## RANCANG BANGUN KONTROL INFUS PASIEN

## Oleh : Sri Kusumastuti
Staf Pengajar Teknik Elektro Politeknik  Negeri Semarang Jl.Prof. H. Sudarto SH, Tembalang, Semarang 50275 E-mail: kuzumastuti@gmail.com

## Abstrak
Pemasangan infus bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan cairan melalui pembuluh darah vena bagi pasien. Ketika cairan habis tenaga medis akan mengunci akses dari selang menuju ke pembuluh darah, agar tekanan hidrostatik cairan dalam kantung infus sama besarnya dengan tekanan di pembuluh darah sehinggga  tidak  ada  yang  masuk  maupun  keluar  dari  pembuluh  darah.  Keterlambatan  tenaga  medis dalam penggantian kantung infus  dapat  memberikan dampak  negatif terhadap  pasien. Penelitian yang dilakukan  merancang  dan  membangun  alat  kontrol  infus  pasien  .  Sistem  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu transmitter di kamar pasien dan 2 receiver ditempatkan di ruang tenaga medis dan kamar pasien. Sensor proximity capasitive digunakan untuk mendeteksi keberadaan cairan di kantung infus, Smart Relay Zelio SR1BD121JD sebagai kontrol alat , bell wireless frekuensi 433 MHz sebagai modul komunikasi nirkabel. Efisiensi  dari  alat  kontrol  yang  dibuat adalah  ketika  sensor  mendeteksi  cairan di  kantung  infus  hampir habis  motor  akan  mengaktifkan  penjepit  selang  infus  untuk  menutup  aliran  cairan  infus  dan  memberi peringatan berupa bell di ruang tenaga medis dan pasien sebagai perintah untuk menggantikan kantung infus.  Hasil  dari  pengujian  menunjukkan  bahwa  secara  fungsional  alat  ini  dapat  bekerja  dengan  baik, alat  mampu  melakukan  pemantauan  keberadaan  cairan  infus  dan  sebagai  peringatan  jika  infus membutuhkan  pergantian.  Hasil  pengujian  pada  rangkaian  sensor  proximity  capasitive  saat  tidak mendeteksi cairan infus diperoleh  tegangan keluaran 12V, dan saat tidak mendeteksi keberadaan cairan infus tegangan keluaran 0V. Jangkauan maksimal dari transmisi bell wireless 300 meter.
Kata kunci : Kontrol, Infus, Sensor, Smart Relay

## Abstract
The installation of infusions aims to help fulfill the needs of fluid through veins for patients. When the fluid runs out the nurse will lock the access from the hose to the blood vessels, so that the hydrostatic pressure of the liquid in the infusion sac is as large as the pressure in the blood vessels so that no one enters or exits the blood vessels. Delays in nurses replacing infusion bags have a negative impact on patients. This research designed and built the patient's infusion control device. The system consists of two  parts,  a  transmitter  in  the  patient's  room  and  two  receivers  placed  in  the  medical  room  and  the patient's room. Capasitive proximity sensor is used to detect the presence of liquid in the infusion bag, Smart  Relay  Zelio  SR1BD121JD  as  tool  control,  bell  wireless  frequency  433  MHz  as  wireless communication module. The efficiency of the control device is that when the sensor detects fluid in the infusion bag is almost exhausted then the motor activates the infusion hose clamp to close the flow of the  infusion  fluid  and  alerts  the  indicators  and  bells  in  the  medical  room  as  an  order  to  replace  the infusion  bag.  The  results  of  the  test  showed  that  functionally  this  tool  can  work  properly,  the  tool  is able to monitor the condition of the infusion fluid and as an bell if the infusion requires substitution. Test results on the capasitive proximity sensor circuit when not detecting infusion fluid obtained output voltage  12V,  and  when  not  detecting  the  presence  of  infusion  fluid  output  voltage  0V.  The  maximum range of bell wireless transmission is 300 meters
Keywords : Control, Infusion, Sensor, Smart Relay

## 1. Pendahuluan
Infus adalah obat yang diberikan secara langsung  ke  dalam  pembuluh  darah. Pemberian  infus  dilakukan  dengan  cara memasukkan  selang  kecil  yang  disebut Intravena  ke  dalam  salah  satu  pembuluh darah  di  area  tangan.  Fungsi  infus  untuk
memasok obat ke dalam tubuh secara cepat. Hal  ini  berlaku  untuk  pasien  dengan kondisi-kondisi  tertentu,  pemberian  obat- obatan secara oral tidak dimungkinkan oleh karena obat oral membutuhkan waktu yang cukup  lama  untuk  bisa  diserap  oleh  darah. Sedangkan,  pasien  harus  cepat  ditangani
sebelum  kondisinya  memburuk.  Cairan infus  menjadi  solusi  agar  penyerapan  obat berlangsung  cepat  dan  optimal.  Fungsi infus  sangatlah  penting  bagi  pasien,  maka proses  pemasangan  infus  harus  dilakukan dengan benar untuk menghindari timbulnya komplikasi  yang  dapat  mempengaruhi keadaan  pasien.  Selain  itu,  pengontrolan dan  pemantauan  penggunaan  cairan  infus harus  dilakukan  oleh  tenaga  medis  pada rumah sakit/klinik/puskesmas dengan benar, dimana tenaga medis harus memeriksa satu-persatu kondisi infus pasien  secara  berkala.  Keterbatasan  waktu, jarak  antara  ruang  pasien  dan  monitoring room  serta  keterbatasan  jumlah  tenaga medis  dirumah  sakit/puskesmas  dapat menyebabkan pasien terlambat ditanangani. Apabila infus habis, tenaga medis diharuskan  segera  menggantinya  dengan yang  baru,  dan  kondisi  seperti  inilah  yang sering  terlambat  ditanangani  oleh  tenaga medis.  Keterlambatan  tenaga  medis  dalam penggantian cairan infus dapat memberikan dampak  negatif  terhadap  pasien  dengan terjadinya  komplikasi  seperti  darah  pasien tersedot  naik  keselang  infus  dan  dapat membeku  pada  selang  infus,  sehingga mengganggu kelancaran aliran infus. Selain itu,  jika  tekanan    pada  infus  tidak stabil,darah  yang  membeku  pada  selang infus  dapat  tersedot  kembali  masuk  ke dalam  pembuluh  darah.  Darah  yang membeku  (blood  clot)  tersebut  dapat beredar  ke  seluruh  tubuh  dan  dapat menyumbat  kapiler  darah  di  paru-paru sehingga  menyebabkan  emboli  di  paru- paru. Jika berbagai hal tersebut terjadi maka tempat pemasangan
infus harus
dipindahkan  dan  dipasang  ke  pembuluh darah  vena  lain,  yang  tidak  menutup kemungkinan dapat
menyebabkan timbulnya  berbagai  komplikasi  yang  jauh lebih  berbahaya  akibat  pemasangan  yang tidak  dilakukan  dengan  benar.  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis membuat  alat  yang  dapat  mengunci  akses dari  selang  infus  menuju  ke  pembuluh darah pada saat cairan infus akan habis dan alat  dapat  memberitahu  tenaga  medis  dan
pasien  menggunakan  bell  sebagai  tanda bahwa  cairan  infus  akan  habis  sehingga tenaga medis dapat bergerak cepat ke kamar pasien  untuk  segera  menggantikan  kantung infus.

## 2.   Desain Alat

## 2.1 Blok Diagram
Blok  diagram  Kontrol  Infus  Pasien terlihat pada gambar 1.
Pengendali  alat  Kontrol  Infus  Pasien menggunakan Smart Relay Zelio
SR1BD121JD  dengan  input  terdiri  dari tombol push  on/off untuk  menghidupkan dan  mematikan  kerja  sistem  dan  sensor  air ( proximity  capasitive )  untuk  mendeteksi keberadaan    air  dalam  kantung  infus. Output  sistem  terdiri  dari  motor  untuk penjepit  selang  infus  dan  pemancar bell wireless untuk  mengaktifkan  bell  sebagai pemberitahuan  bahwa  air  infus  hampir habis.
Gambar 1. Blok Diagram Alat

## 2.2 Deskripsi Kerja
Ketika  tombol on/off ditekan  sesaat sistem akan bekerja. Ketika sensor proximity  capasitive mendeteksi  air,  input Smart Relay = ‘1’ dan saat tidak mendeteksi air,  input Smart  Relay =’0’.  Ketika  input Smart  Relay =  ‘0’  atau    cairan  didalam kantung  infus  hampir  habis, Smart  Relay akan memerintahkan motor untuk mengaktifkan penjepit selang infus
menghentikan  aliran  air  infus  menuju pembuluh darah, dan mengaktifkan pemancar bell  wireless untuk  menyalakan bell  di  ruang  tenaga  medis  maupun  ruang pasien, sebagai perintah tenaga medis untuk segera menggantikan kantung infus. Berikut prosedur  yang  harus  dilakukan  tenaga medis di ruang pasien  : 1. Mematikan aliran infus secara manual
2. Mematikan sistem dengan menekan push on/off sesaat agar posisi penjepit kembali normal  ,  lampu  indikator  kerja  sistem dan bell mati.
3. Mengganti kantung infus.
4. Membuka aliran infus secara manual.
5. Menekan  push on /off  sesaat  untuk menghidupkan sistem kembali.

## 2.3 Tabel I/O
Pengalamatan  I/O Smart  Relay Zelio
SR1BD121JD terlihat pada tabel 1. Tabel 1. I/O Smart Relay

## 2.4 Diagram Tangga
Gambar 2. Diagram Tangga Kontrol Infus Pasien

## 3.    Hasil dan Pembahasan
3.1  Sensor Air
Sensor air digunakan untuk mendeteksi keberadaan    cairan  dalam  kantung  infus. Sensor  yang  digunakan  adalah Proximty Capasitve CR18-8DP .
Gambar 3. Sensor Proximty Capasitve
Gambar 4. Skema Proximty Capasitve
Gambar 5. Pengawatan Sensor Proximity Capasitive dengan Smart Relay Tabel  2.  Pengujian  Jangkauan  kerja  Sensor Air Infus No Jarak Kantung air Infus dengan sensor (mm) Input Smart Relay 1. 2 ‘1’ 2. 4 ‘1’ 3. 6 ‘1’ 4. 8 ‘1’ 5. 12 ‘1’ 6. 14 ‘0’ Jarak jangkauan max kerja Sensor Proximty Capasitve 12 mm
Saat sensor Proximty Capasitve mendeteksi keberadaan  cairan  dalam  kantung  infus, input Smart  Relay ‘1’.  Dan  saat tidak mendeteksi cairan infus,  input Smart Relay ‘0’. Data ‘0’ digunakan untuk mengaktifkan
motor  untuk  menjepit  selang  infus  dan mengaktifkan bell wireless .

## 3.2  Bell Wireless 2 Receiver
Pemberitahuan  cairan  dalam  kantung infus  hampir  habis  ke  tenaga  medis menggunakan bell  wireless  2  receiver bekerja pada frekuensi 433 MHz, transmitter(Tx) berada  di  kamar  pasien, receiver(Rx) ditempatkan  di  ruang  tenaga medis dan kamar pasien.
Gambar 6. Tx Rx Bell Wireless
1. Pengatur volume 2.Pemilih nada bell Gambar 7. Penerima (Rx) Bell Wireless Tampak Samping
Gambar  8.  Pengawatan  Pemancar  (TX) Bell Wireless dengan Smart Relay
Tabel  3.  Pengujian  Jangkauan  Kerja Bell Wireless
Jarak jangkauan kerja max bell wireless 300 m, kebutuhan arus 30 mA

## 3.3  Motor Penjepit Selang Infus
Motor  berfungsi  untuk  menggerakkan penjepit selang infus agar aliran air infus ke pembuluh  darah  terhenti.  Motor  penjepit menggunakan  motor  30  rpm encoder bertegangan 12 V DC .
Gambar  9.  Pengawatan  Motor  dengan

## Smart Relay
Pada alamat ouput Q3 dipasang Push button ( Push On ) digunakan untuk mengatur posisi awal penjepit selang infus.
Tabel  4.  Pengujian  Motor  Penjepit  Selang
Infus
Tegangan Arus (mA) Kondisi 12 V 160 I start 100 I nominal

## 4.  Kesimpulan
a. Sensor Proximity  Capasitive dapat mendeteksi  keberadaan  cairan  di dalam kantung infus.
b. Motor 30 rpm encoder 12 vdc mampu menjepit selang infus sehingga cairan pada  tabung  infus  tidak  dapat mengalir ke selang.
c. Pemancar bell wireless mampu
mengaktifkan bell penerima pada
jangkauan max 300 m.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Rahmadya,  dkk.  2017. Efisiensi
Sistem  Kontrol  Cairan  Infus  Pasien Rawat Inap . Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, UniversitasAndalas.
Fauzan  Noval  Putra,  dkk.  2017. Prototype Monitoring  Cairan  Infus  Pada  Rs. Qadr . Jurusan Sistem Komputer, Konsentrasi Computer System, Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer (STMIK) Raharja Tangerang. Pipit  Iriyanto.  2018. Rancang  Bangun Sistem Bell Infus Otomatis Terpusat. Fakultas Teknik, Universitas Lampung .