Penentuan Secara Serempak Kadar Minor Anion (F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42– dan PO 43- ) pada Sampel Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dengan Teknik Kromatografi Ion Kinerja Tinggi
Muhammad Amin 1,2
1 Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun, Jl. Bandara Babullah, Kampus I Unkhair, Akehuda, Ternate 97723, Maluku Utara
2 UPT. Laboratorium Dasar dan Terpadu, Universitas Khairun, Jl. Jusuf Abdulrahman, Kampus II, Unkhair, Gambesi, Ternate 97719, Maluku Utara
Email: muh_amin@unkhair.ac.id Received
:02-04-2020
Accepted :18-04-2020
Available online  :05-05-2020

## ABSTRAK
Sebuah kondisi analitik dan pemisahan untuk penentuan secara serempak kadar minor anion (F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42– dan PO 43- ) dengan teknik kromatografi ion telah dioptimalkan. Dalam penelitian ini,  kromatografi  ion  dengan  sistem  deteksi  konduktivitas  tertekan  diterapkan  untuk  menentukan spesies ionik dengan sensitivitas tinggi. Dengan kondisi ini, telah ditargetkan dalam penentuan ketujuh anion  tersebut  pada  sampel  air  minum  dalam  kemasan  (AMDK).  Kombinasi  eluen  yang  digunakan adalah 6 mM Na 2 CO 3 dan 1,2 mM NaHCO 3 untuk semua penentuan kadar. Semua anion terdeteksi dan dielusi dalam waktu kurang dari 30 menit. Semua anion memperlihatkan bentuk puncak yang simetris yang terlihat dalam kromatogram. Diperoleh koefisien korelasi ( r ) bervariasi antara 0,9995 dan 1 untuk ketujuh anion di atas , sementara batas minimum deteksi yang dihitung berdasarkan persamaan S/N=3 adalah 0,02-0,45 µg/L. Kondisi optimum yang diperoleh, kemudian diterapkan pada penentuan secara serempak kadar minor anion dalam 6 sampel AMDK dengan merek yang berbeda. Dari keseluruhan sampel air minum yang dikumpulkan secara komersial di Maluku Utara, tidak terdapat kadar minor anion yang melebihi baku mutu yang ditetapkan.
Kata Kunci : Anion; air minum; kromatografi ion

## ABSTRACT
Analytical and separation conditions for the simultaneous determination of minor anions (F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42– , and PO 43- ) using ion chromatography technique have been optimized. In this study, ion chromatography with a suppressed conductivity detection system was applied to determine the ionic species with high sensitivity. By these conditions, it has been targeted in the determination of the seven anions in bottled drinking water samples. With concentration of 6 mM Na 2 CO 3 and 1,2 mM NaHCO 3 were used as the eluent combination for all determinations. All the above anions could be completely determied and eluted were less than 30 min. All anions were displayed symmetrical peak shapes as in the  chromatograms.  The  correlation  coefficient  ( r )  varies  between  0.9995  and  1  for  the  above  seven anions, whereas the detection limits calculated at S/N= 3 were 0.02–0.45 µg/L. The obtained optimum conditions were then applied to the simultaneous determination of minor anions in 6 bottled drinking water  samples  with  different  brands.  From  the  overall  drinking  water  samples  which  was  collected commersially  in  North  Maluku,  there  were  no  minor  anions  concentration  exceeding  the  specified quality standards.
Keywords: Anions; drinking waters; ion chromatography

## TECHNO: JURNAL PENELITIAN
Journal homepage : http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/Techno Issue 09 Number 01 May 2020 DOI: http://dx.doi.org/10.33387/tjp.v9i1.1744

## PENDAHULUAN
Air  minum  menjadi  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup  manusia,  dan  kontaminasi biologis  dan  kimia  adalah  masalah  serius  yang  mungkin  mempunyai  efek  bagi  kesehatan. Ada  kekhawatiran  pada  masyarakat,  atas  kualitas  air  ledeng  atau  air  sumur/tanah  di masyarakat,  karena  polusi,  kontaminasi    bakteri,  rasa,  perubahan  warna  serta  bau  yang mungkin ada (Krecar et al ., 2014). Oleh karena itu, orang-orang beralih ke air kemasan (baik ukuran  botol  maupun  galon)  untuk  tujuan  keselamatan  dan  untuk  menjaga  kualitas. Akibatnya, pasar  global  untuk  air  kemasan  (selanjutnya,  air  botol  kemasan)  menjadi sangat besar dan terus tumbuh untuk memenuhi peningkatan permintaan dan pencarian air minum berkualitas baik menjadi mendesak.
Air  minum  dalam  kemasan  (AMDK)  bukan  hanya  digunakan  untuk  minum,  namun  juga dapat  digunakan  dalam  persiapan  makanan.  Sehingga,  kontaminasi  air  minum  menjadi perhatian semua pihak dan perlu terus dipantau untuk memenuhi kualitas air botol kemasan yang dibutuhkan. Ada berbagai kontaminan biologis (mis., bakteri dan virus) (Ashbolt, 2004; Borchardt et  al .,  2012) dan  kimia  (mis.,  organik dan  anorganik,  termasuk kandungan  minor anion  seperti  florida,  klorida,  nitrit,  bromida,  nitrat,  sulfat,  dan  fosfat)  (Sharma  & Bhattacharya,  2017)  kontaminan  yang  telah  diatur  oleh  Kementerian  Kesehatan  RI  untuk mempertahankan  kualitas  yang  disyaratkan  untuk  air  minum.  Salah  satu  regulasi  yang mengatur  tentang  kualitas  air  minum  yang  layak  untuk  dikonsumsi  adalah Permenkes  RI, Nomor : 492/MENKES/PER/IV/2010 . Secara umum, a ir dianggap layak untuk dikonsumsi jika bebas  dari  logam  berat  berbahaya,  partikel  terlarut,  pupuk  sintetis,  pupuk  alami,  pestisida, beberapa anion serta parameter (fisik, kimia, dan mikrobiologis) lainnya dan/atau nilai untuk indikator kualitas air tersebut berada dalam batas maksimum yang telah ditetapkan. Banyak pula  organisasi  yang  berskala  internasional  yang  telah  membuat  regulasi  dan  standar, misalnya  ISO,  US  EPA  dan  ASTM,  dan  telah  memvalidasi  metode  kromatografi  ion  dalam menentukan kadar anion dalam air minum (Jackson, 2001; Bonny, 2007).
Zat-zat  anorganik  ada  di  dalam  air  alam  ( natural  waters )  dengan  kadar  yang  lebih  tinggi daripada yang ada dalam zat organik. Kebanyakan zat-zat/ion-ion anorganik ini adalah hasil dari kondisi alam yang mempunyai komposisi kimia yang sangat bervariasi, tergantung pula pada  geografi  dan  geologi  tanah    untuk  air  tertentu,  atau  apa jenis  batu  yang  bersentuhan dengan air tersebut. Akan tetapi, ada banyak komponen anorganik anion yang ada dalam air minum, yang biasanya dalam kadar yang lebih rendah, harus diperlakukan sebagai polutan dan dianalisis dari sudut pandang pengaruhnya terhadap air dan untuk tujuan memperbaiki kualitas hidup. Ion-ion anorganik yang bermuatan positif satu, dua, dan tiga ini adalah jenis ion-ion yang paling umum ditemukan di hampir semua sampel air alam, termasuk air minum yang telah dikemas dalam botol (Amin, 2016; Amin et al ., 2007, 2008).
Oleh karena itu, diperlukan teknik penentuan kadar dalam air minum yang spesifik, sensitif, selektif,  efektif  dan  akurat  serta  berkinerja  tinggi  untuk  memastikan  kualitas  air  minum tersebut (Weiss, 1995). Kromatografi ion, yang telah diperkenalkan pada pertama kalinya oleh H.  Small,  T.S.  Stevens  dan  W.C.  Bauman  pada  tahun  1975, adalah  teknik  pemisahan  yang berdasarkan pada pertukaran ion dengan proses yang terjadi antara fase gerak dan kelompok penukar ion yang terikat pada bahan pendukung dalam pembuatan kolom analitik atau yang biasa dikenal fase diam (Ohta et al ., 1996; Park et al ., 2002; Weiss, 1995) .
TECHNO: Vol. 09 (01) Mei 2020
Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  informasi  mengenai  kualitas  air  minum, utamanya  AMDK dan  sekaligus  ingin  menghadirkan  keandalan  serta  kinerja  tinggi eksperimental  teknik  analisis  kromatografi  ion  dalam  menentukan  secara  serempak  kadar minor  anion (F - ,  Cl - ,  NO 2- ,  Br - ,  NO 3- ,  SO 42– ,  dan  PO 43- ) dalam  sampel  AMDK  yang dikumpulkan dengan mengambil beberapa merek yang tersedia secara komersial di Maluku Utara.

## METODE PENELITIAN

## Instrumen Analisis
Instrumen  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metrohm  Eco  IC (Switzerland),  sebagaimana  dalam  Gambar  1,  yang  dilengkapi  dengan  modul  sistem konduktivitas  tertekan  ( suppressed  conductivity  system ),  yang  juga  dilengkapi  dengan  kolom analitik  pemisah  anion,  tipe Metrosep A  Supp  17-250/4,  yang  digu nakan  dalam penentuan kadar minor anion pada sampel standar dan semua sampel air botol kemasan.
Gambar 1. Instrumen kromatografi ion metrohm Eco IC yang digunakan dalam penelitian

## Bahan Kimia
Senyawa  natrium  karbonat  anhidrat  digunakan  untuk  menyiapkan  6  mM  Na 2 CO 3 dan senyawa natrium hidrogen karbonat digunakan untuk menyiapkan 1,2 mM NaHCO 3 . Kedua larutan ini dikombinasikan untuk digunakan sebagai eluen.  Fasa seluler dan  eluen disaring menggunakan membrane filter dengan pori sebesar 0,22 μm sebelum digunakan.
Kadar 20 mM asam sulfat digunakan sebagai larutan regenerasi pada kromatografi ion sistem konduktivitas  tertekan.  Standar  kalibrasi  konsentrasi  yang  sesuai  disiapkan  secara  reguler mingguan  dengan  mengencerkan  standar  1000  mg/L ion  chromatography ( IC ) multielements (Merck),  yang  mengandung  anion  (F - ,  Cl - ,  NO 2- ,  Br - ,  NO 3- ,  SO 42- ,  dan  PO 43- )  dengan  deret konsentrasi kalibrasi 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2 mg/L. Semua larutan disiapkan dalam aquadest dan disaring dengan menggunakan membrane filter 0,22 μm sebelum penentuan kadar minor anion dilakukan.
Amin, M. 2020. Anion; air minum; kromatografi ion

## Pengambilan dan Perawatan Sampel
Untuk tujuan penentuan kadar minor anion secara serempak, terdapat 6 merek AMDK yang dikumpulkan dengan mengambil beberapa merek yang tersedia secara komersial di Maluku Utara. Ada merek kemasan yang diproduksi di dalam dan di luar di wilayah Maluku Utara dan dipasarkan  di wilayah Maluku Utara, di antaranya: AJM, Aqua, Ake,  Flow, Mia OXY, Club. Keseluruhan sampel AMDK yang dikumpulkan, kemudian ditentukan kadarnya secara langsung  tanpa pretreatment selain  disaring  untuk  menghilangkan  partikel  pengotor  yang mungkin ada dalam sampel dengan menggunakan membrane filter 0,22 μm .

## Kondisi Analisis
Tabel  1,  memperlihatkan  kondisi  pemisahan  dalam  menentukan  kadar  minor  anion  yang digunakan pada penelitian ini untuk sampel standar dan semua sampel AMDK.
Tabel 1. Kondisi pemisahan dan penentuan kadar minor anion
Parameter Kondisi Pemisahan  Komposisi eluen
 Kolom pemisah
 Tipe detektor
 Kecepatan alir eluen
 Tekanan pompa analitik
 Volume loop sampel
 Besaran konduktan eluen
 Suppressor regenerant
: 6 mM Na 2 CO 3 + 1,2 mM NaHCO 3
: Metrosep A Supp 17-250/4
: Konduktivitas
: 0,9 mL/min
: 11,5 MPa
: 10 µL
: 19 µS/cm
: 20 mM H 2 SO 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemisahan Minor Anion Menggunakan Sampel Larutan Standar
Untuk mengawali  evaluasi kinerja  tinggi  teknik kromatografi ion  yaitu dengan menyiapkan sampel  larutan  standar  yang  mengandung  anion  yang  telah  diketahui  kadarnya.  Dalam penelitian  ini,  ada  tujuh  jenis  anion  yang  dievaluasi  dan  digunakan  untuk  tujuan  kalibrasi seperti F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42- , dan PO 43- , dan kadar tiap anion sebesar 2 mg/L.
Gambar 2: Kromatogram standar sampel dengan kadar tiap anion sebesar 2 mg/L. Identitas puncak : (1) F - ; (2) Cl - ; (3) NO 2- ; (4) Br - ; (5) NO 3- ; (6) SO 42- ; (7) PO 43- . Kondisi pemisahan lainnya sebagaimana yang dimuat dalam Tabel 1.
Kromatogram  standar  sampel  ditunjukkan  pada  Gambar  1.  Bahwa  ketujuh  anion  yang menjadi target, dapat terdeteksi dengan baik dan puncak ( peaks ) tiap anion memperlihatkan bentuk  yang  simetris.  Hal  ini  dapat  memberikan  hasil  perhitungan  kadar  tiap  anion  yang lebih  akurat. Baik  mono-,  di-  maupun  tri-valen  ion-ion  anoganik  ini  dapat  terdeteksi  dan terelusi  dalam  kolom  analitik  secara  serempak/simultan  dengan  baik  karena  perbedaan afinitas dan muatan elektron yang dimiliki tiap anion. Urutan elusi dan waktu retensi untuk masing-masing anion ditunjukkan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Urutan elusi dan waktu retensi minor anion
Analit Anion Nomor puncak Waktu retensi (menit) Fluorida F - 1 5,64 Klorida Cl - 2 7,95 Nitrit NO 2 - 3 9,56 Bromida Br - 4 12,72 Nitrat NO 3 - 5 14,71 Sulfat SO 4 2- 6 23,72 Fosfat PO 4 3- 7 26,56

## Kurva Kalibrasi
Hubungan linear antara sinyal detektor (tinggi puncak) dan konsentrasi anion diperlihatkan secara eksperimental untuk semua anion yang diamati, sebagaimana pada Gambar 3. Analisis regresi linier menunjukkan bahwa ada korelasi erat antara hasil yang diperoleh kromatografi ion kinerja tinggi ini dengan menggunakan kombinasi dua eluen yaitu 6 mM Na 2 CO 3 dan 1,2 mM  NaHCO 3 .  Dan  diperoleh  koefisien  korelasi  ( r )  bervariasi  antara  0,9995  dan  1  untuk ketujuh anion.
Gambar 3: Plot kurva kalibrasi antara kadar anion sampel standar yang berisi ion : F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42- , dan PO 43- terhadap tinggi puncak sinyal detektor.
Amin, M. 2020. Anion; air minum; kromatografi ion

## Penentuan Kadar Minor Anion dalam Sampel Air Botol Kemasan
Walaupun  air  kemasan  yang  dikumpulkan,  tentu  telah  melewati  penyaringan  di  pabrik pengolahannya,  namun  tetap  sebelum  disuntikkan  kedalam  instrumen  kromatografi  ion, seluruh sampel AMDK disaring terlebih dahulu menggunakan membrane filter 0,22 μm. Hasil penentuan  kadar  minor  anion,  dirangkum  pada  Tabel  3.  Gambar  4  memperlihatkan kromatogram  hasil  penentuan  kadar  anion  pada  sampel  AMDK  dengan  merek  yang diproduksi  diluar  Maluku  Utara.  Sementara  Gambar  5  adalah  kromatogram  dari  sampel AMDK dengan merek yang diproduksi di Maluku Utara.
Gambar 4: Kromatogram sampel AMDK yang diproduksi diluar Maluku Utara. Identitas puncak sampel A : (1) Cl - ; (2) NO 2- ; (3) NO 3- ; (4) SO 42- ; (5) PO 43- , sampel B : (1) F - ; (2) Cl - ; (3) NO 3- ; (4) SO 42- , dan sampel C : (1) F - ; (2) Cl - ; (3) NO 2- ;
(4) NO 3- ; (5) SO 42- . Kondisi pemisahan lainnya sebagaimana yang dimuat dalam Tabel 1.
A B C
TECHNO: Vol. 09 (01) Mei 2020
Kadar ion fluorida ( F - ) yang rendah terdapat di sebagian sampel air botol kemasan, dan hanya terdapat  konsentrasi  yang  paling  tinggi  pada  sampel  AMDK-E  yaitu  sebesar  0,35  mg/L. Namun  perlu  dicatat  bahwa  Sebagian  besar  sampel  yang  dikumpukan  terdapat  ion  F - , walaupun dengan kadar rendah. Ion fluorida tetap dibutuhkan dan bermanfaat dalam tubuh, akan  tetapi  dalam  jumlah  yang  sedikit  sebagai  bahan  untuk  mencegah  kerusakan  gigi  dan untuk  pertumbuhan  email  gigi  pada  anak-anak.  Sehingga  dalam  Permemkes  RI,  Nomor  : 492/Menkes/Per/IV/2010  tentang  persyaratan  kualitas  air  minum,  dengan  menetapkan kadar ion F - tidak lebih dari 1,5 mg/L. Jumlah dan sumber ion F - sering dikaitkan dengan air tanah sebagai sumber utama air pada pengolahan air kemasan tersebut.
Gambar 5: Kromatogram sampel AMDK yang diproduksi di Maluku Utara. Identitas puncak pada sampel D : (1) F - ; (2) Cl - ; (3) NO 2- ; (4) NO 3- ; (5) SO 42- , sampel E : (1) F - ; (2) ion lain; (3) Cl - ; (4) NO 2- ; (5) NO 3- ; (6) SO 42-. , dan sampel F : (1) Cl - ; (2) NO 2- ; (3) NO 3- ; (4) SO 42- ; (5) PO 43- . Kondisi pemisahan lainnya sebagaimana yang dimuat dalam Tabel 1.
D E F
Amin, M. 2020. Anion; air minum; kromatografi ion
Secara  umum,  kandungan  ion-ion  pada  air  minum  diperkaya  oleh  mineral  bebatuan  yang dilewatinya. Ion Cl - dan  ion  SO 42- terdapat  pada  semua  sampel  (AMDK-A~F)  yang dikumpulkan,  dengan  rentang  kadar  1,21-30,34  mg/L  untuk  ion  Cl - dan  1,37-46,69  mg/L untuk  ion  SO 42- .  Dalam  sebuah  hasil  penelitian  dengan  menguji  kandungan  klorida  pada sampel  AMDK  produksi  Pantai  Barat  Selatan  Aceh,  mengungkapkan  dari  7  sampel  yang dikumpulkannya  dengan  merek  yang  berbeda,  terdapat  variasi  kadar  klorida  pada  kisaran 11,30-25,43 mg/L  (Abbas & Reza, 2016). Dengan perbandingan studi  yang  dilakukan, kadar ion Cl - maupun ion SO 42- masih sangat jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan Permenkes. Juga perlu dicatat bahwa kedua anion ini adalah anion yang paling umum yang bersumber secara alami dan antropogenik.
Ion nitrat (NO 3- ) dan utamanya ion nitrit (NO 2- ) dalam air minum, juga biasanya mempuyai kadar  yang  rendah.  Akibat  dari  kontaminasi,  kedua  anion  ini  dapat  mencapai  kadar  yang tinggi dalam sampel air minum bila bersumber dalam tanah dan melewati jenis tanah/batu tertentu, atau  tergantung  pula pada situasi geografis  dan  geologis  tanah. Dari  sampel yang dikumpulkan, semua mengandung ion  NO 3- dan terbanyak terdapat pada sampel AMDK-D yaitu  sebesar  29,96  mg/L.  Namun  kadar  ini  masih  di  bawah  baku  mutu  yang  ditetapkan dalam Permenkes  RI,  Nomor:  492/MENKES/IV/PER/2010 .  Ion  NO 2- juga  terdapat  di  hampir semua sampel yang dikumpulkan, akan tetapi dengan kadar di bawah baku mutu sebesar 3,0 mg/L sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.  Emilia (2019), melaporkan telah melakukan analisis kandungan nitrat dan nitrit dalam  5 sampel air minum isi ulang yang dikumpulkan pada  lokasi  yang  berbeda  secara  spektrofotometri  UV-Vis.  Bahwa  nitrat  dan  nitrit  yang diperolehnya  berturut-turut  sebesar  3,10-4,80  dan  0,013-0,037  mg/L.  Berbanding  dengan  air sumur/galiang atau air yang terbuka dan kontak dengan udara bebas, terdapatnya ion NO 2- dalam air AMDK diakibatkan oleh ion NO 2- tidak dapat lagi teroksidasi membentuk ion NO 3- .
Tabel 3. Rangkuman hasil penentuan kadar minor anion pada sampel AMDK
Sampel Kadar Minor Anion (mg/L) F - Cl -
NO 2 - Br - NO 3 -
SO 4 2-
PO 4 3- AMDK-A TD 1,21 0,29 TD 2,82 1,37 0,41 AMDK-B 0,02 1,37 TD TD 3,87 0,38 TD AMDK-C 0,11 4,24 0,29 TD 3,02 17,89 TD AMDK-D 0,25 30,34 0,23 TD 29,96 28,53 TD AMDK-E 0,35 12,36 0,22 TD 0,65 46,69 TD AMDK-F TD 7,71 0,31 TD 7,46 4,04 0,32 Baku mutu 1,5 a,b,c 250 a,b,c 3,0 a nds 50 a 250 a nds
TD = Tidak terdeteksi a = Sesuai regulasi Permenkes RI, Nomor : 492/MENKES/IV/PER/2010 b = Sesuai regulasi kualitas air minum oleh US. EPA c = Sesuai regulasi oleh Badan kesehatan Dunia (WHO, 2011) nds = Tidak ada regulasi khusus yang mengaturnya atau no direct standards
Ion bromida (Br - ), tidak terdapat puncak yang mengindikasikan adanya ion ini dalam sampel air  yang  dikumpulkan.  Kadar  ion  Br - dalam  sampel  air  berada  di  bawah  batas  minimum deteksi  metode/prosedur  ini.  Penggunaan  volume  injektor  ( loop )  untuk  sampel  yang  lebih
TECHNO: Vol. 09 (01) Mei 2020
besar (mis., 50 µL), mungkin menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan pembacaan instrumen dalam penentuan kadar ion Br - sehingga melewati batas minimum deteksi.
Batas  minimum  deteksi  ( LOD  =  limit  of  detection )  untuk  setiap  anion  ditentukan  dari persamaan  regresi  dan  berdasarkan sinyal-to-noise  ratio (perbandingan  gangguan-terhadap- sinyal) = 3 : 1. LOD untuk anion F - , Cl - , NO 2- , Br - , NO 3- , SO 42- , dan PO 43- adalah masing-masing sebesar 0,02 ; 0,03 ; 0,06 ; 0,09 ; 0,09 ; 0,11 dan 0,45 µg/L. Sehingga nilai LOD ini dapat pula menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja instrumen kromatografi ion.
Dalam  Gambar  4A-C  dan  5E-F  tersebut,  adalah  keseluruhan  kromatogram  hasil  penentuan kadar dalam sampel AMDK yang dikumpulkan sebagai penerapan kondisi optimum analisis instrumen.  Terdapat  kadar  mineral,  utamanya  ion  Cl - dan  SO 42- lebih  tinggi  pada  sampel AMDK yang diproduksi di Maluku Utara. Hal ini, mungkin diakibatkan dari air dalam tanah sebagai  sumber  utama  dalam  memproduksi  air  botol  kemasan  yang  terbatas  dan  posisi Maluku Utara yang berada di wilayah kepulauan yang di kelilingi lautan yang juga mungkin ikut mempengaruhi komposisi dan kadar mineral air minum. Walaupun demikian, perbedaan kadar tiap anion baik pada sampel AMDK yang diproduksi di luar ataupun di dalam Maluku Utara, tidak memperlihatkan perbedaan kadar yang tinggi.
Semua metode dan prosedur yang dibahas di atas untuk penentuan kadar minor anion dalam sampel  AMDK  mengambil  waktu  dan  perlakuan  spesifik  untuk  menentukannya.  Dalam penelitian ini, semua anion yang menjadi ion target ditentukan dalam sampel AMDK dengan injeksi tunggal dan tanpa langkah pretreatment atau perawatan sampel yang lebih mendalam. Total  jangka  waktu  retensi  untuk  setiap  penentuan  kadar  adalah  kurang  dari  30  menit. Dengan  demikian,  kromatografi  ion  kinerja  tinggi  ini  dapat  digunakan  sebagai  metode pengganti utama dalam penentuan kadar anion yang sifatnya rutin pada sampel air.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menggambarkan  kegunaan  dan  operasional  kromatografi  ion  kinerja  tinggi sebagai  alat/instrumen  dalam  penentuan  kadar  ion  dalam  sampel  air.  Total  waktu  retensi yang diperlukan dalam menentukan kadar anion adalah kurang dari 30 menit. Kromatogram yang  ditunjukkan,  memberikan  bentuk  puncak  yang  sempurna  dan  simetris,  sehingga perhitungan kadar total minor anion lebih maksimal. Semua kadar minor anion dalam sampel AMDK,  berada  di  bawah  baku  mutu  dan  memenuhi  regulasi,  baik  Permenkes  RI  maupun regulasi internasional, seperti US. EPA dan WHO. Ion F - terdapat dalam beberapa sampel dan kadarnya  berada  di  bawah  baku  mutu,  sementara  ion  Br - tidak  ditemukan  dalam  semua sampel. Baik ion NO 2- maupun ion NO 3- , tidak ada sampel yang melebihi baku mutu, kecuali pada sampel AMDK-D, ion NO 3- diperoleh kadar yang jumlahnya setengah dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Demikian halnya pada ion Cl - , ion SO 42- , dan ion PO 43- , tidak ada yang melebihi baku mutu pada semua sampel AMDK yang dikumpulkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, Z., & Reza, M. (2016). Uji Kandungan Khlorida pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Produksi Pantai Barat Selatan Aceh. Jurnal Optimalisasi , 2 (2).
Amin, M. (2016). Analisis Unsur Minor kation dalam Sampel Air Alam dengan Menggunakan Teknik Kromatografi Ion. TECHNO: Jurnal Penelitian , 5 (1), 1–7.
Amin, M., Lim, L. W., & Takeuchi, T. (2007). Tunable separation of anions and cations by column switching in ion chromatography. Talanta , 71 (4), 1470–1475.
Amin, M., Lim, L. W., & Takeuchi, T. (2008). Determination of common inorganic anions and cations by non-suppressed ion chromatography with column switching. Journal of Chromatography A , 1182 (2), 169–175.
Ashbolt, N. J. (2004). Microbial contamination of drinking water and disease outcomes in developing regions. Toxicology , 198 (1–3), 229–238.
Bonny Starr (2007). Summary table for evaluation of drinking water quality goals. California Urban Water Agencies Central Valley Drinking Water Program Work Group
Borchardt, M. A., Spencer, S. K., Kieke Jr, B. A., Lambertini, E., & Loge, F. J. (2012). Viruses in nondisinfected drinking water from municipal wells and community incidence of acute gastrointestinal illness. Environmental Health Perspectives , 120 (9), 1272–1279.
Emilia, I. (2019). Analisa kandungan Nitrat dan Nitrit Dalam Air Minum Isi Ulang menggunakan Metode Spektrofotometri UV-Vis. Indobiosains , 1 (1).
Jackson, P. E. (2001). Determination of inorganic ions in drinking water by ion chromatography. TrAC Trends in Analytical Chemistry , 20 (6–7), 320–329.
Krecar, I. M., Kolega, M., & Kunac, S. F. (2014). The effects of drinking water on attention. Procedia-Social and Behavioral Sciences , 159 , 577–583.
Ohta, K., Tanaka, K., & Fritz, J. S. (1996). Non-suppressed ion chromatography of inorganic anions, magnesium and calcium ions using a pyromellitate eluent and its application in evaluating environmental water quality. Journal of Chromatography A , 731 (1–2), 179–186.
Park, H.-M., Kim, Y.-M., Lee, D. W., LEE, S., & LEE, K.-B. (2002). Ion chromatographic determination of inorganic anions in environmental samples of Korea. Analytical Sciences , 18 (3), 343–346. Sharma, S., & Bhattacharya, A. (2017). Drinking water contamination and treatment techniques. Applied Water Science , 7 (3), 1043–1067.
Weiss, J. (1995). Ion chromatography . John Wiley & Sons.