## RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING KOLAM RENANG BERBASIS WEB DENGAN IOT

## Ichwan Nuansyah Putra
Program Studi Teknik Informatika S1, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, Jalan Raya Karanglo km 2 Malang, Indonesia
Ichwan.nuansyah@gmail.com

## ABSTRAK
Pemantauan kualitas air pada kolam renang diperlukan untuk mengetahui kualitas air pada kolam renang tersebut. Tapi pada saat ini pemantauan pada kolam renang air masih manual. Seiring perkembangan teknologi, maka dibutuhkan kemudahan  dalam  segala  hal  termasuk  penerapan  dalam  sistem  monitoring.  Monitoring  perbandingan  Kualitas  kolam renang berbasis Web ini berperan dalam membantu proses monitoring pada air yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan dalam pemantauan air guna mengetahui kualitas air untuk kepentingan.
Pada penelitian ini  monitoring kualitas kolam renang  menggunakan 3 parameter monitoring yaitu kekeruhan, pH dan suhu. Untuk parameter kekeruhan menggunakan sensor Turbidity. Untuk parameter pH menggunakan sensor pH dan untuk  parameter  suhu  menggunakan  sensor  suhu  DS18B20.  Arduino  Uno  sebagai  pengolah  data  dan  dikirim menggunakan Module Wifi  ESP8266  .  Adapun  hasil  pengujian  ialah  bekerja  dengan  baik.  Sensor  Turbidity  mampu mengukur tingkat kekeruhan 0-987 NTU. Sensor pH mampu mengukur tingkat kadar pH air 0-14. Sensor suhu mampu mendeteksi  nilai  suhu  dengan range -55°C  -  125°C.  Dan  pada  suhu  10°C  -  85°C  memiliki  nilai  akurasi  kurang  lebih 0.5°C.
Kata kunci : Monitoring, Arduino Uno, Sensor Turbidity, Sensor pH, Sensor Suhu DS18B20, Module Wifi ESP8266

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Setiap bagian  tubuh  makhluk  hidup  pasti  membutuhkan  air untuk  melangsungkan  kehidupan.  Manusia  dapat memanfaatkan  air  untuk  berbagai  kebutuhan,  pada rumah  tangga  misalnya,  untuk  di  konsumsi,  mandi, mencuci  dan  sebagainya.  Selain  itu  air  digunakan pada  perindustrian  untuk  pembangkit  listrik  tenaga air, pada tempat pariwisata kolam renang.
Dalam memantau kualitas air dibutuhkan sensor pH,  Suhu  dan  Keruh  air  yang  berfungsi  untuk mendeteksi  keasaman,  suhu  dan  kekeruhan  sebagai indikasi  bahwa  kualitas  air  yang  didalam  kolam renang  bersih atau kotor . Sebagai  mana kita ketahui air  yang  keruh  merupakan  satu  ciri  air  tidak  bersih dan  tidak  sehat.  Pengonsumsian  air  keruh  dapat mengakibatkan  timbulnya  berbagai  macam  penyakit seperti  diare,  penyakit  kulit.  Oleh  karna  itu, mengetahui  kualitas  air  sangat  dibutuhkan  dalam proses  pengolahan  air.  Agar  air  tersebut  layak digunakan untuk proses selanjutnya.
Otomatisasi  merupakan  suatu  teknologi  yang dirancang  dan  dikendalikansecara  otomatis  dengan menggunakan  suatu  sisem  yang  dalam  tujuan pengoperasiannya adalah untuk menggantikan pekerjaan manusia dengan tenaga mesin. Penghematan tenaga  manusia  ini tentunya  juga dapat mengurangi beban pemerintah baik dalam penghemaan listrik, air maupun sumber daya lainnya.
Seperti halnya dengan penggunaan alat otomatisasi pengurasan air pada kolam renang dengan menggunkan  arduino  sebagai  mikrokontroler,  dan
sensor-sensor lainnya untuk mendukung pengoperasia monitoring.  Dengan  latar  belakang  itulah,  penulis mmilih  judul  “RANCANG  BANGUN  SISTEM MONITORING  KOLAM  RENANG  BERBASIS WEB  DENGAN  IoT”  sehingga  masyarakat  atau pengguna  dapat  melakukan  pengurasan  air  secara otomatis dan memonitoring kolam renang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Penilitian Terkait
IoT adalah di mana benda-benda disekitar dapat saling  berkomunikasi  melalui  jaringan  internet.  IoT mengacu  pada  identifikasi  suatu  objek  yang direpresentasikan  secara  virtual  di  dunia  maya  atau Internet. Bahwa Internet of Things adalah bagaimana suatu  objek  yang  nyata  di  dunia  ini  digambarkan  di dunia  maya  (Internet).  Metode  yang  digunakan  oleh Internet of  Things  adalah  nirkabel  atau  pengendalian secara otomatis tanpa mengenal jarak [1].

## 2.2. Dasar Teori Mikrokontroler
Mikrokontroler  adalah  salah  satu  bagian  dasar dari suatu sistem komputer. Mempunyai bentuk yang lebih  kecil,  mikrokontroler  dibangun  dari  elemen- elemen  dasar  yang  sama.  Secara  sederhana, Penggunaan  utama  dari  mikrokontroler  adalah  untuk mengontrol  operasi  dari  mesin.  Program  tersebut selanjutnya  ditranslasi  ke  kode  mesin  digital  yang selanjutnya  disimpan  di  dalam  media  penyimpan digital yang disebut ROM [2].
Desain  dari  mikrokontroler  dan  mikroprosesor adalah  sama.  Jadi  mikroprosesor  merupakan  rumpun dari suatu mikrokontroler. Mikrokontroler terdiri dari
fitur-fitur  yang  terdapat  dalam  suatu  mikroprosesor yaitu ALU, SP, PC dn register-register termasuk fitur dari ROM, RAM, input/output paralel dan input/output pencacah ( counter seri ) [3.]

## 2.3. Arduino
Arduino  adalah  merupakan  sebuah  board minimum system mikrokontroler  yang  bersifat  open source.  Didalam  rangkaian  board  arduino  terdapat mikrokontroler  AVR  seri  ATMega  328  yang merupakan produk dari Atmel. Bahasa pemrograman arduino merupakan bahasa C yang sudah disederhanakan  syntax  bahasa  pemrogramannya sehingga  mempermudah  kita  dalam  mempelajari  dan mendalami mikrokontroller [4].

## 2.4. Ardunino uno
Arduino  Uno  adalah  board  sistem  minimum berbasis  mikrokontroller  ATmega328P  jenis  AVR. Arduino  Uno  R3  memiliki  14  digital  input/output  (6 diantaranya  dapat  digunakan  untuk  PWM  output),  6 analog  input,  16  MHz  osilator  kristal,  USB connection,  power  jack,  ICSP  header  dan  tombol reset [5].
Arduino Uno R3 adalah board sistem minimum berbasis  mikrokontroller  ATmega328P  jenis  AVR. Arduino  Uno  R3  memiliki  14  digital  input/output  (6 diantaranya  dapat  digunakan  untuk  PWM  output),  6 analog  input,  16  MHz  osilator  kristal,  USB connection,  power  jack,  ICSP  header  dan  tombol reset.

## Gambar 2.1 Arduino Uno [5]

## 2.5. Sensor
Sensor  adalah  peralatan  yang  digunakan  untuk merubah  suatu  besaran  fisik  menjadi  besaran  listrik sehingga  dapat  dianalisa  dengan  rangkaian  listrik tertentu.  Hampir  seluruh  peralatan  elektronik  yang ada  mempunyai  sensor  didalamnya.  Pada  saat  ini, sensor  tersebut  telah  dibuat  dengan  ukuran  sangat kecil  dengan  orde  nanometer.  Ukuran  yang  sangat kecil  ini  sangat  memudahkan  pemakaian  dan menghemat energi [6].

## 2.6. Sensor pH
pH  adalah  suatu  satuan  ukur  yang  menguraikan derajat  tingkat  kadar  keasaman  atau  kadar  alkali  dari suatu larutan. Unit pH diukur pada skala 0 sampai 14. Istilah pH  berasal dari  “p”  lambang  matematika  dari negative  logaritma,  dan  “H”  lambang  kimia  untuk unsur  Hidrogen.  Definisi  yang  formal  tentang  pH adalah  negatif  logaritma  dari  aktivitas  ion  Hidrogen. Yang dapat dinyatakan dengan persamaan:
pH = - log [H+] pH  dibentuk  dari  informasi  kuantitatif  yang dinyatakan  oleh  tingkat  keasaman  atau  basa  yang berkaitan  dengan  aktivitas  ion  Hidrogen.  Jika konsentrasi  [H+]  lebih  besar  daripada  [OH-],  maka material tersebut bersifat asam, yaitu nilai pH kurang dari  7.  Jika  konsentrasi  [OH-]  lebih  besar  daripada [H+],  maka  material  tersebut  bersifat  basa,  yaitu dengan nilai pH lebih dari 7 [7].
Gambar 2.2 Sensor pH [7]

## 2.7. Sensor Suhu
Sensor  suhu  merupakan  suatu  komponen elektronika  yang  dapat  menangkap  perubahan temperatur  lingkungan  lalu  mengkonversinya  menjadi besaran  listrik.  Pada  penelitian  ini,  sensor  suhu  yang digunakan  adalah  DS1820.  DS18B20  adalah  sensor suhu yang menyediakan 9 bit untuk pengukuran suhu dalam derajat celcius. Komunikasi sensor ini melaluli I-wire  bus  yang  berarti  hanya  membutuhkan  satu jalur data untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler.  Sensor  ini  beroperasi  untuk  rentang temperatur  -55ºC  hingga  125ºC  dan  memiliki keakurasian ± 0,5ºC. Sensor suhu DS1820 terdiri dari 3  pin.  Pin  GND  terhubung  ke  pentanahan ( grounding ),  pin  DQ  sebagai  input/ouput  data,  dan pin VDD terhubung ke catu daya 5 V [8].
Gambar 2.3 Sensor Suhu DS18B20 [8]

## 2.8. Sensor Turbidity
Turbidity  meter  merupakan  alat  pengujian kekeruan  dengan  sifat optik  akibat  dispersi  sinar  dan dapat  dinyatakan  sebagai  perbandingan  cahaya  yang dipantulkan  terhadap  cahaya  yang  datang.  Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi padatan adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Alat ini banyak digunakan dalam pengolahan  air  bersih  untuk  memastikan  bahwa  air yang  akan  digunakan  memiliki  kualitas  yang  baik dilihat dari tingkat kekeruhanya [9].

## Gambar 2.4 Sensor Turbidity [9]

## 2.9. Modul Wifi ESP8266
Modul  ESP8266  adalah  sebuah  komponen  chip terintegrasi  yang  didesain  untuk  keperluan  dunia masa kini yang serba tersambung. ESP8266 memiliki kemampuan  on-board  prosesing  dan  storage  yang memungkinkan  chip  tersebut  untuk  diintegrasikan dengan  sensor-sensor  atau  dengan  aplikasi  alat tertentu  melalui  pin  input  output  hanya  dengan pemrograman  singkat.  Perlu  diperhatikan  bahwa modul  ESP8266  bekerja  dengan  tegangan  maksimal 3,6V. Hubungkan Vcc modul WiFi ke pin 3.3V pada Arduino.  (Jangan  yang  ke  5V).  Jika  sudah  mendapat tegangan,  modul  WiFi  akan  menyala  merah,  dan sekali-kali akan berkedip warna biru [10]
Gambar 2.5 Modul Wifi ESP8266 [10]

## 2.10. Water Pump
Pompa  air  atau  Water  pump  adalah  mesin  atau peralatan  mekanis  yang  digunakan  untuk  menaikkan cairan  dari  dataran  rendah  ke  dataran  tinggi  atau untuk  mengalirkan  cairan  dari  daerah  bertekanan rendah  ke  daerah  yang  bertekanan  tinggi  dan  juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan [11].
Gambar 2.6 Water Pump [11]

## 2.11. Website
Website  adalah  salah  satu  aplikasi  yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar,  suara,  animasi,  video)  didalamnya  yang menggunakan  protokol  HTTP  (hyper  text  transfer protocol  )  dan  untuk  mengaksesnya  mengunakan perangkat  lunak  yang  disebut  browser.  Browser (perambah) adalah aplikasi yang mampu menjalankan dokumen-dokumen  web  dengan  cara  diterjemahkan. Prosesnya  dilakukan  oleh  komponen  yang  terdapat didalam  aplikasi  browser  yang  biasa  disebut  web engine.  Semua  dokumen  web  ditampilkan  dengan cara diterjemahkan [12].

## 2.12. MySql
MySQL  adalah  sebuah  perangkat  lunak  system manajemen basis data SQL (DBMS) yang multithread, dan multi-user. MySQL adalah implementasi  dari  system  manajemen  basisdata relasional  (RDBMS).  MySQL  dibuah  oleh  TcX  dan telah  dipercaya  mengelola  system  dengan  40  buah database  berisi  10.000  tabel  dan  500  di  antaranya memiliki 7 juta baris.
Dengan menggunakan SQL, proses pengaksesan database lebih user-friendly dibandingan dengan yang lain, misalnya dBase atau Clipper [13].
3. PERANCANGAN
3.1. Blok Diagram
Gambar 3.2 Blok diagram system
Pada blok diagram di  atas  ini terdapat beberapa sensor  yang  digunakan  untuk  memonitoring  dan mengontrol  beberapa  komponen  yang  terdiri  dari sensor pH air, Keruh air, Suhu air dan ketinggian air menggunakan  water  level  sensor.  Pengurasan otomatis yang dilakukan oleh water pump apabila air kolam  renang  berada  pada  level  keruh  yang  di tentukan.

## 3.2. Flowchart Program
Gambar 3.3 Flowchart  program
Menjelaskan  tentang  sistem  hardware  yang nantinya hasilnya akan di tampilkan di website. Mulai dari  pembacaan  setiap  sensor,  kemudian  data  sensor tadinya di simpan pada database yang kemudian akan di tampilkan pada website monitoring

## 3.3. Struktur Website
Website  monitoring  pemantauan  suhu  dan kualitas  air  akan  di  bangun  menggunakan  Bahasa pemrograman  PHP  serta  menggunakan  database MySQL.  Struktur  menu  website  yang  akan  disusun seperti pada Gambar 3.1.3

## Gambar 3.1.3 Struktur Website

## 4. PENGUJIAN DAN ANALISIS
Hasil  yang  diperoleh  penulis  dalam  penilitian  ini berupa perangkat monitoring yang tersusun atas beberapa sensor  untuk  mengetahui  pH  air,  Suhu,  Keruh  air  dan website  mmonitoring berfungsi  sebagai  penerima informasi dari perangkat yang memudahkan pemilik atau pengelolah  kolam  renang,  untuk  akses  perangkat monitoring ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan jaringan internet.
Pada penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai pengujian  perangkat  keras monitoring mapun  website monitoring .

## 4.1. Pengujian Website
Pada  tahap  pengujian website dilakukan  beberapa pengujian  untuk  mengetahui  apakah website sudah  dapat berjalan  dengan  baik  atau  sebaliknya.  Berikut  ini  adalah
pengujian pada sistem rancangan sistem keamanan mobil dan  lokasi  dengan  fitur  monitoring  dan  lokasi  berbasis website.

## 4.2. Halaman Monitoring
Pada  menu  monitoring  ini  adalah  menu  yang berisikan smua data sensor yang dijadikan informasi pada kolam renang  seperti pada gambar beriut ini :
Gambar 4.1 tampilan halaman monitoring

## 4.3. Pengujian Sensor pH air
Pengujian  sensor  pH  air  dilakukan  dengan pengambilan  data  sensor  pH  .  Pada  tabel  2    ditunjukkan beberapa data sensor suhu yang dilakukan pada perangkat.
Tabel 1 Pengujian Sensor pH Jenis Larutan Nilai sensor ph pH meter Error Rata-rata error Air Putih 7 7 0% 11,22% Pemutih 11.1 12 8,1% Air Lemon 2.3 3 30,4% Cuka 4.7 5 6,4%
Pada  Tabel  1  pengujian  sensor  pH    yang  telah dilakukan  diperoleh  hasil  yaitu  nilai  prosentase kesalahan  tertinggi  yaitu  30,4%    dan  prosentase kesalahan  terendah  yaitu  0%  dan  rata-rata  kesalahan sebesar 11,22%.
Tabel 2 Pengujian sensor pH pada berbagai merek air putih Nama merek Data sensor ph Data pH Meter Error Rata-rata error Aqua 7 7 0% 0,11% Ades 7,01 7,02 0,14% Club 7,01 7,03 0,28% Le mineral 7 7,01 0,14% Cleo 7,01 7,01 0%
Pada  Tabel  2  Dari  pengujian  sensor  pH  yang  telah dilakukan diperoleh hasil dari berbagai air putih, terdapat 5 data sample .  Kesalahan  terbesar  yaitu  0,28%  dan kesalahan terendah 0%. Rata-rata e rror 0,11%.

## 4.4. Pengujian sensor keruh air (Turbidity)
Pengujian  sensor  Turbidity  dilakukan  dengan pengambilan  data  sensor  Turbiduty  .  Pada  tabel  3 ditunjukkan  beberapa  data  hasil  dari  pembacaan  sensor Turbidity
Tabel 3 Pengujian Sensor Turbidity Jenis larutan Nilai kekeruhan Datasheet Error Rata-rata error Air Putih 2.5 2.56 2,4% 1,1% Teh 3.36 3.37 0,29% Kopi 5 5.03 0,6%
Pada  Tabel  3  pengujian  sensor  sensor  kekeruhan yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu  nilai prosentase kesalahan  tertinggi  yaitu  2,4%  dan  prosentase  kesalahan terendah yaitu 0.6% dan rata-rata kesalahan sebesar 1,1%.

## 4.5. Pengujian Sensor Suhu
Pengujian  Perangkat  sensor  suhu  Pada  tabel  4 ditunjukkan beberapa data sensor .
Table 4 Pengujian Sensor Suhu Sampel Pengujian Suhu Data Sensor Data Termometer Error Rata- rata error Air Mineral 26.78° C 27°C 0,82 7% Air Mineral Mendidih 91.7° C 100°C 9,1% Es Batu 2.7° C 3°C 11,1%
Tabel  4  pengujian  sensor  suhu    yang  telah dilakukan diperoleh hasil  yaitu nilai prosentase kesalahan tertinggi  yaitu  9,1%    dan  prosentase  kesalahan  terendah yaitu 0.82% dan rata-rata kesalahan sebesar 7%.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah  dilakukannya  pengujian  pada  sistem rancang bangun sistem monitoring kolam renang berbasis web  dengan  Iot,  maka  penulis  mendapatkan  kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem yang dibuat merupakan sistem pemantauan pH, Suhu  dan  Keruh  air  yang  dapat  diakses  melalui website.
2. Pengujian  sensor  pH    yang  telah  dilakukan diperoleh  hasil  yaitu  nilai  prosentase  kesalahan tertinggi  yaitu  30,4%    dan  prosentase  kesalahan terendah yaitu 0% dan rata-rata kesalahan sebesar 11,22%.
3. Pengujian sensor suhu  yang telah dilakukan diperoleh hasil  yaitu  nilai  prosentase  kesalahan  tertinggi  yaitu 9,1%  dan prosentase kesalahan terendah yaitu 0.82% dan rata-rata kesalahan sebesar 7%.
4. pengujian  sensor  sensor  kekeruhan  yang  telah dilakukan  diperoleh  hasil  yaitu    nilai  prosentase
kesalahan  tertinggi  yaitu  2,4%  dan  prosentase kesalahan terendah yaitu 0.6% dan rata-rata kesalahan sebesar 1,1%.
5. Pada tahap pengujian kompabilitas website menggunakan 3 browser yaitu Mozilla Firefox 33.0.1, Internet  Explorer  dan  Google  Chrome  67.0  berjalan sesuai perancangan.

## 5.2. Saran
Sistem  rancang  bangun  sistem  monitoring ini terdepat  kekurangan  dan  kelebihan,  sehingga  dibutuhkan saran  untuk  memperbaiki  sistem  ini.  Berikut  ini  adalah saran dari penilitian yang telah dilakukan :
3. Penambahan  SMS getway untuk  petugas  penjaga kolam renang
4. Menambahkan  Notifikasi  bila  alat  ada  kerusakan atau error.
5. Pengembangan  lebih  lanjut  dengan  pembuatan aplikasi pada smartphone.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Limantara, A.D., Candra, A.I. and Mudjanarko, S.W.,  Manajemen  Data  Lalu  Lintas  Kendaraan Berbasis  Sistem  Internet  Cerdas  Ujicoba Implementasi  Di  Laboratorium  Universitas Kadiri. Prosiding Semnastek . November 2017
[2] Candra,  Robby,  Alat  Pemantau  Suhu  Ruangan Melalui Web Berbasiskan Mikrokontroler AT89S51. Proceeding, Seminar Ilmiah Nasional Komputer  dan  Sistem  Intelijen  (KOMMIT 2006)  Auditorium  Universitas  Gunadarma, ISSN : 1411-6286, Agustus 2006.
[3] Rurungan,  J.,  Nugraha,  D.W.  and  Anshori,  Y., Sistem Pengaman Pintu Otomatis Menggunakan Radio  Frequency  Identification  (RFID)  Tag Card  dan  Personal  Identification  Number  (PIN)
Berbasis Mikrokontroler AVR Atmega 128. Mektrik  Vol  1,  No  1,  ISSN  2356-4792  , September 2014.
[4] Arifin, J., & Zulita, L. N., Perancangan Murottal Otomatis Menggunakan Mikrokontroller Arduino MEGA 2560. Jurnal Media Infotama , Vol 12, No1. Februari 2016
[5] Susanto,  H.,  Pramana,  R.  and  Mujahidin,  M., Perancangan  Sistem  Telemetri  Wireless  Untuk Mengukur  Suhu  dan  Kelembaban  Berbasis Arduino  Uno  R3  ATmega328P  dan  XBee  Pro. Skripsi.  Fakultas  Teknik.  Universitas  Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang. 2013
[6] Budiarso, Z.,Sistem Monitoring Tingkat Ketinggian Air Bendungan Bebasis Mikrokontroller. Jurnal Dinamika Informatika ,Vol 3 , No 1,2011
[7] Astria,  F.,  Subito,  M.  and  Nugraha,  D.W., Rancang bangun alat ukur pH dan suhu berbasis short message
service (SMS)
gateway. Mektrik , Vol  1,  No  1,  ISSN  2356- 4792, september 2014.
[8] Nugroho,  H.  and  Sufyan,  A.,  Pengembangan Perangkat Keras Elektronik Log Book Penangkapan Ikan Berbasis Layar Sentuh. Jurnal  Kelautan  Nasional , 9 (2),  pp.93- 109, juli 2014.
[9] Alliya  A(2018)  Pengertian  dan  Penggunaan
Turbidity Meter [online] Available https://www.academia.edu/9567298/Pengertian _dan_Penggunaan_Turbidity_Meter
[10] Fikriyah,  L.  and  Rohmanu,  A.,  Sistem  Kontrol Pendingin  Ruangan  Menggunakan  Arduino Web Server Dan Embedded Fuzzy Logic Di PT. INOAC  POLYTECHNO  INDONESIA. Jurnal Informatika  SIMANTIK , Vol  3,  No  1 ,  ISSN: 2541-3244,  maret 2018.
[11] Diansyah,  E.N, Rancang  Bangun  Alat  Sistem Monitoring  Volume  Dan  Kejernihan  Air  Pada Tangki  Berbasis  LabVIEW  Dengan  Kontroller
NI  myRIO (Doctoral  dissertation,  University  of Muhammadiyah Malang),2017
[12] Suhartanto,  M,  pembuatan  website  sekolah menengah  pertama  negeri  3  delanggu  dengan menggunakan  php  dan  mysql. Speed-Sentra Penelitian  Engineering  dan  Edukasi ,  vol  4,  no
1, ISSN : 1979‐9330, 2012
[13] Wardani,  K.T.,  Pembangunan  Sistem  Informasi
Akademik Lembaga Bimbingan Belajar
Spectrum. Speed-Sentra  Penelitian  Engineering dan  Edukasi ,vol  4,  no  2, ISSN  :  1979‐9330,
2012
[14] Cahyanti, A.N. and Purnama, B.E.,
Pembangunan  Sistem  Informasi  Manajemen Puskesmas Pakis Baru Nawangan. Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi ,vol 4, no 4, ISSN : 1979-9330,2012