INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11609-11622 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Prototipe Pemantauan Tetesan Infus Berbasis Komputer Menggunakan Esp8266
Taufan Abdurrachmanl 1 ✉ , Heri Andrianto 2 , Nurfitria Khoirunnisa 3
(1) Politeknik Negeri Subang
(2) Universitas Kristen Maranatha
(3) Politeknik Negeri Subang
Email: taufanabd@polsub.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Prototype  bertujuan  agar  tenaga  medis  dapat  melakukan  monitoring  tetesan  infus  secara  real  time dengan melihat status yang ada di aplikasi komputer tanpa perlu berkeliling mengunjungi setiap ruang perawatan.  Pada  perancangan  sistem  ini  terdiri  dari  ESP8266  dengan  sensor  photodiode  sebagai masukan pada sistem monitoring infus. Berdasarkan pada hasil penelitian, alat ini mampu mendeteksi tetesan infus pada setiap menitnya dan mengirimkannya ke aplikasi berbasis desktop. Melalui analisis terhadap perangkat tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesalahan pada proses terapi infus dan mendorong inovasi alat-alat berbasis teknologi lainnya. Diharapkan sistem ini dapat terintegrasi dengan sistem lain, seperti manajemen data pasien atau sistem peringatan dini untuk situasi darurat. Sementara itu terhubung dengan IoT, dapat memberikan informasi tambahan tentang kondisi lingkungan, seperti suhu tubuh, tekanan darah, kadar oksigen, denyut nadi, yang dapat mempengaruhi kesehatan pasien di ruangan tersebut. Integrasi antara teknologi IoT diharapkan dapat menciptakan solusi yang lebih holistik dan efektif dalam meningkatkan perawatan pasien.
Kata Kunci : ESP8266, Infus, Monitoring

## Abstract
The prototype aims to enable medical staff to monitor infusion drips in real-time by viewing the status on a computer application without the need to visit each treatment room. In the design of this system, it consists of ESP8266 with a photodiode sensor as input for the infusion monitoring system. Based on the research results, this device is capable of detecting infusion drips every minute and sending them to a  desktop-based  application.  Through  analysis  of  the  device,  it  is  expected  to  reduce  errors  in  the infusion therapy process and encourage innovation in other technology-based devices. It is hoped that this system can be integrated with other systems, such as patient data management or early warning systems  for  emergency  situations.  Meanwhile,  being  connected  to  the  IoT  can  provide  additional information about environmental conditions, such as body temperature, blood pressure, oxygen levels, and  heart  rate,  which  can  affect  the  patient's  health  in  the  room.  Integration  of  IoT  technology  is expected to create a more holistic and effective solution in improving patient care.
Keyword: ESP8266, Infusion, Monitoring

## PENDAHULUAN
Dengan  pertumbuhan  kebutuhan  peralatan  medis  yang  mendukung  proses penyembuhan pasien dan juga memfasilitasi tenaga medis, banyak terobosan baru terus muncul  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Namun,  rumah  sakit  sering  mendapatkan tantangan  seperti,  luas  rumah  sakit  yang  besar,  jumlah  pasien  yang  banyak,  dan keterbatasan tenaga medis. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah terkait dengan terapi  intravena,  terapi  intravena  merupakan  pemberian  cairan  ke  dalam  tubuh  dengan menggunakan jarum melalui pembuluh vena, terapi ini membantu proses penyembuhan pasien  karena  mengandung  air  elektrolit,  vitamin,  protein,  lemak,  dan  kalori.  Menurut (Agussalim et al., 2016) sekitar 90% pasien di rumah sakit telah menerima pemberian terapi infus,  sehingga  dalam  dunia  kedokteran  dan  keperawatan  terapi  infus  merupakan  yang paling banyak digunakan.
Dalam  pemberian  terapi  intravena  harus  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  dan  dipantau  dengan  cermat  oleh  tenaga  medis  atau  perawat, sehingga  kesalahan  dalam  pemberian  terapi  intravena  dapat  diminimalisir  (Asyari  & Budiman,  2021).  Keselahan  dalam  melakukan  terapi  intervena  dapat  menyebabkan terjadinya penyumbatan dalam saluran infus (selang infus), jumlah tetesan infus yang tidak sesuai dengan aturan, kehabisan caian infus dengan kondisi jarum infus masih berada di tubuh pasien, selang infus terisi oleh gelembung udara, atau darah pasien yang bergerak masuk ke  dalam selang infus  dimana  kesalahan tersebut  dapat menimbulkan komplikasi yang dapat memperparah kondisi pasien.
Untuk  mencegah  terjadinya  kesalahan  dalam  melakukan  terapi  intravena  beberapa rumah  sakit,  khususnya  pada  rumah  sakit  besar  telah  memiliki  alat  yang  berguna  untuk mengontrol tindakan terapi intervena. Alat yang sudah dimiliki oleh beberapa rumah sakit rata-rata  mampu  memberikan  sinyal  suara  saat  cairan  infus  habis,  selain  itu  terdapat beberapa kekurangan antara lain: terbatasnya jumlah alat, harganya yang relative mahal, belum dapat mendeteksi jika terdapat darah pada saluran infus, memberi notifikasi secara bertahap, dan belum dapat dipantau jarak jauh (Asyari & Budiman, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalah  di  atas  maka  dalam  penelitian  ini  dibuat prototype alat untuk memantau kondisi tetesan infus secara real time dan dapat dipantau secara jarak jauh menggunakan aplikasi desktop sehingga tenaga medis atau perawat dapat memantau kondisi infus pada suatu ruangan. Gagasan dari alat yang dibuat yaitu tetesan infus  dapat  di- monitoring  secara  real  time  oleh  tenaga  medis  atau  perawat  mengawasi melalui sebuah komputer yang berada di ruangan perawat, sehingga apabila ada kantong infus yang habis tenaga medis atau perawat akan segara mendapat info serta melakukan penggantian cairan infus.

## METODE PENELITIAN
Metode  pengembangan  yang  digunakan  adalah  metode prototype,  menurut (Purnomo, 2017) tujuan dari metode prototyping yaitu mencipatakan prototype sistem yang memungkinkan interaksi antara pengembang dan pengguna, dimana metode ini dilakukan dengan  membuat  model  fisik  dari  sistem  dan  berfungsi  sebagai  versi  awal  dari  sistem tersebut, terdapat 4 metodologi prototyping yang utama yaitu:
1. Illustrative: menghasilkan contoh laporan dan tampilan layar
2. Simulated: melakukan simulasi untuk beberapa alur kerja sistem tanpa menggunakan data aktual
3. Functional:  melakukan  simulasi  untuk  beberapa  alur  sistem  yang  sebenarnya  dan menggunakan data actual
4. Evolutionary: menghasilakan model yang akan menjadi bagian dari sistem operasional

## A. Infus
Pemberian cairan infus kepada pasien, merupakan proses penambahan cairan yang mengandung  komponen  tertentu  sesuai  dengan  kebutuhan  cairan  dan  elektrolit  tubuh pasien  secara  terus  menerus  dalam  periode  waktu  tertentu.  Kondisi  tidak  terpenuhinya kebutuhan cairan dan elektrolit dapat mempengaruhi kinerja sistem organ tubuh terutama ginjal. Adapun tujuan pemenuhan kebutuhan cairan elektrolit adalah berikut:
a. mempertahankan  atau  mengganti  cairan  tubuh  yang  mengandung:  air,  elektrolit, protein, karbohidrat, lemak, dan lain lain;
b. memperbaiki keseimbangan asam dan basa tubuh;
c. memperbaiki volume komponen-komponen darah;
d. menjadi jalan untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh pasien.
Terdapat dua jenis tetesan utama pada set infus, yaitu macro drop dan micro drop, perbedaan dari keduanya terletak pada faktor tetes ( drop factor) yang diukur dengan jumlah tetesan per mililiter (gtt/ml) seperti berikut:
a. macro  drip:  menghasilkan  sekitar  10 – 20  tetesan  per  mililiter,  yang  umumnya digunakan  oleh  orang  dewasa  atau  keperluan  khusus  yang  membutuhkan  waktu cepat, seperti pada penggantian elektrolit dan transfusi darah. 1 ml = 20 tetes atau 1 tetes = 0,5 ml.
b. micro drip: menghasilkan sekitar 60 – 80 tetesan per mililiter, yang diperuntukan untuk bayi  dan  anak-anak  dengan  berat  badan  kurang  dari  7  Kg,  atau  digunakan  dalam pengobatan penyakit tertentu, seperti gagal ginjal dan gagal jantung. 1 ml = 60 tetes atau 1 tetes = 0,0167 ml.
Adapun rumus perhitungan pemberian cairan infus sebagai berikut (Setiawan et al., 2024):
a. macro drop (dewasa)
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑥 𝑖𝑛𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 b. micro drop (anak – anak)
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 = 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 𝑑𝑟𝑜𝑝
3
Terdapat beberapa jenis carian infus, yaitu:
a. Cairan hipotonik
Cairan hipotonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih rendah dibandingkan serum  (cairan  yang  ada  pada  plasma  darah)  sehingga  larut  dalam  serum,  dan menurunkan osmolaritas serum. Maka cairan ditarik dari dalam pembuluh darah keluar ke jaringan sekitarnya sesuai dengan prinsip cairan yang berpindah dari osmolaritas tinggi, sampai akhirnya mengisi sel-sel yang dituju. Contohnya adalah NaCl normal 0,9%, Ringer laktat, komponen-komponen darah (albumin 5%, plasma), Dextrose 5% dalam air (D 5 W).
b. Cairan isotonic
Cairan Isotonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya (tingkat kepekatan) cairannya mendekati  serum,  sehingga  terus  berada  di  dalam  pembuluh  darah.  Cairan  ini bermanfaat  pada  pasien  yang  mengalami  hipovolemi  (kekurangan  cairan  tubuh).
Pemberian cairan ini memiliki resiko terjadinya overload (kelebihan cairan), khususnya pada penyakit gagal jantung kongestif dan hipertensi. Contohnya adalah cairan Ringer Laktat (RL), dan normal saline/larutan garam fisiologis (NaCl 0,9%).
c. Cairan hipertonik
Cairan hipertonik adalah cairan infus yang osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah.  Pemberian  cairan  ini  mampu  menstabilkan  tekanan  darah,  meningkatkan produksi  urin,  dan  mengurangi  edema  (bengkak).  Contohnya  adalah  Dextrose  5%, NaCl 45% hipertonik, Dextrose 5% + Ringer Lactate, Dextrose 5% + NaCl 0,9%, produk darah (darah), dan albumin.

## B. Prinsip kerja Sistem Infus
Prinsip kerja dari sistem infus sama seperti sifat air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitsasi bumi sehingga cairan akan selalu jatuh ke bawah (Setiawan et al., 2024). Pada sistem infus laju aliran infus diatur  melalui roller  clamp  pada  selang  infus.  Jika  roller  clamp  digerakan  untuk mempersempit  jalur  aliran  pada  selang  maka  laju  cairan  akan  menjadi  lambat  ditandai dengan  berkurangnya  jumlah  tetesan  infus/menit  yang  keluar  dan  sebaliknya  bila roller clamp digerakan untuk memperlebar jalur aliran pada selang infus maka laju cairan infus akan menjadi cepat ditandai dengan bertambahnya jumlah tetesan infus/menit. Ilustrasi cara kerja sistem infus ditunjukan oleh Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Ilustrasi cara kerja sistem infus

## C. Protokol UDP
UDP adalah kependekan dari User Datagram Protocol merupakan bagian dari internet protocol  lapisan transport  TCP/IP.  Dengan  UDP,  aplikasi  komputer  dapat  mengirimkan pesan kepada komputer lain dalam jaringan lain tanpa melakukan handshaking (Azizul et al., 2021). UDP melakukan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang sangat minimal.  UDP  digunakan  untuk  komunikasi  yang  sederhana  seperti  query  DNS  ( Domain Name System), NTP (Network Time Protocol), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), dan RIP ( Routing Information Protocol).

## D. ESP8266
ESP8266  merupakan  sebuah  modul  WiFi  yang  sangkat  terjangkau, chip  yang diproduksi oleh espressif systems dirancang untuk menyediakan konektivitas internet dalam sebuah paket kecil atau disebut WiFi system on a chip (SOC), memiliki kelebihan deep sleep mode sehingga penggunaan daya akan relative jauh lebih efisien (Sasmoko & Wicaksono, 2017). ESP8266 dapat digunakan sebagai modul WiFi eksternal dengan menghubungkannya ke mikrokontroler atau dapat langsung berfungsi sebagai pengendali mikro WiFi – enabled. ESP8266 memiliki  GPIO  pin  untuk input  dan  output  analog  dan  digital,  serta  dilengkapi dengan PWM, SPI, I2C, dan lain-lain sama seperti sebuah mikrokontroler.

## E. Sensor Photodioda & Inframerah
Light  Emiting  Diode  (LED)  inframerah  merupakan  salah  satu  jenis  LED  yang  dapat memancarkan  cahaya  sinar  inframerah  yang  tidak  kasat  mata. Photodioda  merupakan komponen  elektronika  termasuk  salah  satu  jenis  dari  dioda  yang  berfungsi  mendeteksi cahaya  (Wiranatha  Jaya  Kusuma  et  al.,  2015),  dapat  digunakan  sebagai  sensor  cahaya semikonduktor yang akan mengalami perubahan resistansi pada saat menerima intensitas cahaya  dan  akan  mengalirkan  arus  Listrik  secara forward  sebagaimana  diode  pada umumnya. Cahaya yang dapat dideteksi oleh photodiode diantaranya cahaya inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sampai dengan sinar-X.

## F. Diagram Blok Sistem
Komputer Mikrokontroler ESP8266 Sensor Tetesan Photodioda dan Inframerah LCD 16x2 Buzzer

## Gambar 2. Diagram Blok Sistem
Berdasarkan pada gambar 2 diagram blok sistem, cara kerja sistem yaitu sebagai berikut: a. Sensor photodioda & inframerah berfungsi untuk membaca jumlah tetesan infus yang melewati chamber, lalu mengirimkan sinyal digital ke ESP8266 untuk diolah.
b. Mikrokontroler  ESP8266  mengolah  sinyal  masukan  yang  diterima  dari  sensor photodioda  &  inframerah.  Apabila  sinar  yang  dipancarkan  oleh  inframerah  ke photodioda terhalang oleh tetesan infus maka ESP8266 akan menerima nilai digital 1 ( high)  dan  apabila  sinar  yang  dipancarkan  oleh  inframerah  ke  photodioda  tidak terhalang maka ESP8266 akan menerima nilai digital 0 ( low). Perubahan nilai digital high to low akan mengaktifkan salah satu fungsi interrupt yaitu falling. Setiap terjadi falling maka subrutine  counter  akan  dijalankan.  ESP8266  akan  menghitung  berapa  banyak terjadinya perubahan nilai digital selama jangka waktu 60 detik (1 menit). Setelah 60 detik ESP8266 akan mengirimkan perintah untuk menampilkan nilai counter ke tampilan lcd. Buzzer memiliki kondisi awal low. Apabila selama 60 detik ESP8266 mendapat nilai digital bernilai 0, maka ESP8266 akan memberikan logic high untuk menyalakan buzzer. Buzzer merupakan salah satu fitur pemberitahuan kepada pasien maupun tenaga medis bahwa cairan infus telah mendekati atau sudah habis.
c. Untuk  menampilkan  jumlah  tetesan  infus  pada  komputer,  pertama  komputer diharuskan untuk mengaktifkan mode jaringan WiFi agar terhubung dengan ESP8266 diatur  sebagai access  point.  Setelah  terhubung  antara  komputer  dengan  ESP8266 melalui aturan komunikasi UDP. Tenaga medis ( user) dapat memasukan identitas pasien pada  aplikasi  yang  tersedia  pada  komputer  untuk  disimpan  dalam database.  Untuk
fungsi pemantauan tenaga medis ( user) dapat memilih nomor infus pasien yang akan dipantau pada tampilan aplikasi yang ada berada di komputer.
d. Ketika tenaga medis ( user) telah memilih nomor infus pasien yang akan dipantau maka ESP8266 akan mengirimkan nilai jumlah tetesan selama 60 detik terakhir ke komputer.
G. Skematik Rangkaian
Gambar 3. Skematik Rangkaian Sistem Monitoring
Komponen pendukung yang digunakan pada skematik rangkaian sesuai gambar 3, yaitu:
1. WeMos D1 Mini
2. LED Inframerah
3. Sensor Photodiode
4. Resistor
5. LCD I2C
6. Buzzer
H. Diagram Alir Sistem Monitoring
Start Inisialisasi Komponen Komponen perangkat standby A A Hitung jumlah tetesan/ menit Tampilan data di lcd per 60 detik Ada permintaan data dari PC ? Kirim Data ke PC End Ya Tidak Hitung jumlah tetesan/ menit Apa kondisi sinyal high? Hitung peubahan nilai high ke low counts = counts + 1 dpm = counts / 2 Return Ya Tidak Gambar 4. Diagram Alir Program Pada Sistem Monitoring
Sistem  monitoring  infus  yang  dibangun  merupakan  sistem  yang  dapat  memonitorin keadaan jumlah cairan infus pasien secara real time dan dapat di akses menggunakan web yang  dilengkapi  dengan  sensor photodioda  dan  modul  WiFi  ESP8266.  Hasil  pembacaan sensor di kirim melalui sinyal WiFi ke komputer.
I. Diagram Alir Perangkat Lunak VB .Net
Gambar 5. Diagram Alir Program Pada Komputer
Diagram alir yang ditunjukkan pada gambar 5 merupakan proses kerja yang terjadi pada aplikasi  yang  terdapat  pada  komputer.  Saat  aplikasi  dijalankan  akan  muncul database pasien, apabila  pasien belum terdaftar dapat  didaftarkan terlebih  dahulu. Setelah pasien terdaftar, petugas medis ( user) akan memilih kamar pasien mana yang akan dipantau, lalu menghubungkan  perangkat  komputer  dengan  WiFi  pada  alat  yang  terdapat  di  ruang perawatan pasien. Setelah terhubung maka perangkat pemantauan yang berada di ruang perawatan pasien akan mengirimkan data ke komputer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perancangan  sistem  monitoring  cairan  infus  terdiri  dari  rangkaian  perangkat keras  dan  perangkat  lunak.  Rangkaian  perangkat  keras  terdiri  dari:  rangkaian  ESP8266 dengan  sensor photodioda,  buzzer,  dan  LCD.  Sedangkan  untuk  perangkat  lunak,  yaitu:
Start Tampil Database Terhubung dengan Alat Pilih Data Pasien Mengambil data tetesan infus setiap 60 detik Tutup Aplikasi End Ya Ya Tidak Input Database Ya
aplikasi monitoring cairan infus berbasis vb .net. Sistem monitoring ini dapat melihat kondisi jumlah cairan infus secara real time yang terhubung dengan ESP8266 menggunakan sinyal WiFi.  Gambar  6  menunjukan  realisasi  perangkat  keras  yang  berisi  ESP8266  serta  sensor untuk memantau kondisi tetesan infus.
Gambar 6. Prototype Perangkat Keras
Realisasi perangkat lunak ditunjukan pada gambar 7 menu utama sistem monitoring infus.
Gambar 7. Tampilan Menu Utama Sistem Monitoring
Gambar 8 menunjukan ilustrasi denah lokasi pengujian dengan panjang ruangan sebesa 15 meter dan lebar ruangan sebesar 9 meter, gambar tersebut mensimulasikan pengaplikasian alat monitoring tetesan infus untuk di ruang perawat yang tidak memiliki sekat-sekat yang terbuat dari tembok seperti ruang UGD yang memiliki sekat berupa kain.
Gambar 8 Ilustrasi Denah Lokasi Pengujian Hasil pengujian sensor photodioda untuk mengetahui membaca hasil sinyal keluaran sensor photodioda dapat dilihat perbedaan tegangan saat ada dan tidak adanya tetesan. Ketika nilai tegangan  sebesar 5V akan memberikan logic high dan ketika nilai tegangan sebesar 2,5V akan memberikan logic low.

## Gambar 9 Sinyal Photodiode
Hasil  pengujian jarak  jangkauan antara perangkat monitoring tetesan infus  dengan komputer  yang  berisi  aplikasi  sistem  monitoring,  terdapat  dua  jenis  pengujian  jarak jangkauan yaitu dengan halangan dan tanpa penghalang. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:
a. Tanpa Halangan
Hasil pengujian jarak jangkauan WiFi tanpa halangan ditunjukan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Pengujian Jarak Jangkauan Tanpa Halangan Jarak (m) Penerimaan Data 1 Dapat diterima 5 Dapat diterima 10 Dapat diterima 15 Dapat diterima 20 Dapat diterima
Jarak (m) Penerimaan Data 25 Dapat diterima 30 Dapat diterima 35 Dapat diterima 40 Gagal diterima 45 Gagal diterima

## b. Dengan Halangan
Hasil pengujian jarak jangkauan WiFi dengan halangan ditunjukan pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Pengujian Jarak Jangkauan Dengan Halangan Jarak (m) Penerimaan Data 1 Dapat diterima 3 Dapat diterima 5 Dapat diterima 7 Dapat diterima 9 Dapat diterima 11 Dapat diterima 13 Dapat diterima 15 Dapat diterima 17 Gagal diterima 19 Gagal diterima
Hasil pengujian akurasi pembacaan yang dilakukan oleh sensor selama jangka waktu 60 detik (1 menit), terdapat 3 jenis pengujian yaitu: pengujian dengan akurasi set point 20 drop per minute (dpm), 40 dpm, dan 80 dpm. Adapun hasil pengujian sebagai berikut:
Data 20 dpm 40 dpm 80 dpm Pembacaan LCD Pembacaan Komputer Pembacaan LCD Pembacaan Komputer Pembacaan LCD Pembacaan Komputer 1 20 20 40 40 80 80 2 20 20 40 40 80 80 3 20 20 40 40 80 80 4 20 20 40 40 80 80 5 21 21 40 40 80 80 6 21 21 41 41 80 80 7 20 20 40 40 80 80
Data 20 dpm 40 dpm 80 dpm Pembacaan LCD Pembacaan Komputer Pembacaan LCD Pembacaan Komputer Pembacaan LCD Pembacaan Komputer 8 20 20 40 40 80 80 9 20 20 40 40 81 81 10 20 20 40 40 80 80 11 21 21 40 40 80 80 12 20 20 41 41 80 80 13 20 20 41 41 80 80 14 21 21 40 40 81 81 15 20 20 40 40 80 80 16 20 20 40 40 80 80 17 20 20 41 41 80 80 18 20 20 40 40 80 80 19 20 20 40 40 80 80 20 20 20 40 40 81 81 𝑋 ̅ Error (%) 1 1 0.5 0.5 0,19 0,19
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil alat yang telah dibuat oleh penulis dapat berjalan dengan baik, sistem pemantauan tetesan infus dapat menghitung adanya tetesan dengan rata-rata error pembacaan sebesar 1% pada set point 20 tetes permenit, 0,5%  pada  set  point  40  tetes  permenit,  dan  0,19%  pada  set  point  80  tetes  permenit. Sedangkan berdasarkan data yang dikirim oleh perangkat keras kepada sistem penerima yaitu  komputer dengan menggunakan WiFi dapat  diterima  dengan baik  sampai  dengan jarak 35 meter dengan kondisi tanpa halangan dan 17 meter bila terdapat halangan.

## SIMPULAN
Setelah melakukan perancangan, pengujian, dan analisis sistem, diperoleh beberapa temuan yang dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan sistem ini dapat berfungsi dengan baik, sensor photodioda mampu mendeteksi jumlah  tetesan  per  menit,  ESP8266  mampu  mentransimiskan  data  tetesan  infus  melalui sinyal WiFi ke sistem monitoring berbasis web. Pada komputer dapat terlihat data diri pasien dan  kondisi  jumlah  tetesan  serta  pada  alat  LCD  menampilkan  kondisi  tetesan  permenit.
Untuk pengembangan ke depan dapat ditambahkan fitur pengontrolan tetesan infus dan penambahan access  point  pada  setiap  ruang  perawatan  agar  dapat  terkoneksi  dengan banyak alat monitoring.

## DAFTAR PUSTAKA
Agussalim, R., Adnan, A., & Niswar, M. (2016). Monitoring Cairan Infus Berdasarkan Indikator Kondisi Dan Laju Cairan Infus Menggunakan Jaringan Wifi. ILKOM Jurnal Ilmiah, 8(3),
145 – 152. https://doi.org/10.33096/ilkom.v8i3.69.145-152
Asyari, L. C., & Budiman, A. (2021). Alat Monitoring Infus Berbasis IoT. Prosiding Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan Dan Industri, 183 – 188. https://proceedings.ums.ac.id/index.php/rapi/article/view/158/158
Azizul, Amri, S., Budiyanto, N., & Zamhuri, M. (2021). Desain dan Implementasi Komunikasi Control Robot Soccer Beroda Menggunakan User Datagram Protocol (UDP). Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis, 423 – 433.
Purnomo, D. (2017). Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi. J I M P - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan, 2(2), 54 – 61. https://doi.org/10.37438/jimp.v2i2.67
Sasmoko,  D.,  &  Wicaksono,  Y.  A.  (2017).  IMPLEMENTASI  PENERAPAN  INTERNET  of THINGS(IoT)PADA MONITORING INFUS MENGGUNAKAN ESP 8266 DAN WEB UNTUK
BERBAGI DATA. Jurnal Ilmiah Informatika, 2(1), 90 – 98. https://doi.org/10.35316/jimi.v2i1.458
Setiawan, A., Nawawi, I., & Setiawan, H. T. (2024). Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kontrol Smart Infusion. 3(3), 172 – 181.
Wiranatha  Jaya  Kusuma,  Y.,  Soedjarwanto,  N.,  Trisanto,  A.,  &  Despa,  D.  (2015).  Rancang Bangun Penggerak Otomatis Panel Surya Menggunakan Sensor Photodioda Berbasis Mikrokontroller  Atmega  16. ELECTRICIAN – Jurnal  Rekayasa  Dan  Teknologi  Elektro Rancang, 9(1), 11 – 20.