## Pengaruh Diameter Kawat Kumparan Terhadap Suhu Mesin Sterilisasi Alat Medis Portabel
Rahmawati 1 , Ike Bayusari 1 , Caroline 1 , Hermawati 1 , Akmal Syukri Hanafi 1 Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Indralaya, Indonesia Penulis Korespondensi: etikmahyuddin@yahoo.com
Abstrak — Setiap  kegiatan  rumah  sakit  harus  memenuhi  standar  medis  yang  telah  disepakati,  termasuk sterilisasi penggunaan alat medis. Dengan metode sterilisasi panas kering dalam oven, diperlukan mesin sterilisasi yang bisa mudah dibawa dalam bentuk portabel. Penggunaan kawat kumparan sebagai penghantar panas diperlukan untuk membuat mesin sterilisasi, dimana semakin besar diameter kumparan dapat memperkecil daya yang digunakan dan semakin kecil diameter kumparan dapat mempercepat perubahan suhu pada kumparan. Penelitian ini dilakukan dengan  cara  merangkai  mesin  sterilisasi  dengan  berbagai  komponen  yang  diperlukan  agar  dapat  dilakukan pengukuran  terhadap  tegangan,  arus,  waktu  untuk  mencapai  suhu  steril  serta  perhitungan  daya  yang  dihasilkan. Dalam membuat mesin sterilisasi alat medis portabel, telah diuji penggunaan kawat kumparan berdiameter 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, dan 1,3 mm sebagai pemicu suhu panas pada mesin dimana pada kawat kumparan berdiameter 0,8 mm  mampu  memberikan  hasil  yang  terbaik  daripada  diameter  kawat  kumparan  yang  lain.  Dari  keempat  variasi diameter  kawat  kumparan,  kawat  kumparan  yang  berdiameter  0,8  mm  menghasilkan  nilai  maksimum  dengan tegangan sebesar 56,2 volt, arus listrik sebesar 4,08 Ampere, dan waktu pemanasan tercepat yaitu 18,51 menit. Hal ini sesuai berdasarkan hubungan antara diameter dan hambatan dimana semakin kecil diameter maka semakin besar nilai hambatan pada suatu rangkaian yang dapat mempengaruhi nilai arus dan tegangan yang mengalir. Nilai daya terbesar berasal dari kawat kumparan berdiameter 0,8 mm yang bernilai 114,64 Watt. Hal ini berdasarkan pada korelasi antara nilai daya serta nilai tegangan dan arus yaitu semakin besar nilai tegangan dan arus maka akan semakin besar juga  nilai  daya  yang  dihasilkan.  Untuk  nilai  daya  terkecil  berasal  dari  kawat  kumparan  berdiameter  1,3  mm  yang bernilai 19,31 Watt.
Kata Kunci — Mesin Sterilisasi, Diameter Kawat, Daya
Abstract — Every  hospital  activity  must  meet  agreed  medical  standards,  including  sterilization  of  the  use  of medical  devices.  With  the  dry  heat  sterilization  method  in  the  oven,  a  sterilization  machine  is  needed  that  can  be easily carried in a portable form. The use of wire coils as heat conductors is needed to make sterilization machines, where  the  larger the  diameter of  the  coil  can  reduce  the  power  used  and  the  smaller the  diameter of  the  coil  can accelerate temperature changes in the coil. This research was carried out by assembling a sterilization machine with various  components  needed  so  that  measurements  can  be  made  of  voltage,  current,  time  to  reach  sterile temperatures and calculation of the power produced. In making portable medical device sterilizers, the use of  coil wires  with  diameters  of  0.8  mm,  1  mm,  1.2  mm,  and  1.3  mm  has  been  tested  as  a  trigger  for  hot  temperatures  in machines  where  the  coil  wire  with  a  diameter  of  0.8  mm  is  able  to  provide  the  best  results  than  other  coil  wire diameters. Of the four variations in coil wire diameter, coil wire with a diameter of 0.8 mm produces a maximum value with a voltage of 56.2 volts, an electric current of 4.08 Amperes, and the fastest heating time of 18.51 minutes. This is appropriate based on the relationship between diameter and resistance where the smaller the diameter, the greater the resistance value in a circuit which can affect the value of current and voltage flowing. The largest power value comes from a 0.8 mm diameter coil wire rated at 114.64 Watts. This is based on the correlation between the power value, the voltage and current value, that is, the greater the current value, the greater the power value produced. The smallest power value comes from a coil wire with a diameter of 1.3 mm valued at 19.31 Watts.
Keywords — Sterilization Machine, Wire Diameter, Power

## I. P ENDAHULUAN
Kehidupan  dunia  saat  ini  tidak  terlepas  dari  kebutuhan  energi,  salah  satunya  energi  listrik.  Pertumbuhan jumlah manusia serta peningkatan teknologi mampu menghabiskan energi listrik yang begitu besar. Rumah sakit dapat menjadi tempat yang aman bagi para penderita sakit, akan tetapi dapat berbahaya jika terjadi pelanggaran terhadap  aturan  yang  berlaku.  Seperti  halnya  aktvitas  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis,  harus  memenuhi standar  medis  yang  telah  disepakati,  termasuk  sterilisasi  penggunaan  alat  medis.  Sterilisasi  merupakan pembersihan alat dari kehidupan mikroorganisme dengan cara pemanasan alat yang akan digunakan oleh tenaga medis. Penyakit infeksi dapat beredar pada alat medis berupa infeksi nosokomial yang bisa berkembang selama pasien berada di rumah sakit. Dengan metode sterilisasi panas kering dalam oven dengan suhu 160 ℃ selama waktu 120 menit - 170 ℃ selama waktu 60 menit. Oleh karena itu diperlukan mesin sterilisasi yang bisa mudah dibawa dalam bentuk portabel. Di sisi lain, penggunaan kawat kumparan sebagai penghantar panas diperlukan
untuk membuat mesin sterilisasi. Semakin besar nilai panjang coil maka akan meningkatkan nilai induktansi dan daya  yang  dihasilkan  serta  semakin  besar  diameter  kumparan  dapat  memperkecil  daya  yang  digunakan  dan semakin  kecil  diameter  kumparan  dapat  mempercepat  perubahan  suhu  pada  kumparan,  sehingga  diperlukan penelitian untuk menganalisis pengaruh diameter kawat kumparan pada mesin sterilisasi alat medis portabel.

## II. T INJAUAN PUSTAKA

## A.  Mesin Sterilisasi
Dalam melakukan suatu sterilisasi diperlukan suatu alat mesin sterilisasi. Pengertian dari mesin merupakan alat  yang  dapat  bergerak  dengan  bantuan  tenaga  tertentu  untuk  membantu  pekerjaan  manusia  dalam mengerjakan produk tertentu. Mesin biasanya digunakan sebagai fasilitas perusahaan untuk memproduksi suatu barang yang dapat menurunkan kegagalan produk serta menghemat waktu produksi sesuai dengan kebutuhan permintaan yang mengefisienkan penggunaan bahan dasar agar tercapai standar kualitas produk [1]. Sterilisasi memiliki  arti  dalam dunia medis sebagai  suatu proses  yang  dilakukan  dengan memanfaatkan metode  tertentu dalam menghilangkan berbagai mikroorganisme yang dapat membawa penyakit pada berbagai peralatan medis. Berbagai  peralatan  kesehatan  yang  bersentuhan  langsung  dengan  pasien  bisa  menimbulkan  suatu  infeksi, sehingga diperlukan sterilisasi alat medis secara teliti. Dalam melaksanakan sterilisasi diperlukan suatu alat atau mesin yang disebut mesin sterilisasi. Mesin ini dirancang khusus agar terhindar dari kuman pembawa penyakit. Proses  sterilisasi  dilakukan  dengan  cara  memanaskan  alat  medis  dengan  berbagai  macam  metode  dalam membunuh  mikroorganisme  yang  menempel  pada  alat  medis.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  ini  berupa metode panas kering dengan penggunaan suhu mencapai 130 ℃ serta pemanasan  yang dilakukan selama 30 menit untuk menghilangkan koloni kuman yang ada pada alat medis. Penggunaan alat pelindung diri bagi petugas medis juga harus diperhatikan dalam menjaga kesterilan alat medis [2].

## B. Pemanas Induksi
Produk  teknologi  yang  biasa  digunakan  dalam  melakukan  pemanasan  terhadap  benda  dengan  bantuan kawat kumparan yang bendanya ditaruh di atas kumparan (metode pancake bowl), ada juga yang ditaruh di dalam putaran  lingkaran  suatu  kumparan  berspiral  (metode  multiturn  helical  coil)  dinamakan  alat  pemanas  induksi. Proses perlakuan panas menggunakan metode induksi ini ialah sistem kerja panas yang tidak terdapat sentuhan dengan pusat panasnya, namun yang dimanfaatkan menjadi media yang bisa memanaskan artinya gelombang magnet yang didapatkan dari kumparannya. Pemanas induksi ini bekerja dengan cara membarui tegangan DC menjadi tegangan AC. Pemanas induksi pula dianggap proses munculnya panas di logam dampak induksi medan magnet  yang  ditentukan  oleh  timbulnya  arus  pusar  Eddy  yang  beranjak  memutar  mengikuti  medan  magnet sebagai akibatnya membentuk fluks magnetik yang menembus logam. Sedangkan induksi magnet ialah besaran medan magnet yang mengalir dalam konduktor akibat efek arus listrik [3].

## C.  Arus Eddy
Eddy current atau arus Eddy atau arus pusar artinya arus AC yang menginduksi ke dalam materi konduktif sang medan magnetik AC (yang didapatkan oleh arus AC tadi). Medan listrik terbentuk disekitar potongan kawat sewaktu teraliri arus. Pada dasarnya hukum Faraday mempengaruhi cara kerja arus Eddy dengan menunjukkan garis gaya elektromotiff yang terinduks ke konduktor. Ukuran, kerapatan dan kekuatan medan magnet, kecapatan garis  gaya  magnet,  dan  konduktor  berkualtas  mempengaruhi  besaran  garis  gaya  magnet.  Lingkaran  yang memutar konduktor merupakan deskripsi arus Eddy yang mana jumlah lilitan dan arus mempengaruhi kekuatan asal medan magnetik. Konduktor yang bergerak dengan arah v menimbulkan arus Eddy. Arah medan magnet tergantung dari penyebab yang menimbulkan medan magnet tersebut yaitu arah dari arus yang mengaliri batang konduktor [4].

## D.  Daya Aktif
Daya adalah  energi  per satuan  waktu. Daya  listrik merupakan besar jumlah energi  yang  diproduksi atau diserap  dalam  sebuah  rangkaian  listrik  dengan  satuan  watt.  Daya  aktif  adalah  daya  yang  digunakan  untuk melakukan energi sebenarnya. Contohnya energi panas, cahaya, mekanik dan lain – lain.  Daya aktif dirumuskan sebagai berikut :
P  = 𝑉.  𝐼 . cos φ ..................................................................................................... (2.1)
Dimana:
P    = Daya aktif (Watt) V    = Tegangan (Volt) I       = Arus (Ampere) cos φ = faktor day

## E.  Tembaga
Kumparan  tembaga  diproduksi  dari  logam  tembaga  dan  banyak  digunakan  pada  pumbling  atau  pada produksi  peralatan  pemanas,  ventilasi,  dan  penyejuk  udara.  Selain  dari  kekuatannya  yang  tinggi,  kumparan tembaga merupakan konduktor  panas  yang  baik  dan cocok  pada  industri minyak  dan  gas.  Diameter tembaga merupakan garis lurus yang melewati titik pusat tembaga antara titik suatu sisi ke sisi yang lain. Besaran diameter tembaga bervariasi mulai dari 0,1 mm, 0,2 mm, 1 mm, 2 mm dan lain-lain. Nilai resistivitas kawat tembaga antara 29,96 x 10- 8 Ωm hingga 318,45 x 10-8 Ωm [5]. Pada kabel listrik, tembaga memiliki daya hantar listrik tinggi yaitu 57  U.mm2/m  pada  suhu  20 ℃ ,  titik  lebur  tinggi  yaitu  1083 ℃ ,  konduktivitas  panas  dan  listrik  yang  tinggi  yaitu 59,6×106 S/m, dan tahan karat [6].

## III. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Lokasi  yang  digunakan  untuk  perancangan,  pembuatan,  pengujian,  dan  pengambilan  data  pada  alat dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Jurusan Teknik Elektro Universitas Sriwijaya. Penelitian dimulai dari bulan  September  2022  sampai  Maret  2023  dengan  melakukan  perencanaan  dan  konsep  penelitian,  lalu melakukan studi literatur pada buku serta jurnal, melakukan penulisan proposal, merangkai alat penelitian, lalu pengambilan data pada alat, dan menganalisa serta menarik kesimpulan.

## A. Diagram Alir Penelitian
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## B. Rangkaian Alat Penelitian
Pada  perancangan  kumparan  kawat  tembaga  yang  akan  digunakan  pada  mesin  sterilisasi  ditunjukkan sebagai berikut dengan modul pemanas induksi berada di belakang yang terhubung dengan baterai aki.

## C. Skema Pengambilan Data
Dapat dilihat pada gambar 3. berikut ini merupakan skema pengambilan data penelitian.
Keterangan gambar : 1. Thermometer Digital 2. Modul Pemanas Induksi 3. Multimeter Digital 4. Baterai/aki

## Gambar 3. Skema Pengujian
Berikut adalah langkah-langkah perancangan pemasangan kawat kumparan pada mesin sterilisasi alat medis portabel:
1. Perancangan kerangka tempat memasang kawat kumparan.
2. Memasang kawat kumparan pada kerangka yang telah dibuat.
3. Sambungkan baterai aki ke modul pemanas induksi kemudian disambungkan ke kawat kumparan sebagai sumber energi panas yang akan digunakan untuk mesin sterilisasi alat medis portable.
4. Sambungkan termometer digital pada mesin sterilisasi untuk mengukur suhu.
5. Sambungkan multimeter ke kawat kumparan untuk mengukur arus listrik dan tegangan pada mesin sterilisasi alat medis portabel.
6. Sediakan Stopwatch untuk menghitung waktu penelitian pada mesin sterilisasi alat medis portable.

## IV. H ASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Umum
Setelah merangkai semua keperluan mesin sterilisasi alat medis portabel yang memakai kawat kumparan dengan variasi diameter sebesar 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, dan 1,3 mm. Di saat melaksanakan pengujian dengan penggunaan baterai aki berkapasitas 12 V 100 Ah yang dihubungkan ke modul pemanas induksi berspesifikasi tegangan masukan 12 V - 30 V dan daya keluaran 120 W yang terletak pada mesin sterilisasi, penulis mengukur suhu  yang  dihasilkan  dengan  menggunakan  termometer  digital  yang  memiliki  bagian  batang  besi  yang dimasukkan  ke  bagian  dalam  mesin  sterilisasi  yang  juga  dihitung  waktu  tempuhnya  menggunakan  stopwatch digital.  Untuk  modul  yang  digunakan  berjumlah  empat  buah  yang  dipasang  pada  bagian  belakang  mesin sterilisasi. Untuk kawat kumparan yang dipasang pada bagian dalam mesin berjumlah empat buah yang berupa dua buah berbentuk helical coil pada atas, dan bawah mesin sterilisasi serta dua buah berbentuk pancake coil pada bagian kanan, dan kiri mesin sterilisasi .

## B. Data Hasil Pengukuran dan Perhitungan
Pada  percobaan  yang  telah  dilakukan  dengan  mengukur  menggunakan  multimeter  digital  berdasarkan pengaruh variasi diameter kawat kumparan 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, dan 1,3 mm terhadap tegangan, arus listrik, daya, serta waktu. Dikarenakan penggunaan empat buah modul pada mesin sterilisasi ini, maka pengukuran nilai tegangan dan arus bolak balik yang didapat sebagai berikut.
TABLE I.  D ATA H ASIL P ENGUKURAN T EGANGAN DAN ARUS
Dalam mengkalkulasikan nilai besaran daya yang diproses oleh mesin sterilisasi maka diperlukan nilai arus dan tegangan yang telah terukur serta nilai Cos φ yang diperoleh berdasarkan asumsi spesifikasi modul sebagai berikut.
Cos φ=  P/(V x I) Cos φ=  (120 Watt)/(12 V x 20 A) Cos φ= 0,5
Maka diperoleh data hasil pengukuran sebagai berikut.
TABLE II. D ATA H ASIL P ENGUKURAN DAN PERHITUNGAN
Gambar 4. Grafik Hubungan Diameter Kawat Kumparan dan Tegangan
Gambar 5. Grafik Hubungan Diameter Kawat Kumparan dan Arus
Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 0,8 mm 15,7 12,4 12,4 15,7 56,2 1 mm 15,5 11,6 11,6 15,5 54,2 1,2 mm 15,4 11,3 11,3 15,4 53,4 1,3 mm 15 11,1 11,1 15 52,2
Total Tegangan (Volt)
Diameter Kawat Tegangan (Volt) Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 0,8 mm 0,91 1,13 1,13 0,91 4,08 1 mm 0,48 0,82 0,82 0,48 2,6 1,2 mm 0,21 0,33 0,33 0,21 1,08 1,3 mm 0,15 0,22 0,22 0,15 0,74 Total Arus (Ampere)
Diameter
Kawat Arus (Ampere)
Gambar 6. Grafik Hubungan Diameter Kawat Kumparan dan Daya

## Gambar 7. Grafik Hubungan Diameter Kawat Kumparan dan Waktu
Gambar  4 merupakan  grafik  hubungan  antara  diameter  kawat kumparan  terhadap  nilai  tegangan  yang diperoleh dari data hasil pengukuran mesin sterilisasi alat medis portabel. Pada grafik di atas mempresentasikan nilai  tegangan  maksimum  yang  ditunjukkan  pada  diameter  0,8  mm  dengan  nilai  tegangan  sebesar  56,2  volt. Sedangkan untuk nilai tegangan minimum dihasilkan pada diameter 1,3 mm dengan nilai tegangan sebesar 52,2 volt. Dalam hal ini diameter kawat kumparan berbanding terbalik dengan besaran nilai tegangan yang digunakan oleh  mesin  sterilisasi,  dimana  ketika  diameter  kawat  kumparan  yang  digunakan  semakin  kecil  nilainya  dapat mengakibatkan  nilai  tegangan  semakin  besar  dikarenakan  diameter  kawat  kumparan  mempengaruhi  nilai hambatan pada rangkaian.
Gambar  5  merupakan  grafik  hubungan  antara  diameter  kawat  kumparan  terhadap  nilai  arus  yang diperoleh dari data hasil pengukuran mesin sterilisasi alat medis portabel. Pada grafik di atas mempresentasikan bahwa arus maksimum yang terukur berada pada diameter kawat kumparan 0,8 mm dengan nilai arus sebesar 4,08 A. Sedangkan untuk besaran nilai arus minimum yang terukur berada pada diameter kawat kumparan 1,3 mm dengan nilai arus sebesar  0,74 A. Sehingga diameter kawat kumparan berbanding terbalik terhadap nilai arus yang dihasilkan, dimana semakin kecil nilai diameter kumparan maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini dikarenakan diameter kawat kumparan  mempengaruhi nilai hambatan pada rangkaian.  Adanya pengaruh induksi elektromagnetik pada kawat kumparan sehingga nilai arus yang didapat menjadi lebih besar.
Gambar  6  merupakan  grafik  hubungan  antara  diameter  kawat  kumparan  terhadap  nilai  daya  yang diperoleh dari data hasil pengukuran mesin sterilisasi alat medis portabel. Pada grafik di atas mempresentasikan bahwa nilai daya maksimum yang terhitung berada pada diameter kawat kumparan 0,8 mm dengan nilai daya sebesar 114,64 Watt. Sedangkan untuk besaran nilai daya minimum yang terukur berada pada diameter kawat kumparan  1,3  mm  dengan  nilai  daya  sebesar  19,31  Watt.  Sehingga  diameter  kawat  kumparan  berbanding terbalik terhadap nilai daya yang dihasilkan, dimana semakin kecil nilai diameter kumparan maka nilai daya yang dihasilkan akan semakin besar.
Gambar 7 merupakan grafik hubungan antara diameter kawat kumparan terhadap waktu yang diperoleh dari  data  hasil  pengukuran  mesin  sterilisasi  alat  medis  portabel.  Pada  grafik  di  atas,  waktu  yang  terukur merupakan masa pemanasan mesin sterilisasi untuk mencapai suhu 1700C. Grafik tersebut mempresentasikan bahwa waktu tercepat yang terukur berada pada diameter kawat kumparan 0,8 mm dengan nilai sebesar 18,51 menit. Sedangkan untuk waktu terlama  yang terukur berada pada diameter kawat kumparan 1,3 mm dengan nilai sebesar 35,26 menit. Sehingga diameter kawat kumparan berbanding lurus terhadap waktu yang ditempuh,
dimana semakin kecil nilai diameter kumparan maka waktu yang ditempuh akan semakin cepat. Waktu yang ditempuh juga dipengaruhi oleh efek induksi elektromagnetik pada rangkaian ini.

## V. K ESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Didapatkan  kesimpulan  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  berdasarkan  tujuan  dan  hasil  dari penelitian yaitu:
1. Dalam membuat mesin sterilisasi alat medis portabel, telah diuji penggunaan kawat kumparan berdiameter 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm, dan 1,3 mm sebagai pemicu suhu panas pada mesin dimana pada kawat kumparan berdiameter 0,8 mm mampu memberikan hasil yang terbaik daripada diameter kawat kumparan yang lain.
2. Dari keempat variasi diameter kawat kumparan, kawat kumparan yang berdiameter 0,8 mm menghasilkan nilai maksimum dengan tegangan sebesar 56,2 volt, arus listrik sebesar 4,08 Ampere, dan waktu pemanasan tercepat yaitu 18,51 menit. Hal ini sesuai berdasarkan hubungan antara diameter dan hambatan dimana semakin kecil diameter maka semakin besar nilai hambatan pada suatu rangkaian yang dapat mempengaruhi nilai arus dan tegangan yang mengalir.
3. Nilai  daya  terbesar  berasal  dari  kawat kumparan  berdiameter  0,8  mm  yang  bernilai  114,64 Watt.  Hal  ini berdasarkan  pada  korelasi  antara  nilai  daya  serta  nilai  tegangan  dan  arus  yaitu  jika  nilai  tegangan  dan  arus semakin besar mengakibatkan nilai daya yang dihasilkan semakin besar juga. Untuk nilai daya terkecil berasal dari kawat kumparan berdiameter 1,3 mm yang bernilai 19,31 Watt.

## B. Saran
Terdapat beberapa saran yang diperlukan agar memperoleh hasil yang terbaik, yaitu:
1.    Perlu ditambah penguat tegangan yang sesuai terhadap spesifikasi modul pemanas yang digunakan agar dapat memberikan hasil yang maksimal.
2. Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  mengubah  atau  menambahkan  bahan  yang  mampu  menyerap  panas dengan cepat pada mesin sterilisasi tersebut.
3.   Pada  penelitian  selanjutnya  dapat  ditambahkan  data  logger  sehingga  dapat  mengetahui  nilai  suhu, tegangan, dan arus yang lebih teliti dan akurat

## D AFTAR P USTAKA
[1] A. Sofyan, Tujuan Pemeliharaan Mesin. Jakarta: Rajawali, 2004.
[2] I. S. Raudah, Tien Zubaidah, “EFEKTIVITAS STERILISASI METODE PANAS KERING PADA ALAT MEDIS RUANG PERAWATAN LUKA RUMAH SAKIT Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KUALA KAPUAS,” 2017.
[3] A. Wahyu, M. S. Gozali, and P. N. Batam, “Rancang Bangun Pemanas Induksi dengan Metode Multiturn Helical Coil,” pp. 3–6, 2019.
[4] D. U. Suwarno, “Alat Peraga Efek Arus Eddy Dengan Menggunakan Piringan Magnet Berputar,” Pros. SNIPS, pp. 268–274, 2016.
[5] D.  Ahmad  Dienchephalon  Nur,  “RANCANG  BANGUN  KIT  PERCOBAAN  PENENTUAN  RESISTIVITAS  KAWAT  BERBASIS MIKROKONTROLER,” J. Inov. Fis. Indones., vol. 08, pp. 39–42, 2019.
[6] I. K. A. W. Raharja, “PENGGUNAAN TEMBAGA SEBAGAI BAHAN KONDUKTOR YANG BAIK PADA KABEL LISTRIK,” Jur. Tek. Elektro, Fak. Tek. Univ. Udayana, 2014.