tergantung  dari  harga  OCR  nya. Dengan  demikian  harga  Ko  pada  kondisi unloading lebih besar dari harga Ko kondisi pada loading.
Tabel  4.3.  Harga  rata-rata,  r  dan  Ko  Tanah Gambut dalam Kondisi Loading dan Unloading.
Beban Aksial  v (KPa) Loading Unloading  rata- rata (x 10 -6 )  r (KPa) Ko  rata- rata (x 10 -6 )  r (KPa) Ko 0 - - - 0,90 1,0 - 50 5,53 15,5  0,3100 7,60 22 0,44 100 11,0 32 0,3200 13,20 39 0,39 200 21,40 63 0,3150 24,20 72 0,36 400 43,0 128,5  0,3212 43,0 128,5 0,32
Tabel  4.4.  Harga  OCR  dan  Ko  untuk  Tanah Gambut Berserat Riau.
Jenis Tanah Harga OCR 1 2 4 8 Tanah Gambut Berserat Riau 0,32 0,36 0,39 0,44
Berdasarkan  hasil  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  untuk  gambut  (peat)  Riau,  harga  Ko kondisi  unloading  selalu  lebih  besar  dari  pada harga  Ko  kondisi  loading  yaitu  masing-masing Ko  =  0,32  (loading)  dan  Ko  =  0,32-0,44 (unloading),    Hal  ini  sesuai/mendekati  dengan hasil panelitian gambut berserat yang dilaksanakan  oleh  Edil  dan  Dhowian  (1981) untuk tanah gambut berserat dimana pada kondisi laoding  Ko  =  0,30-0,31  (konstan),  sedangkan pada  saat  unloading  Ko  =  0,30-0,46  (tidak konstan  atau  bervariasi  tergantung  dari  OCR nya).

## KESIMPULAN 5.1.   Kesimpulan.
Dari  analisa  yang  telah  diuraikan,  maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1.   Hasil  kalibrasi  tabung  test  Ko  yang  dibuat adalah berupa garis lurus dengan persamaan: or =   2,98 x 10 6  rata-rata (  r dalam KPa)
2.   Harga  Ko  pasir  dari  hasil  pengukuran langsung dengan alat tabung test Ko adalah 0,46;  hal  ini  sesuai  dengan  harga  Ko  yang ditentukan dengan formula yang
dikembangkan  oleh  Jaky  yaitu  sebesar 0,4598. Jadi alat test Ko yang dibuat dalam penelitian  ini  dapat  dipakai  untuk menentukan  harga  Ko  dari  jenis  tanah lainnya.
3.   Dalam  kondisi  loading  harga  Ko  gambut berserat  Riau  konstan  sebesar  0,32, sedangkan  pada  saat  unloading  Ko  tidak konstan tetapi merupakan fungsi dari OCR; harga Ko bervariasi antara 0,32-0,44. Makin besar  OCR  maka  harga  Ko  tanah  gambut makin besar pula.

## 5.2. Saran.
1.   Perlu dilakukan studi lanjutan untuk melihat pengaruh  gesekan  antara  tabung  dengan sampel untuk berbagai jenis tanah terhadap harga Ko.
2.   Perlu  juga  dilakukan  studi  lanjutan  untuk melihat pengaruh kandungan serat dan kadar organik terhadap harga Ko.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdelhamid,  M.  S.  dan  R.J.  Krizek,  "At  Rest Lateral  Earth  Pressure  of  Consolidating Clay",  Journal  of  the  Geotcchnical Engineering  Division,  ASCE,  Vol,,  102, No.  GT7,  Proc.  Paper  12240,  Hal.  721- 738, 1976.
Alpan,  I.,  "The  Emperical  Evaluation  of  The Coefficient Ko and Kor", J. Soils Found., Tokyo, Japan, Hal. 31-40. 1967. Brookcr,  E.  Q.,  dan  H.Q,  Ireland,  1965,  "Earth Pressure At-Rest Related to Stress History", Canadian Geotechnical Journal, vol. 2, No. 1, Hal. 29-38.
Dhowian, A. W.,1978, "Consolidation Effects on
Properties  of  Highly  Compressive  Soils Peats," Thesis Presented to The University of Wisconsin, at Madison, Wice., in Partial Fulfillment  of  the  Requirements  for  the
Degree of Doctor of Philosophy.
Dhowian, A. W.f dan T. B. Edil, 1981,"At-Rest Lateral  Pressure  of  Peat  Soils",  Journal  of The  Geotechnical  Engineering  Division, Proceedings  of  the  American  Society  of Civil Engineers, ASCE, Vol. .107, No. GT2, Hal. 201-215, February. Erdal  Uncuoglu,  Mustafa  Laman,  Ahmet Saglamer  dan  H.Bekir  Kara,  2008, “Prediction of Lateral Effective Stresses in Sand  Using  Artificial  Neural  Network”,
Journal Soils and Foundation Vol.48  No.2 April.
Harwadi, F., and Mochtar, NE.,2010,
“Compression  Behavior  of  Peat  Soil Stabilized  with  Environmentally  Friendly Stabilizer”  (Proceedings  of  the  first Makassar International Conference on Civil Engineering).
Jaky, J., 1948, "State of Stress at Great Depth", Proceedings  of  the  Second  International Conference  of  Soil  Mechanics  and Foundation  Engineering,  Vol.  1,  Hal.  103-
107. Mochtar, NE dan Rusdiansyah, 2002, “Pengaruh Kandungan Serat Kasar dan Overconsolidation  Ratio  (OCR)  terhadap Koefisien  Tekanan  Tanah  Lateral  At  Rest (Ko)  Tanah  Gambut  Berserat”,  Proceeding Pertemuan  Ilmiah  Tahunan  Geoteknik  VI, 30-31 Oktober.
Noor Endah Mochtar, Faisal Estu Yulianto, dan Trihanyndio Rendy S, 2014, “Pengaruh Usia Stabilisasi  pada  Tanah  Gambut  Berserat yang Distabilisasi dengan  Campuran  CaCO3  dan  Pozolan”, Jurnal Teknik Sipil (ISSN 0853-2982), Vol. 21 No. 1, April.
Rusdiansyah  dan  Noor  Endah  Mochtar,  2003, “Pengaruh  Overconsolidation  Ratio  (OCR) dan Kadar Organik (Oc) Terhadap Koefisien Tekanan  Tanah  Kesamping  at  Rest  (Ko) Tanah  Gambut  Berserat  Halus”,  Jurnal Teknik Sipil, Vol.10 No.2, April.
Yuianto,  F.E.,  and  Mochtar,  N.E.,  2012, “Behavior  of  Fibrous  Peat  Soil  Stabilized with  Rice  Husk  Ash  (RHA)  and  Lime” Proceeding of 8 th International Symposium on Lowland Technology, September 11-13, Bali Indonesia.