## TELEMETRI PENGUKURAN DERAJAT KEASAMAN SECARA REALTIME MENGGUNAKAN RASPBERRY PI
Avryan Harvyandha 1 , Mila Kusumawardani 2 , Abdul Rosyid 3
1,2,3 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 65141 INDONESIA
Email : 1 avryanharv@gmail.com , 2 mila.kusumawardani@polinema.ac.id , 3 abdul.rasyid@polinema.ac.id

## Abstrak
PH  merupakan  standar  nilai  derajat  keasaman  yang  dinyatakan  dalam  skala  0-14.  PH  dapat  dipengaruhi  oleh beberapa faktor seperti suhu maupun gas CO 2 . Gas yang paling memberi pengaruh terhadap asidifikasi suatu zat terutama  zat  cair  adalah  Gas  CO 2. Asidifikasi  terjadi  karena  CO 2 masuk  ke  dalam  zat  cair  dalam  bentuk  gas terlarut yang kemudian akan bereaksi dengan air sehingga membentuk garam berupa asam karbonat. Keasaman dari adanya asidifikasi dapat diketahui dengan melakukan pengukuran pH. Pengukuran pH merupakan kegiatan untuk mengetahui nilai derajat keasaman pada suatu zat maupun larutan. Pengukuran pH seringkali digunakan pada  bidang  industri  maupun  lingkungan.  Pengukuran  pH  diperlukan  untuk  mengurangi  dampak  terhadap lingkungan karena pH erat hubungannya dengan pencemaran. Namun, alat pengukuran yang ada saat ini masih bersifat  manual,  sedangkan  pengukuran real-time diperlukan  agar  dampak  terhadap  lingkungan  dapat  segera dicegah. Sehingga pada penelitian ini dibuatlah sistem yang dapat melakukan pengukuran pH yang dipengaruhi oleh  konsentrasi  CO 2 Secara real-time .  Sistem  ini  terdiri  dari  sensor  CO 2 ,  sensor  pH,  Arduino  UNO  R3  dan Raspberry Pi. Selain real-time , kelebihan dari sistem ini adalah kemampuannya untuk melakukan akuisisi data dengan  menggunakan  program  yang  ditulis  dalam  bahasa  pemrograman  Python  3.x,  sehingga  data  dapat disajikan dalam bentuk tabel  maupun heatmap yang dapat  memudahkan analisis  terhadap perubahan  nilai pH. Hasil  pembacaan  sensor  dari  mikrokontroler  menuju  raspberry  pi  dapat  beroperasi  dengan  baik  dengan  waktu pengiriman  melalui  komunikasi  serial  (USB).Secara  keseluruhan  pengujian  sistem  pada  pembacaan  nilai  pH sesuai  dengan  yang  diharapkan  yaitu  dapat  membaca  perubahan  nilai  pH  secara  signifikan  pada  pH  larutan netral (7.3) dan membaca perubahan nilai pH yang relative sama setelah larutan diinjeksi dengan CO 2 .
Kata kunci : Sensor pH, Sensor CO2, Arduino UNO, Raspberry Pi, Real-time

## 1.PENDAHULUAN
Derajat keasaman atau pH merupakan standar yang digunakan  untuk  menyatakan  tingkat  keasaaman atau basa yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda  dalam  bentuk  suatu  nilai.  pH  adalah  suatu satuan ukur yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman  atau  kadar  alkali  dari  suatu  larutan (Noorulil & Adil, 2010). pH normal memiliki nilai 7,  bila  nilai  pH  >  7  menunjukkan  zat  tersebut memiliki  sifat  basa  sedangkan  nilai  pH  <  7 memiliki  sifat  keasaman.  pH  0  menunjukkan derajat  keasaman  yang  tinggi,  dan  pH  14 menunjukkan derajat kebasaan tertinggi. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan  alat  ukur.  pH  suatu  larutan  dapat ditentukan  dengan  indikator  pH  seperti  kertas lakmus atau dengan pH meter (Putra & Viswanatha, 2017). Istilah pH (power Hydrogen) berasal dari “p” lambang matematika dari negatif logaritma, dan “H” lambang kimia untuk unsur Hidrogen. Sehingga pH juga dapat dikatakan sebagai negatif logaritma dari aktifitas  ion  Hidrogen  (H).  Jika  konsentrasi  [H + ] lebih  banyak  dari  [OH - ],  maka  material  tersebut bersifat  asam.  Namun  jika  konsentrasi  [OH - ]  lebih besar  daripada  [H+],  maka  material  tersebut bersifat  basa  (Noorulil  &  Adil,  2010).  Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan  nilai  pH.  Pada  tanah,  nilai  pH  dapat
dipengaruhi  karena  adanya  pengaruh  cuaca, mineral yang terkandung dan tekstur tanah yang tak dapat  diubah  (USDA,  2012).  Sedangkan  pada  air, nilai  pH  dipengaruhi  karena  faktor  alam  seperti meterial  karbonat,  partikel  seperti  api  bahkan  petir (NADP,  2012),  selain  itu  pH  air  juga  dapat dipengaruhi  oleh  ulah  manusia  seperti  presipitasi dengan  campuran  Nitrogen  Oksida  (NO x )  maupun Sulfur  Oksida  (SO x )  (Fondriest,  2013),  hasil pembakaran  bahan  bakar  fosil  seperti  pabrik  dan kendaraan  (USU,  2013)  yang  menyebabkan  emisi polutan  seperti  CO 2 di  atmosfer  (Kabangnga’, 2015). Kegiatan industri seperti saat ini menunjukkan  perkembangan  yang  pesat.  Terbukti dari  berkembangnya  pula  berbagai  teknologi  yang mempermudah  pekerjaan.  Berbagai  bidang  ilmu sains dan teknologi juga memiliki kontribusi untuk perkembangan  industri  yang  lebih  baik.  Selain  itu, teknologi  juga  memiliki  peran  untuk  mengurangi dampak  negatif  dari  kegiatan  industri  itu  sendiri. Salah  satu  pemanfaatan sains dan  teknologi  yang penting  dalam  kegiatan  industri  maupun  kegiatan sehari-hari adalah pengontrolan pH. Pada penelitian ini akan dibuat suatu sistem yang dapat melakukan pengukuran  nilai  kontrol  pH  secara real-time . Sistem  ini  terdiri  dari  beberapa  komponen  yang terbagi  menjadi  dua,  yaitu hardware maupun software .  Komponen hardware yang  digunakan
yaitu  Arduino  UNO  R3,  Raspberry  Pi,  sensor  CO 2 (MH-Z19)  dan  sensor  pH  yang  saling  terintegrasi. Sedangkan  untuk  komponen software yang digunakan  adalah  IDE  Spyder  dengan  program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python 3.x untuk melakukan data logging dan visualisasi data. Adanya data  logging dan  visualisasi  data  nantinya dapat  digunakan  untuk  menganalisa  pengaruh jumlah  konsentrasi  CO 2 terhadap  perubahan  nilai pH. Dengan begitu, diharapkan sistem  yang dibuat dapat  menjadi  solusi  untuk  pengambilan  nilai kontrol pH dengan injeksi CO 2 .

## I. METODE PENELITIAN
A. Korelasi pH dan Gas Karbondioksida(CO2)
Gambar 1. Korelasi pH dan Karbon Dioksida
PH  merupakan  singkatan  dari power  of  hidrogen , yang  merupakan  pengukuran  konsentrasi  ion hidrogen dalam tubuh. Total skala pH berkisar dari 1 sampai 14, dengan 7 dianggap netral. Sebuah pH kurang  dari  7  dikatakan  asam  dan  larutan  dengan pH  lebih  dari  7  dasar  atau  alkali.  Alat  ini  dapat mengukur  kualitas  air  dan  parameter  lainnya.  Hal ini  juga  kompatibel  dengan  arduino  uno,  terutama dirancang  untuk  arduino  pengendali  untuk  dengan mudah  antarmuka  sensor  dengan  konektor  praktis. Hal  ini  akan  memungkinkan  untuk  memperluas proyek  untuk  bio-robotika.  Sensor  ini  memiliki LED  yang  bekerja  sebagai  Indikator  Daya, konektor  dan  PH  2.0  antarmuka  sensor  BNC. Untuk  menggunakannya,  hanya  menghubungkan sensor  pH  dengan  konektor  BND,  dan  plug antarmuka  PH  2.0  ke  port  input  analog  dari  setiap arduino kontroler. Pada penelitian sebelumnya oleh Tuti  (2009)  yang  dilakukan  di  tiga  daerah  Kota Bandung  yaitu  Cipedes,  Martadinata,  dan  Dago, didapatkan  hasil  bahwa  terdapat  korelasi  yang signifikan  antara  pH  dengan  CO 2 yaitu  berupa persamaan  garis  lurus  y  (CO 2 )  =  -62,732  pH  + 701,8 dengan angka korelasi 0,89. Didapatkan pula hasil  bahwa  di  daerah  Cipedes  dan  Martadinata dengan konsentrasi rata-rata CO 2 360 ppm memiliki pH  =  5,53  dan  372  ppm  dengan  pH  =  5,01. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kenaikan jumlah  CO 2 dapat  menyebabkan  menurunnya  nilai pH.  Korelasi  CO 2 dan  pH  juga  dibuktikan  dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Fischlexikon,  didapatkan  hasil  bahwa  peningkatan konsentrasi  CO 2 di  dalam  ekosistem  aquarium
dapat  mempengaruhi  pH  larutan,  serta  jumlah konsentrasi  CO 2 terhadap  pH  larutan  juga dipengaruhi  oleh  nilai  derajat  KH  pada    cairan  itu sendiri. Pada penelitian ini, konsentrasi CO 2 dalam aquarium  ditingkatkan  dengan  cara  melakukan injeksi  CO 2 dengan  konsentrasi  tertentu  pada aquarium.  Namun,  jika  pH  sebelumnya  telah diturunkan  dengan  asam  organik  (misalnya,  cuka, asam  askorbat,  ekstrak  ek),  ini  juga  dapat menyebabkan  penyimpangan  dalam  hasilnya. Berikut merupakan tabel pengaruh konsentrasi CO 2 terhadap perubahan pH pada aquarium.
B. Karbondioksida  sebagai  Asam  Alami  pada Air Hujan
Keasaman dari air hujan secara alamiah berasal dari tiga  substance  (CO2,  NO  dan  SO2)  yang  biasanya di  temukan  pada  troposfer  (lapisan  terbawah  dari atmosfer)[5].  Kontribusi  CO2  yang  merupakan konsentrasi terbanyak dapat memberikan kontribusi terbesar pada terbentuknya hujan asam secara alami dengan  konsentrasi  sebesar  355  ppm.  Penentuan nilai  konsentrasi  CO2  dengan  satuan  parts  per million  (ppm)  merupakan  pengukuran  umum  pada suatu  konsentrasi  dalam  ilmu  kimia  lingkungan. Formula ppm dapat dinyatakan sebagai berikut:
Karbon  dioksida  jika  bereaksi  dengan  air  akan membentuk  suatu  asam  karbon  seperti  dalam persamaan 1. Asam karbon kemudian akan dipecah untuk  memberikan  ion  hidrogen  (H+)  dan  ion hidrogen karbonat (HCO3-) seperti pada persamaan 2.  Kemampuan  H2CO3  untuk  menghasilkan  H+ dapat  diklasifikasikan  sebagai  suatu  molekul  yang bersifat  asam,  dengan  penurunan  pH  pada  suatu senyawa.
C. Raspberry pi
Raspberry  Pi  adalah  modul micro-computer yang juga  mempunyai    input  output  digital  port  seperti pada  board microcontroller .  Raspberry  Pi  juga dapat disebut sebagai papan komputer tunggal yang dikembangkan  oleh  Yayasan  Raspberry  Pi  di Inggris. Pada penelitian ini digunakan Raspberry Pi 3  model  B  yang  sudah  dilengkapi  dengan kemampuan  WiFi,  Bluetooth  dan  USB boot  on- board dan terpasang secara bundling ( Raspberry Pi Foundation , 2012). Untuk menggunakan Raspberry pi kita  memerlukan operating system (contoh OS : windows,  linux,mac  ,Unix dst)    yang  dijalankan dari  SD  card  pada  board  Raspberrry  tidak  seperti pada  board microcontroller AVR  yang  selama  ini dipakai tanpa OS.

## Gambar 2. Raspberry Pi

## D. Arduino UNO
Pemilihan  Arduino  UNO  sebagai  Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada Mikrokontroler ATMEGA328 dengan board yangmemiliki  14  pin  input  /  output  digital  (6  di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan  listrik,  header  ICSP,  dan  tombol  reset.  Ini berisi  semua  yang  diperlukan  untuk  mendukung mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputermelalui USB atau memberikan tegangan  DC  dari  baterai  atau  adaptor  AC  ke DCsudah  dapat  membuanya  bekerja.  Arduino  Uno menggunakan ATmega16U2 yangdiprogram sebagai  USB  to  serial  converter  untuk  komunikasi serial ke komputermelalui port USB.

## Gambar 3. Arduino UNO

## E. Sensor CO2 (MH-Z19)
Pemilihan  sensor  MH-Z19  didasarkan  pada sensitivitas  sensor  ini  terhadap  gas  karbondioksida yang  merupakan  senyawa  kimia  mudah  menguap yang  merupakan  salah  satu  faktor  pemicu timbulnya hujan asam.
Gambar 4. Sensor CO2

## F. Sensor pH air
Sensor pH air digunakan untuk  mengukur nilai pH pada  air  hujan  di  suatu  daerah.  Sensor  pH  yang digunakan  adalah  produk  dari  pabrikan  DFRobot dimana  sensor  ini  memiliki  kepekaan  yang  tinggi dan nilai toleransi yang rendah daripada sensor pH produk keluaran lainnya, alasan penggunaan sensor
ini adalah untuk tujuan kepresisian pembacaan nilai pH dari suatu cairan atau larutan.
Gambar 5. Sensor pH

## G. Pengukuran Konsentrasi CO 2
Pengukuran  CO2  dengan  menggunakan  sensor MH-Z19  memerlukan  kalibrasi  dan  perhitungan nilai  berdasarkan  PWM  menggunakan  PWM Output,  Sensor  ini  memiliki  kemampuan  deteksi CO2  dari  0~2000  ppm,  sensor  MH-Z19  juga memiliki  siklus  dengan  nilai  1004ms  +/-  5%, dimana  siklus  output  level  HIGH  untuk  awalan sebesar  2ms  +/-  5%,  siklus  pertengahan  1000  ms +/-  5%  dan  output  level  LOW  untuk  akhir  siklus sebesar  2ms  +/-  5%.  Sehingga  untuk  pengukuran konsentrasi  CO2  dapat  disubstitusikan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Cppm  adalah  hasil  perhitungan  konsentrasi  CO2, dengan satuan ppm,
TH  adalah  waktu  untuk  level  HIGH  pada  saat siklus  output,TL  adalah  waktu  untuk  level  LOW pada saat siklus output.
TABEL I
PEMBANDING CO2 NORMAL ATAU TIDAK NORMAL No Nilai pH Nilai Kondisi 1 232 Normal 2 232 Normal 3 232 Normal 4 232 Normal 5 232 Normal 6 234 Normal 7 234 Normal 8 234 Normal 9 232 Normal 10 232 Normal
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  bahwa  kadar  CO2  di wilayah  tersebut  masih  tergolong  normal  jika dibandingkan  dengan  nilai  CO2  yang  dapat menyebabkan  potensi  hujan  asam  yaitu  dengan nilai CO2> 350 ppm.

## F. Pengukuran pH
Pengukuran  pH  terdiri  atas  5  level  berdasarkan derajat keasaman,  yaitu pemaparan hujan asam pH <  4,6  sebagai  variabel  a;  dengan  kontrol  hujan
buatan  pH [    ] dan  aquades  pH 7,0 sebagai variabel b.

## TABEL II
PEMBANDING NILAI PH NORMAL ATAU
ASAM No Nilai pH Nilai Kondisi 1 5.47 Normal 2 5.76 Normal 3 5.75 Normal 4 5.75 Normal 5 5.74 Normal 6 5.36 Normal 7 5.75 Normal 8 5.77 Normal 9 5.75 Normal 10 5.47 Normal
Tabel di atas merupakan hasil sampel pengambilan data berdasarkan nilai pH dan dibandingkan dengan nilai  kondisi  apakah  air  hujan  tersebut  termasuk kategoriasam  atau  normal.  Dapat  dilihat  dari sepuluh  data  yang  diperoleh  bahwa  nilai  pH  pada air  hujan  tersebut  masih  tergolong  pH  normal berdasarkan  syarat  bahwa  air  hujan  tersebut termasuk asam yaitu dengan pH < 5.6.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan alat dibagai menjadi tiga bagian  yang saling  teringtegrasi,  yaitu  bagian  data  collector, bagian  pengirim  data  dan  bagian  pengolahan  data serta komputasi Gaussian Naive Bayes (GNB).

## A. Bagian Data Logger
Pada  bagian  ini  data  yang  telah  dikirim  oleh Arduino  UNO  ke  Raspberry  Pi  secara  serial  akan disimpan dalam bentuk file berekstensi .csv. Delay yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  selama lima  detik,  sehingga  data  yang  tertulis  memiliki rentang waktu selama kurang lebih lima detik. Pada bagian data logger ini dibuat dengan menggunakan Arduino IDE dengan menggunakan bahasa pemrograman  C++  untuk  memprogram  pada  sisi Arduino  UNO.  Sedangkan  pada  sisi  Raspberry  Pi sebagai  penerima  dan  penyimpan  data  dibuat dengan  menggunakan  IDE  Spyder  dengan  bahasa pemrograman  Python  3.x.  Data  yang  dikirimkan oleh  Arduino  masih  berupa  data dummy sehingga perlu  dilakukan decode sehingga  data  yang diterima  oleh  Raspberry  Pi  nantinya  dapat  tertulis dengan  baik.  Fungsi  yang  digunakan  dalam program  Python  pada  Raspberry  Pi  adalah serial , decode , dan writer .
Gambar 6. Perakitan Modul

## B. Bagian Visualisasi Data
Pada  bagian  ini  data  yang  telah  disimpan  akan diolah sehingga dapat divisualisasikan. Visualisasi data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah sajian  dalam  bentuk  tabel  dan heatmap .Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk mempermudah  dalam  melakukan  pengelompokan data.  Sedangkan  untuk  penyajian  data  dalam bentuk heatmap dipilih karena dapat mempermudah analisa pada setiap perubahan nilai.
Gambar 7. Perakitan Sensor Menuju Raspberry Pi

## A. Pengujian Sensor pH
Pengujian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  nilai pH keluaran  dari  sensor  pH.  Pengujian  ini  dilakukan dengan menggunakan dengan menggunakan larutan aquades yang dicampur dengan cuka.

## TABEL III HASIL PENGUJIAN SENSOR PH
Kondisi Nilai pH larutan buffer netral 7.00 cleo 115 ml 6.92 cleo 115 ml 6.88 cleo 115 ml 6.69 cleo 115 ml 6.68 cleo 115 ml + cuka 1 tetes 4.08 cleo 115 ml + cuka 2 tetes 3.69 cleo 115 ml + cuka 3 tetes 3.47 cleo 115 ml + cuka 4 tetes 3.13 cleo 115 ml + cuka 5 tetes 2.83
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  sensor mampu menunjukkan perbedaan nilai pH.

## B. Pengujian Sensor CO2
Pengujian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai pembacaan  sensor  CO2  dengan  menggunakan sensor  MH-Z19.  Pengujian  ini  dilakukan  di  luar ruangan untuk mendapatkan hasil pembacaan yang lebih bervariasi.
TABEL IV HASIL PENGUJIAN SENSOR CO2 Uji Coba ke- Nilai CO2 1 404 2 420 3 474 4 410 5 444 6 382 7 374 8 376 9 446 10 414

## C. Pengujian Pengiriman Data
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  proses pengiriman  data  lewat  komunikasi  serial  (USB). Pengujian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui apakah pengiriman data antara mikrokontroler dengan Raspberry Pi menggunakan serial sudah beroperasi dengan baik dan juga untuk mengetahui lamanya pengiriman data pada sistem.
TABEL V

## HASIL PENGUJIAN DATA
Data terkirim Data yang diterima (tipe data string) dengan format pH CO2 Delay (s) Terkirim 6.16 304 3 Terkirim 6.14 304 3 Terkirim 6.14 304 3 Terkirim 6.15 304 3 Terkirim 5.69 304 3 Terkirim 6.15 304 3 Terkirim 6.14 304 3 Terkirim 6.15 304 3 Terkirim 6.14 304 3 Terkirim 6.14 304 3
Dari  hasil  pengujian  di  atas,  didapatkan  hasil bahwa  pengiriman  data  dapat  beroperasi  dengan baik, namun  memiliki delay 3 detik karena adanya beban  proses  pada  penulisan  data  oleh  program yang  juga  mempengaruhi  kecepatan  pembacaan data pada komunikasi serial.

## III. KESIMPULAN
Setelah melakukan tahap perancangan dan pembuatan  sistem  yang  kemudian  dilanjutkan dengan  tahap  pengujian  dan  analisa  maka  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengiriman  data  hasil  pembacaan  sensor  dari mikrokontroler  menuju  raspberry  pi  dapat
beroperasi dengan baik dengan waktu pengiriman  melalui  komunikasi  serial  (USB). Sensor  pH  Memiliki  nilai  rata-rata  eror pembacaan  sebesar  0.548  yang  berarti  sensor memiliki  tingkat  presisi  relative  tinggi    dalam membaca nilai pH larutan.
2. Prinsip Kerja pada Sensor pH meter digunakan sebagai  alat  pengukur  asam  suatu  air.  Untuk mengetahui hal tersebut pengujian alat dengan menggunakan sampel air asam untuk mengetahui keasaman.
3. Secara  keseluruhan  pengujian  sistem  dapat beroperasi  dengan  baik  yang  didasarkan  pada pembacaan  nilai  pH  sesuai  dengan  yang diharapkan  yaitu  dapat  membaca  perubahan nilai  pH  secara  signifikan  pada  pH  larutan netral  (7.3)  dan  membaca  perubahan  nilai  pH yang  relative  sama  setelah  larutan  diinjeksi dengan  CO2.  Visualisasi  heatmap  disajikan untuk mempermudah dalam mengetahui perubahan  nilai  pH  larutan  setelah  diinjeksi dengan CO2.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
[1] Noorulil,  B.,  &  Adil,  R.  (2010).  Rancang
Bangun  Model  Mekanik  Alat  untuk. Preparation
1st APTECS , 1-9.
[2] Putra, K. A., & Viswanatha, P. A. (2017). Keseimbangan  Asam  Basa. SIMDOS
UNUD .
[3] Budiwati, T. (2009). Analisis Hujan Asam dan CO2 Atmosfer.
[4] Yanti,  n.  d.  (2016).  Penilaian  Kondisi Keasaman  Perairan  Pesisir  dan  Laut Kabupaten  Pangkajene  Kepulauan  Pada Musim Peralihan.
[5] Sa’adah,  N.,  &  Widyaningsih,  S.  (2018). Pengaruh Pemberian CO2  terhadap pH
Air pada Pertumbuhan. Jurnal  Kelautan Tropis , 17-22.
[6] Fondriest,  E.  (2013). pH  of  Water.” Fundamentals of Environmental Measurements .
[7] Linna,  O.,  S.,  et.  al.  (2014).  Analisa Respon  Dan  Sensitifitas  Alat  Deteksi Kadar  Polutan  Karbon  Monoksida  (CO)
Di Udara
[8] Idrus,  S.  W.  (2018).  Carbon  Dioxide Concentration  Analysis  At  Ampenan River   Lombok. Jurnal Pijar MIPA , 167-  179.
[9] Elimelech,  M.,  &  Phillip,  W.  A.  (2011). The Future  of  Seawater  Desalination:  Energy,
Technology, and  the Environment.
Science,  333 (6043), 712-717.
[10] Bialkowski,  S.  (2006). Carbon  Dioxide and
Carbonic  Acid .  Diambil  kembalidari  In
Chemistry 3650; Environmental Chemistry [11] USDA,  U.  S.  (2012,  October  7).  Soil  pH. Soil Quality Kit - Guides for Educator , hal. 1-6.
[12] NADP,  N.  A.  (2012). Acid  Rain .  Dipetik July 8,   2019