Berdasarkan Variasi Kedalaman”.

## PERBANDINGAN PENGUKURAN KADAR AIR TANAH LEMPUNG MENGGUNAKAN METODE GRAVIMETRY DAN METODE GYPSUM BLOCK BERDASARKAN VARIASI KEDALAMAN
Tri M. W. Sir 1 (trimwsir@yahoo.com) I Made Udiana 2 (made_udiana@yahoo.com)
Sari R. Isu 3 (zharyizhu72@gmail.com)

## ABSTRAK
Tanah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  setiap  pekerjaan  teknik  sipil,  akan tetapi  masalah  yang  sering  terjadi  adalah  pada  penentuan  sifat  –  sifat  fisis  dan  mekanis tanah. Sifat fisis dan mekanis tanah yang mempengaruhi kapasitas dukung adalah kadar air tanah.  Ukuran  butiran  tanah  juga  mempengaruhi  perubahan  kadar  air  suatu  jenis  tanah. Pengujian  kadar  air  tanah  biasanya  dilakukan  dengan  metode  gravimetry,  akantetapi gravimetry  merupakan  metode  untuk  menguji  kadar  air  tanah  di  laboratorium,  sehingga kondisi  kadar  air  tanah  yang  dihasilkan  kurang  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan,  untuk mendapatkan  kadar  air  tanah  yang  sesuai  dengan  kondisi  di  lapangan  maka  digunakan metode pengujian langsung di lapangan dengan menggunakan metode sensor listrik. Salah satu  metode  sensor  listrik  yang  digunakan  adalah  metode  gypsum  block,  metode  ini merupakan pengujian kadar air tanah secara langsung di lapangan setelah dikalibrasi secara individu  di  laboratorium.  Dari  hasil  penelitian  sampel  tanah  Desa  Oebelo  Kabupaten Kupang  merupakan  jenis  tanah  CH,  dimana  CH  merupakan  lempung  anorganik  dengan plastisitas  tinggi,  lempung  gemuk,  pengujiaan  dengan  metode  gypsum  block    kadar  air tanah berkisar dari 19,35 % - 41, 05 %, sedangkan dengan metode gravimetry berkisar dari 18,34  %  -  34,  67  %.  Pengujian  kadar  air  tanah  kedalaman  0,50  m  dan  1,00  m  dengan gypsum block dapat digunakan, sedangkan pada kedalaman 1,50 m dan 2,00 m tidak dapat digunakan hal ini disebabkan pemasangan gypsum block yang agak sulit, dan memberikan selisihnya dari metode gravimetry dan gypsum block berkisar dari 4,19 % - 7,69 %.
Kata Kunci: Kadar air, Gypsum block, Resistansi

## ABSTRACT
Soil  is  one  of  the  most  important  things  in  every  civil  engineering  construction.  But  the problem  is  how  to  define  physical  and  mechanic  characteristic  of  the  soil.  Physical  and mechanic  characteristic  that  have  influence  on  bearing  capacity  of  the  soil  is  water content.  Size  of  soil  also  has  effects  on  the  changing  of  water  content.  To  define  water content, engineer is often using Gravimetry Method, but this method can only be doing in laboratory,  so  it  can’t  specifically  describe  real  condition  of  water  content  in  the  fields. Then, an in-site test such as Electrical Sensory Method is needed, in order To get correct result of water content in fields. In Electrical Sensory Method there is one method called Gypsum  Block  Method,  this  method  is  an  in-situ  water  content  test  with  individual calibration  on  laboratory.The  results  from  Oebelo  Village,  Kupang  District  soils  sample, the  soils  is  CH  soil,  where  CH  is  organic  clay  with  high  plasticity,  Fat  Clay.  By  using gypsum block method, water content results is in range of 19,35 % - 41,05 %, while with gravimetry method the water content is in range of 18,34 % - 34, 67 %. Water content test using gypsum block method can only  be doing at 0,50 m dan 1,00 m depth range, at 1,50 m dan 2,00 m depth range cannot be using this method  because is too difficult to install gypsum block and the gap results between gravimetry method and gypsum block method is in range of 4,19 % - 7,69 %.
Keywords: Water Content, Gypsum Block, Resistance
1 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
2 Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana;
3 Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.

## PENDAHULUAN
Pengujian kadar air tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan metode gravimetry danmetode sensor listrik. Pengujian kadar air tanah biasanya menggunakan metode gravimetry, metode ini dilakukan di laboratorium untuk menguji kadar air tanah dan membutuhkan waktu 1 x 24 jam, sehingga menghasilkan kondisi kadar air tanah yang belum tentu sesuai dengan kondisi lapangan,  dikarenakan  kadar  air  sudah  mengalami  perubahan  sebagai  akibat  cara  pengambilan sampel tanah dan transportasi. Pengujian kadar air tanah menggunakan metode gravimetrytidak memberikan nilai kadar air tanah yang sesuai di lapangan maka perlu pengujian kadar air tanah langsung di lapangan dengan menggunakan salah satu metode sensor listrik yaitu gypsum block, dimana alat inimerupakan sebuah alat sensor uji kelembaban atau kelengasan tanah  yang sudah digunakan  dalam  bidang  pertanian  dan  terbuat  dari  campuran  air,  serbuk  gipsum,  kawat  jaring (wire mesh) dan kabel speaker dan juga dipasang langsung di lapangan setelah dikalibrasi secara individu.Pengujian  metodegravimetry  dan  metode  gypsum  block  sangat  berbeda  sehingga menghasilkan  nilai  kadar  air  tanah  yang  berbeda  juga.  Hasil  dari  pengujian  tersebut  memiliki selisih  sehingga  perlu  di  lakukan  perbandingan  pengujian  antara  kedua  metode  tersebut berdasarkan variasi kedalaman.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tanah
Tanah  sebagai  material  yang  terdiri  agregat  (butiran)  mineral-mineral  padat  yang  tidak tersementasi  (terikat  secara  kimia)  satu  sama  lain  dan  dari  bahan-bahan  organik  yang  telah melapuk  (yang  berpartikel  padat)  disertai  dengan  zat  cair  dan  gas  yang  mengisi  ruang-ruang kosong diantara partikel-partikel padat tersebut     (Das,1988 : 1).
Tanah dianggap sebagai suatu lapisan sedimen lepas seperti kerikil (gravel), pasir (sand), lanau (silt) dan lempung (clay) atau suatu campuran dari bahan-bahan tersebut. Definisi secara teknis hendaknya  tidak  dikaitkan  dengan  definisi  tanah  secara  geologis,  yakni  merupakan  bahan organik pada permukaan yang terpengaruh oleh cuaca atau tanah lapisan atas (topsoil) yang pada umumnya dibongkar sebelum suatu proyek dikerjakan(Smith, 1984 : 1).
Tanah  adalah  akumulasi  partikel  mineral  yang  tidak  mempunyai  atau  lemah  ikatan  antara partikelnya,  yang  terbentuk  karena  pelapukan  batuan.  Ikatan    yang  lemah  antara  partikel  - partikel tanah disebabkan oleh pengaruh karbonat atau oksida yang tersenyawa di antara partikel –partikel tersebut atau dapat juga disebabkan oleh adanya material organik (Craig, 1989 : 1).

## Ukuran Partikel Tanah
Tanah umumnya dapat disebut sebagai kerikil  (gravel), pasir  (sand), lanau (silt), dan  lempung (clay),  tergantung  pada  ukuran  partikel    yang  paling  dominan  tanah  tersebut.  Kerikil  (gravels) adalah kepingan - kepingan dari batuan yang kadang- kadang juga mengandung partikel mineral quartz,  feldspar,  dan  mineral  -  mineral  lain.  Pasir  (sand)  sebagian  besar  terdiri  dari  mineral quartz dan feldspar. Butiran dari mineral  yang lain mungkin juga masih ada pada golongan ini. Lanau  (Silts)  sebagian  besar  merupakan  mikroskopis  (berukuran  sangat  kecil)  dari  tanah  yang terdiri dari butiran - butiran quartzyang sangat halus, dan sejumlah partikel berbentuk lempengan -  lempengan  pipih  yang  merupakan  pecahan  dari  mineral  -  mineral  mika.  Lempung  (clays) sebagian besar terdiri dari partikel mikroskopis dan submikroskopis (tidak dapat dilihat dengan jelas bila hanya dengan mikroskop biasa (Das, 1988 : 7).

## Klasifikasi Tanah
Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda tapi  mempunyai  sifat  yang  serupa  disusun  ke  dalam  kelompok-kelompok  dan  sub  kelompok- subkelompok.  Menurut  Das,  1988  klasifikasi  yang  sering  digunakan,  yaitu  sistem  AASHTO
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
(American  Associationof  Highway  and  Transportation  Official)  dan  sistem  USCS(Unified SoilClassification System).

## Pengujian  Karakteristik Tanah

## Kadar Air Tanah (w)
Tanah  terdiri dari tiga  unsur,  yaitu: butiran  tanah atau  partikel  padat  (solid), air (water) dan udara (Das, 1988 : 28).Pedoman pengujian kadar air mengikuti prosedur ASTM D-2216-71 dan untuk  menghitung  kadar  airtanah  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  Persamaan  2.2    di bawah ini.
w = M 2 −M 3 M 3 −M 1 x 100 % (1)
dimana: w  = kadar air (%) M = berat cawan kosong (gram)
M = berat cawan + tanah basah (gram) M = berat cawan + tanah kering (gram) Berat spesifik (G s )
Berat  spesifik  dari  butiran  tanah  (bagian  padat)  sering  dibutuhkan  dalam  bermacam  –macam keperluan perhitungan dalam mekanika tanah. Harga- harga itu dapat ditentukan secara akurat di laboratorium  (Das,  1988:15).Perhitungan  berat  jenis  tanah  dapat  dilakukan  dengan menggunakan Persamaan 2.3 di bawah ini.
G = (M 2− M 1 ) M 2 −M 1 −(M 3 −M 4 ) (2)
dimana:
G s = berat jenis tanah M 1 =  berat piknometer kosong (gram) M 2 =  berat piknometer + tanah kering (gram) M 3 = beratpiknometer + tanah + air (gram) M 4 =  berat piknometer + air (gram)

## Batas –batas Konsistensi (LL, PL, SL)
Kadar air dinyatakan dalam persen, dimana terjadi transisi dari keadaan padat ke keadaaan semi- padat didefinisikan sebagai batas susut (shrinkage limit). Kadar air di mana transisi dari keadaan semi - padat ke keadaan plastis terjadi dinamakan batas plastis (plastic limit), dan dari keadaan plastis ke keadaan cair dinamakan batas cair (liquid limit). Batas - batas ini dikenal juga sebagai batas-batas konsistensi (Das,1988 : 43).

## Analisa ukuran butiran
Ada  duacara  yang  dipakai  untuk  mendapatkan  distribusi  ukuran  -  ukuran  partikel  tanah  yaitu dengan  analisa  saringan  dan  analisa  hidrometer.  Analisa  ayakan  dipakai  untuk  ukuran  partikel dengan diameter lebih besar dari 0.075 mm.Analisa ayakan adalah mengayak dan menggetarkan contoh tanah melalui satu set ayakan dimana lubang - lubang ayakan tersebut makin kecil secara berurutan ke bawah (Das, 1988 : 17). Analisa hidrometer dipakai untuk partikel-partikel dengan ukuran butiran lebih kecil dari 0.075 mm.

## Uji PemadatanTanah
Pada  pembuatan  timbunan  tanah  untuk  jalan  raya,  dam  tanah  dan  banyak  struktur  teknik  sipil lainnya,  tanah  lepas  (renggang)  haruslah  dipadatkan  untuk  meningkatkan  daya  dukungnya. Pemadatan juga dapat mengurangibesarnya penurunan tanah yang diinginkan dan meningkatkan kemantapan timbunan (Das, 1988 : 234).Pada uji proktor standar tanah dipadatkan dalam sebuah cetakan  silider  bervolume  943,3  cm 3 ,  diameter  cetakan  tersebut  adalah  4  in  (101.6  mm).  Berat
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
penumbuk  adalah  2,5  kg  dan  tinggi  jatuh  sebesar  12  in  (304,88  mm).  Selama  pengujian  di laboratorium,  cetakan  itu  dikelam  pada  sebuah  pelat  dasar  dan  di  atasnya  diberi  perpanjangan (juga berbentuk silinder). Tanah dicampur  air dengan kadar  yang berbeda- beda dan kemudian dipadatkan dengan menggunakan penumbuk khusus. Pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3  lapisan  dan  jumlah  tumbukan  untuk  setiap  lapisan  adalah  25  kali  setiap  lapisan  (Das,1988  : 235).

## Gipsum (Gypsum)
Gipsumadalah  salah  satu  contohmineral  dengan  kadarkalsiumyang  dominan  pada  mineralnya. Gipsum  yang  paling  umum  ditemukan  adalah  jenis  hidrat  kalsium  sulfat  dengan  rumus  kimia CaSO 4 .2H 2 O.  Gipsum  sebagai  perekat  mineral  mempunyai  sifat  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  perekat  organik  karena  tidak  menimbulkan  pencemaran  udara,  murah  dan  tahan  api. (Wikipedia 2015 a ).

## Blok Gipsum (Gypsum Block)
Gypsum  block  merupakan  alat  yang  terbuat  dari  serbuk  gypsum  dan  campuran  air  dengan pemasangan  kabel  untuk  mengetahui  resistansi  atau  tahanan  tanah.  Gypsum  block  pertama  kali dipakai  dibidang  pertanian  untuk  mengukur  kelengasan  tanah  atau  kelembaban  tanah  guna mengatur kesuburannya pada suatu tanah atau lahan yang dikerjakan, dengan cara kalibrasi dulu, lalu  ditanam  di  tempat  yang  akan  diteliti.  Dalam  bidang  teknik  sipil,  khususnya  dalam  ilmu geoteknik,  gypsum  block  dapat  dikembangkan  untuk  mengukur  kadar  air  dalam  tanah, pengukuran  kadar  air  tanah  dengan  tujuan  agar  tidak  merusak  strukur  tanah  di  sekitar  daerah penelitian.Untuk  mengetahui  nilai  kadar  air,  kedua  kabel  dihubungkandengan  multimeter sehingga  diperoleh  nilai  tahanan  gypsum  block,  kemudian  nilai  tahanan  gypsum  block dimasukkan dalam grafik kalibrasi maka diperolehsuatu persamaan resistansi tanah yang dipakai dalam pengukuran kadar air (Sir, 2010 : 5 ). Prinsip kerja gypsum block yaitu jika dalam kondisi basah,  gypsum  block  akan  menghasilkan  resistansi  yang  kecil.  Demikian  sebaliknya  dalam kondisi  kering,  gypsum  block  akan  menghasilkan  resistansi  yang  lebih  tinggi.  Sebelum  dipakai gypsum  block  harus  dikalibrasi  dahulu  secara  individu  karena  setiap  gypsum  block  memiliki karakteristik tersendiri (Sir, 2010 : 36).Keuntungan dan kerugian dari gypsum block. Keuntungan darigypsum block sebagai berikut :
1. Pembuatan gypsum block dapat dilakukan oleh orang awam.
2. Mudah dalam pemasangan dan penggunaannya serta memerlukan sedikit pemeliharaan.
3. Tidak merusak struktur tanah sekitarnya.
Kerugian dari gypsum block sebagai berikut :
1. Lama penggunaangypsum block terbatas.
2. Sensitif terhadap garam.
3. Memerlukan kalibrasi secara individu.
4. Tidak ada kompensasi terhadap suhu.

## Multimeter
Multimeter  merupakan  alat  pengukur  listrik  yang  sering  dikenal  sebagai  VOM  (volt  – ohmmeter), multimeter ini juga dapat mengukur tegangan (volt-meter), mengukur tahanan (ohm- meter)  dan  arus  (amperemeter).  Ada  dua  jenis  multimeter  yaitu:  multimeter  digital  atau  DMM (digital multimeter) dan multimeter analog (Wikipedia 2015 b).

## Analisa Regresi  dan Korelasi
Regresi dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana satu variabel berhubungan dengan variabel  lainnya.Pada  regresi  perlu  ada  variabel  bebas  atau  variabel  yang  menentukan  (X)  dan variabel  tak  bebas  atau  variabel  yang  ditentukan  (Y).  Kedua  variabel  biasanya  mempunyai hubungan  sebab  akibat  yang  saling  berpengaruh,  dalamhubungan  dua  variabel  atau  lebih  yang
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
dinyatakan dengan bentuk hubungan  atau  fungsiY= f(X). Bentuk regresi  tergantung padafungsi yang menunjangnya atau tergantung pada persamaannya (Ritonga, 1987 : 123).

## Beberapa Penelitian yang Pernah dilakukan dengan Menggunakan Alat Gypsum Block:
1. Skinner  A.  (1997),  gypsum  block  adalah  alat  sensor  yang  dipakai  dalam  bidang  pertanian untuk  mengukur  lengas  tanah  atau  kelembaban  tanah  guna  memilih  jenis  tanaman  dan mengatur  kesuburannya  pada  suatu  tanah  atau  lahan  yang  akan  dikerjakan.  Alat  ini  dapat digunakan dengan biaya yang terjangkau dan paling sederhana dari pada alat sensor elektrik yang lain.
2. Keyhani A. (2001) melakukan penelitian dalam pengukuran kadar air dengan menggunakan mini gypsum block  pada sampel tanah yang tipis (30 mm) dengan memperhitungkan dalam pembacaan resistansi mempunyai pengaruh yang signifikan sehingga memberikan koefisien korelasi yang cukup tinggi yaitu lebih dari 0,95.
3. Sir  T.  (2010)  penelitian  dilakukan  terhadap  dua  jenis  tanah  yaitu  tanah  lempung  dan  pasir berlanau.  Pembacaan  resistansi  gypsum  block  dilakukan    selama  7  hari  dengan menggunakan multimeter analog dan pembacaan dilakukan setiap hari sampai gypsum block menghasilkan resistansi konstan. Pada sampel uji lempung menunjukan bahwa pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan gypsum block, selain itu dapat dinyatakan pengaruh kadar air terhadap nilai resistansi yang dihasilkan oleh gypsum block bahwa semakin tinggi kadar air maka semakin kecil nilai resitansi yang dihasilkan, sebaliknya semakin rendah kadar air tanah maka semakin besar nilai resitansi. Gypsum block tidak cocok untuk pengukuran kadar air  tanah  pasir  berlanau  karena  nilai  resistansi    gypsum  block  tidak  dapat  konstan  sebagai akibat  dari  sifat  permeabilitas  tanah  granuler.  Grafik  tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  1 dan  Gambar 2 di bawah ini:
Gambar 1.Nilai Resistansi dengan Kadar Air TanahLempung Sumber: Sir, 2010.
Gambar 2. Nilai Resistansi dengan Kadar Air Tanah Pasir Sumber: Sir, 2010.
y = 67.42x -0.17 R² = 0.909 0 20 40 60 10 100 1000 10000
100000
K a d a r a ir (%) Resistansi (Ohm) y = 27.10x -0.18 R² = 0.028 0 5 10 15 20 10 100 1000 10000 K a d a r a ir ( %)
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
4.  Nesnay,  D.  (2012)  pengujian  ini  dilakukan  di  Desa  Oebelo.  Pengujian  ini  bertujuan  untuk menguji  gypsum  block  apakah  dapat  berfungsi  atau  tidak    pada  provinsi  Nusa  Tenggara Timur. Pengujian ini tidak berdasarkan variasi kedalaman sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan  gypsum  block  berdasarkan  variasi  kedalaman.  Pengukuran  kadar  air  tanah menggunakan  gypsum  block  menunjukan  bahwa  gypsumblock  dapat  dipakai  pada  tanah lempung  Desa  Oebelo.  Persamaan  kalibrasi  dibuat  berdasarkan  nilai  resistansi  konstan  dan nilai kadar air tanah, grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar  3. Perbedaan kadar air antara metode gypsum block dan metode gravimetry berkisar dari 0,26 % – 2,56 %.
Gambar 3. Hubungan Resistansi dengan Kadar Air Tanah Lempung (Nesnay, 2012)

## METODE PENELITIAN

## Teknik Pengumpulan Data

## 1. Teknik Dokumentasi
Teknik  dokumentasi  merupakan  teknik  pengambilan  data  dengan  cara  mengambil  teori  – teori dan rumus yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti dari studi literatur.
2. Teknik Pengukuran
Teknik  pengukuran  merupakan  teknik  pengambilan  data  yangbersifat  kuantitatif  untuk mengetahui  tingkat  atau  derajat  tertentu  dari  obyek  penelitian  berupa  hasil-hasil  pengujian yang  dilakukan  di  laboratorium  dan  pengukuran  langsung  di  lapangan.  Data-data  yang diperoleh berupa kadar air lapangan dan kadar air di laboratorium.
Tahapan Pengujian
a. Persiapan tanah lempung
1) Mengeringkan tanah dengan cara sampel tanah di jemur di bawah sinar matahari.
2) Menumbuk dan menyaring sampel tanah.
3) Mempersiapkan  alat  -  alat  pengujian  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
a) Alatuji kadar air.
b) Alatuji berat jenis tanah.
c) Alat uji batas – batas konsistensi.
d) Alat uji saringan.
e) Alat uji hidrometer.
f) Alat uji pemadat standar.
g) Multimeter analog merek Samwa YX- 360 TR w.
h) Timbangan dengan ketelitian 0,01 kg.
i) Pipa PVC sebagai cetakan.
j) Bor tangan(hand bore).
b. Persiapan pembuatan gypsum block :
1. Menyiapkan serbuk gypsum dan air
2. Menyiapkan kabel dengan kedua ujungnya yang telah dibuka sepanjang 2 cm .
3. Membuat  aksesoris  gypsum  block  yaitu  dengan  cara  kawat  jaring  yang  terdiri  dari  2 buah masing-masing berdiameter 0,4 cm dan 1,3 cm.
y = 132.3x -0.54 R² = 0.697 0.00 20.00 40.00 60.00 1 10 100 K a d a r a ir ( %) Resistansi (Ohm)
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
4. Kedua  ujung  kabel  yang  telah  dibuka  dihubungkan  dengan  aksesoris  gypsum  block yang  sudah  dibuat,  untuk  ujung  kabel  yang  berwarna  putih  dihubungkan  pada  kawat jaring  yang  berdiamter  0,4  cm  sedangkan  untuk  ujung  kabel  berwana  hijau dihubungkan  pada  kawat  jaring  berdiameter  1,3  cm.Serbuk  gypsum  yang  sudah dicampurkan  dengan  air,  diaduk  selama  waktu  kurang  lebih  15  detik  dalam  cawan yang sudah tersedia.
5. Serbuk  gypsum  yang  sudah  homogen  dimasukkan  ke  dalam  cetakan  pipa  PVC berdiameter  2  cm  yang  telah  tersedia  dan  untuk  menghasilkan  gypsum  block  yang padat  dan  tidak  berpori  maka  pada  saat  memasukkan  serbuk  gypsum  yang  sudah dicampur  dengan  air,  serbuk  tersebut  dirojok  agar  dapat  menghasilkan  gypsum  block yang padat dan tidak berpori, karena jika gypsum block yang dihasilkan berpori maka pada  saat  pembacaan  gypsum  block  akan  menghasilkan  resistansi  yang  tidak akurat.Serbuk gypsum dibiarkan sampai memadat, sehingga pada saat cetakan dibuka dapat menghasilkan gypsum block yang tidak berpori.
6. Setelah  1  jam  memadat  cetakan  dibuka,  kemudian  direndam  dalam  air  selama  3  jam dengan  tujuan  gypsum  block  menjadi  lebih  kuat  serta  seragam.Gypsum  block  yang telah  direndam  kemudian  dikeringkan  dengan  cara  diangin  –  anginkan  serta  diukur resistansi yang terjadi.

## Tahapan pengujian pendahuluan
Tahapan  pengujian  pendahuluan  di  laboratorium  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  2  tahapan sebagai berikut:
a. Uji propertis tanah lempung
Pada tahap ini dilakukan beberapa pengujian terhadap tanah lempung sebagai berikut:
1) Kadar air.
2) Berat jenis.
3) Batas - batas Atterberg meliputi batas  cair, batas plastis, batas susut.
4) Analisis ukuran butiran meliputi analisa ayakan dan analisa hidrometer.
b. Mencetak sampel tanah  untuk pengujian kalibrasi di laboratorium Tahap-tahap pengujian alat gypsum block adalah sebagai berikut:
1) Menyiapkan  tanah  lempung  yang  lolos  saringan  No.  4,  memasukkan  tanah  kedalam cetakan  tanah,  dimana  pada  penelitian  ini  menggunakan  cetakan  dari  alat  pemadat proktor  standar.Tanah  dipadatkan  dengan  menggunakan  penumbuk  proktor  standar seberat 2,5 kg.
2) Membuat  lubang  tepat  ditengah-tengah  tanah  dengan  menggunakan  pipa  yang berdiameter  sama  dengan  diameter  gypsum  block  yang  digunakan.Memasukkan  gypsum block  yang  telah  dikeringkan  tepat  di  tengah-tengah  tanah  tersebut.Tanah  dikeluarkan daricetakan  proktordengan  menggunakan  dongkrak  agar  struktur  tanah  tidak  rusak, kemudian  ditimbang  serta  dibungkus  dengan  kantong    plastik  agar  kadar  airnya  tidak berubah akibat masuknya udara.
3) Untuk  mencegah  masuknya  udara  dan  berkurangnya  kadar  air  pada  saat  pemeraman, maka sampel tanah disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selama masa pemeraman, resistansi yang terjadi pada gypsum block  akan diukur dengan multimeter  setiap  24  jam  hingga  resistansi  konstan.Setelah  konstan,  mengkorelasikan nilai  kadar  air  tanah  lempung  dan  resistansi  konstan  gypsum  block  dalam  sebuah persamaan kalibrasi.

## Tahap pengujian utama
Pada tahap ini akan dilakukan pemasangan alat uji gypsum block di lapangan dengan langkah - langkah sebagai berikut:
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
a. Gypsum blockyang telah dikalibrasi dan masih dalam keadaan baik ditanam dalam tanah di lokasi  pengambilan  sampel  tanah  untuk  pembuatan  persamaan  kalibrasi  yaitu  di  Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
b. Proses  pemasangan  yaitu  membuat  lubang  menggunakan  alat  bantu  hand  bore  yang berdiameter  15,24  cm  agar  gypsum  block  dapat  ditanam  di  tengah  -  tengah.  Tanah  yang sudah  dikeluarkan  dengan  hand  bore  dimasukkan  kembali  di  sekitar  gypsum  block  dengan cara dirojok agar tanah disekitar  gypsum block padat. Hal ini dilakukan agar gypsum block dapat  digunakan,  karena  gypsum  block  harus  padat  dengan  tanah  sehingga  tujuan  untuk pembacaan  resistansi  dapat  dilakukan.  Gypsum  blockdengan  kedalaman  0,50  m,  1,00  m, 1,50 m, 2,00 m dan pembacaan dilakukan setiap hari. Kedalaman 0,50 m  terdapat 7   titik dan untuk kedalaman 1,00 m, 1,50 m dan 2,00 m masing - masing terdapat 6 titik. Masing - masing titik dipasang 1 gypsum block.
c. Gypsum block yang sudah dipasang diukur resistansinya sampai menghasilkan nilai resitansi sampai  keadaan  konstan.  Setelah  resistansi  gypsum  blocksudahkonstan,  gypsum blocktersebutdibiarkan  selama  2  minggu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah gypsum  block  masih  berfungsi  atau  tidak.  Pada  saat  pengujiaan  gypsum  block  yang  sudah lama dibiarkan ternyata gypsum block masih dapat digunakan.
d. Resistansi  yang  sudah  konstan  disubstitusikan  ke  dalam  persamaan  kalibrasi  yang  telah diperoleh  di  laboratorium  untuk  mendapatkan  nilai  kadar  air.  Setelah  resistansi  konstan diambil sampel tanah di sekitar gypsum block untuk diuji kadar airnya dengan menggunakan metode  gravimetry.Hasil  uji  dengan  metode  gravimetry  kemudian  dibandingkan  dengan hasil  pengukuran  menggunakan  gypsum  block  untuk  mendapatkan  selisih  kadar  air  antara kedua metode tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Karakteristik Tanah
Penelitian ini menggunakan tanah lempung yang di ambil dariDesa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah,  Kabupaten  Kupang,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT).  Pengujian  tanah  lempung untuk  kadar  air  tanah,  berat  spesifik,  batas  -  batas  konsistensi,  dan  analisa  saringan  disajikan pada Tabel 1, sedangkan  grafik hasil saringan dan hidrometer dapat dilihat pada Gambar 3.
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Sifat Fisik Tanah Lempung No Pengujian Sifat Tanah Lempung Hasil Pengujian 1 Kadar Air Tanah (w) 19,25 % 2 Berat Spesifik (Gs) 2,63 3 Batas Cair (LL) 70, 55 % 4 Batas Plastis (PL) 34,43 % 5 Batas Susut (SL) 14,07 % 6 Presentase Lolos Saringan  200 63,83 %
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
Dalam penelitian ini sampel tanah  yang berasal dari Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diklasifikasikan tanah tersebut adalah A-7-5 (25), sedangkan klasifikasi denganUSCS: Sampel tanah yang lolos ayakan No.200 adalah 63,83 % (> 50 %) sehingga tanah tersebut dapat digolongkan dalam tanah berbutir halus, Indeks plastisitas (PI) = LL- PL = 73,69 % - 34,36 % = 39,33 %.Dari grafik batas cair (LL) dan indeks plastisitas  (PI)  sampel  tanah  Desa  Oebelo  merupakan  jenis  tanah  CH,  dimana  CH  merupakan lempung anorganik dengan plastisitas tinggi, lempung gemuk.

## Kalibrasi Gypsum Block di Laboratorium
Pembacaan resistansi di laboratorium menggunakan gypsum block  dengan variasi kadar air 10% pembacaannya  menggunakan  10000  kilo  Ohm,  sedangkan  untuk  variaasi  kadar  air  tanah  15%, 20%,  30%,  dan  40%    pembacaannnya  menggunakan  1000  kilo  Ohm.  Perbedaan    pembacaan disebabkan range dari multimeter tidak terlalu besar, sehingga pada variasi kadar air tanah 10% digunakan  pembacaan  dengan  10000  kilo  Ohm,  sedangkan  untuk  variasi  kadar  air  tanah  15%, 20%, 30%, dan 40% pembacaannya cukup menggunakan 1000 kilo Ohm. Perbedaan pengukuran dilakukan  untuk  hasil  resistansi  atau  tahanan  yang  akurat.  Nilai  W akhir diambil  dari  tanah disekitar  gypsum  block,  dimana  gypsumblock  sudah  menghasilkan  nilai  resistansi  yang  sudah konstan.  Tabel  2  menunjukkan  hasil  pembacaan  resistansi  gypsum  blockdi  laboratorium  untuk mencapai  keadaan  konstan  atau  keadaan  dimana  resistansi  atau  tahanan  tidak  mengalami perubahan yaitu selama 8 hari. Setelah nilai resistansi sudah konstan dapat dibuat grafik. Grafik tersebut  menggunakan  data  dari  hubungan  antara  waktu  (hari)  dan  resistansi.  Pembacaan resistansi  kadar  air  tanah  10  %,  15%,  20%,  30%  dan  40%  dapat  dilihat  pada  Gambar  5  -  9    di bawah  ini.  Perbedaan  pengukuran  agar  mendapatkan  hasil  resistansi  atau  tahanan  yang  akurat. Hasil pembacaan nilai resistansi dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Pembacaan Resistansi Gypsum Block di Laboratorium
Gambar 5. Pembacaan Resistansi Kadar Air  Tanah 10
1 2 3 4 5 6 7 8 10 10.44 95000 90000 80000 100000 105000 130000 130000 130000 10 10.3 100000 90000 100000 130000 150000 180000 180000 180000 10 10.55 85000 95000 110000 120000 140000 160000 160000 160000 10 10.47 100000 80000 75000 90000 100000 110000 110000 110000 10 10.53 85000 70000 85000 90000 95000 100000 100000 100000 15 15.76 37000 33000 35000 38000 39000 39500 39500 39500 15 15.22 35000 30000 31000 35000 39000 38000 38000 38000 15 15.37 40000 35000 36000 38000 37000 41000 41000 41000 15 15.17 55000 50000 48000 47000 48000 50000 50000 50000 15 15.39 45000 40000 35000 40000 44000 46000 46000 46000 20 20.16 28000 24000 27000 26000 28500 29000 29000 29000 20 20.23 27000 26000 26000 28000 27000 28000 28000 28000 20 20.18 26000 25000 28000 29000 28000 30000 30000 30000 20 20.25 24000 28000 26000 27500 30000 32000 32000 32000 20 20.05 25000 24000 28000 30000 29000 31000 31000 31000 30 30.58 16500 18000 19000 20000 21000 22000 22000 22000 30 30.07 16000 20000 16000 25000 23000 24000 24000 24000 30 30.28 18000 19000 15000 17000 19000 21000 21000 21000 30 30.35 20000 17000 21000 22000 20000 23000 23000 23000 30 30.3 19000 20000 24000 23000 22000 25000 25000 25000 40 40.15 15000 14000 15000 16000 14000 16000 16000 16000 40 40.73 16000 14000 15000 12000 13000 14000 14000 14000 40 40.32 10000 9500 9000 11000 16000 18000 18000 18000 40 40.47 9500 9000 13500 12500 15000 17000 17000 17000 40 40.54 14000 17000 15000 16500 16000 15000 15000 15000 w rencana (%) w akhir (%) Waktu (Hari) Pembacaan resitansi (k Ω ) 0 60000 120000 180000 240000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R es is ta n si ( x 1 0 k O h m ) Waktu (Hari) GB1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5
Gambar 6. Pembacaan Resistansi Kadar Air  Tanah 15 %
Gambar 7. Pembacaan Resistansi Kadar Air  Tanah 20 %
Gambar 8.  Pembacaan Resistansi Kadar Air  Tanah 30 %
Gambar 9. Pembacaan Resistansi Kadar Air  Tanah 40 %
Setelah mendapatkan nilai resistansi yang sudah  konstan, maka nilai tersebut dapat dimasukkan kedalam  persamaan  regresi  pada  program  Microsoft  Excel.  Gambar  10  dan  menunjukkkan hubungan resistansi dan kadar air tanah menghasilkan persamaan kalibrasi gypsumblock yaitu Y = 12877 x -0.612 dengan nilai r 2 = 0,883  atau r = 0,9396.
0 20000 40000 60000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R es is ta n si ( x 1 0 k O h m ) Waktu (Hari) GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 0 15000 30000 45000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R es is ta n si ( x 1 0 k O h m ) Waktu (Hari) GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 0 10000 20000 30000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R es is ta n si ( x 1 0 k O h m ) Waktu (Hari) GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5 0 6000 12000 18000 24000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R es is ta n si ( x 1 0 k O h m ) Waktu (Hari) GB 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB 5

## Gambar 10. Hubungan Resistansi dan Kadar Air Tanah

## Pengujian Gypsum Block di Lapangan untuk Mendapatkan Resistansi
Gypsum  blockdipasangpada  lokasi  pengambilan  sampel  tanah.  Setelah  dipasang  gypsum blockdiukur resistansi. Pengukuran resistansigypsum block dilakukan setiap hari sampai gypsum block  menghasilkan  nilai  resistansi  konstan  atau  tidak  mengalami  perubahan.  Pembacaan resistansi di lapangan tersebut dapat ditampilkan pada Tabel 3di bawah ini:

## Tabel 3.  Hasil Pembacaan Resistansi Gypsum Block di Lapangan
Tabel 3menunjukkan gypsum block menghasilkan nilai resistansi atau tahanan mencapai keadaan konstan di lapangan yaitu selama 12 hari. Perhitungan kadar air tersebut dapat dilakukan dengan mensubsitusikan  nilai  resistansi  yang  sudah  konstan  di  lapangan  kedalam  persamaan  tersebut. Perhitungan gypsum block no 1 menggunakan persamaan kalibrasi dapat dilihat dibawah ini:
Y = 12877x -0,612 (3)
di mana:
Y = Kadar air x  = Resistansi gypsum block
y = 12877x -0.61 R² = 0.883 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 10000 100000 1000000 K a d a r a ir ( %) Resitansi (Ohm) Kedalaman 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 12 1.1 10 9.5 9 7.5 7 6.5 6 5.2 3 3 3 1.2 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.4 4.3 3.5 3.5 3.5 1.3 11 8.5 7 6 5.5 5.2 5.1 5 4.1 4.1 4.1 1.4 19 13 12 7 6 5.5 5 4.5 4 4 4 1.5 9 8.5 8.4 8.1 7 6.5 6.1 5 3.6 3.6 3.6 1.6 12 10.5 9 7.2 7 6 5.5 4 3.2 3.2 3.2 1.7 13 10 9.5 7.5 7.2 7 6.6 3.5 3 3 3 2.1 55 50 45 42 40 39 38 30 28 28 28 2.2 46 45 44 41 38 35 34 33 28.5 28.5 28.5 2.3 55 50 46 44 40 35 30 30 27 27 27 2.4 60 58 56 53 48 40 35 33 25 25 25 2.5 70 65 60 54 53 52 40 35 21.5 21.5 21.5 2.6 80 60 55 48 35 33 32 28 22 22 22 3.1 40 39 35 31 30 29 25 21 15 15 15 3.2 46 45 40 32 31 30 29.5 22 16 16 16 3.3 35 33 30 28 27.5 27 26.5 24 14 14 14 3.4 43 38 37 31 29 28 25 19 14.5 14.5 14.5 3.5 48 47 46 44 43 35 29 20 16.5 16.5 16.5 3.6 41 40 35 29 27 26.5 25 18 14 14 14 4.1 36 35 33 29 28 25 20 14 13.5 13.5 13.5 4.2 30 29 26 23 21 20 18 17 13 13 13 4.3 21 20 19.5 18 17 16 15.5 13 12 12 12 4.4 25 24 23 20 19 17 16 15.5 13 13 13 4.5 26 25 24 22 20 19 18 14 12.5 12.5 12.5 4.6 20 19.5 19 17 16.5 16 15
13
12 12 12 Waktu (Hari )
2,00 Pembacaan Resistansi (K Ω ) NO.GB (m) 0,50
1,00
1,50
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.

## Y = 12877x -0,612

## Y = 12877* ( 30000 ,
)

## Y = 23,43

## Perbandingan Kadar Air Tanah Metode Gypsum Block dan Metode Gravimetry
Tabel 4.5 Perbandingan Kadar Air Tanah Metode Gypsum Blockdan Metode gravimetry
Pengujian kadar air dengan menggunakan gypsum block tidak langsung mendapatkan nilai kadar airnya,  dikarenakan  multimeter  analog  hanya  menunjukkan  nilai  resistansi  atau  tahanan,  untuk itu  gypsum  block  sendiri  harus  dikalibrasi  di  laboratorium  untuk  mendapatkan  persamaan kalibrasi.  Gypsum  block  yang  digunakan  pada  variasi  kadar  air  10%    menghasilkan  resistansi atau  tahanan  yang  lebih  besar,  sedangkan  pada  variasi  kadar  air  15%,  20%,  30%,  dan  40% menghasilkan resistansi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan prinsip kerja gypsumblock adalah dalam  keadaan  yang  kering  gypsum  blockakan  menghasilkan  resistansi  lebih  besar,  sedangkan dalam  keadaan  yang  basah  gypsum  block  akan  menghasilkan  resistansi  lebih  kecil.Dalam penelitian ini gypsum block dipasang berdasarkan variasi kedalaman 0,50 m, 1,00 m, 1,50 m dan 2,00 m, dimana gypsum block ini bertujuan untuk menguji kadar air setiap kedalaman. Pengujian gypsum  block  di  kedalaman  0,50  m  menghasilkan  nilai  resistansi  lebih  besar  besar,  sedangkan untuk  kedalaman  1,00  m,  1,50  m  dan  2,00  m  menghasilkan  nilai  resistansi  lebih  kecil.Gypsum block  yang sudah dipasang di lapangan dapat ditinggalkan, ketika kita membutuhkan data kadar air tanah pada suatu saat, maka kita dapat langsung mengukur resistansi  gypsum block tersebut dan  menghubungkan  ke  dalam  persamaan  kalibrasi  untuk  segera  mengetahui  kadar  air  tanah  di lokasi tersebut. Guna  mengetahui perbedaan untuk selisih  kadar air tanah metode gypsum block dan metode gravimetry maka  sampel tanah yang berdekatan dengan gypsum block diambil untuk diuji  kadar  airnya  dengan  menggunakan  metode  gravimetrydimana  metode  ini  digunakan sebagai  pembanding  dengan  metode  gypsum  block.Hasil  pengujian  resistansi  gypsum  block  di lapangan  menunjukkan  bahwa  pada  kedalaman  0,50  m  dan  1,00  m  gypsum  block  dapat digunakan untuk menguji kadar air dikarenakan selisih tidak terlalu besar, berkisar dari 0,28 % – 1,79  %,  sedangkan  kedalaman  1,50  m  dan  2,00  m  tidak  dapat  digunakan  dikarenakan mempunyai  selisih  yang  besar  berkisar  4,19  %  –  7,69  %.  Pada  kedalaman  1,50  m  dan  2,00  m mempunyai  selisih  yang  besar  dikarenakan  proses  pemasangan  yang  sulit  yang  dapat  merusak gypsum  block,  serta  kadar  air  tanah  yang  besar  sehingga  gypsum  block  tidak  dapat  bekerja dengan baik.
Gypsum Block (%)Gravimetry  (%) Selisih (%) 1.1 3 10000 23.43 22.35 1.08 1.2 3.5 10000 21.32 20.77 0.55 1.3 4.1 10000 19.35 18.37 0.99 1.4 4 10000 19.65 18.34 1.31 1.5 3.6 10000 20.96 20.47 0.49 1.6 3.2 10000 22.52 20.74 1.79 1.7 3 10000 23.43 22.22 1.21 2.1 28 1000 24.44 23.14 1.31 2.2 28.5 1000 24.18 23.90 0.28 2.3 27 1000 24.99 24.25 0.74 2.4 25 1000 26.20 25.14 1.06 2.5 21.5 1000 28.73 27.44 1.29 2.6 22 1000 28.33 27.39 0.94 3.1 15 1000 35.81 30.35 5.46 3.2 16 1000 34.43 30.12 4.31 3.3 14 1000 37.36 30.47 6.89 3.4 14.5 1000 36.56 31.54 5.03 3.5 16.5 1000 33.78 29.59 4.19 3.6 14 1000 37.36 31.42 5.94 4.1 13.5 1000 38.20 33.26 4.94 4.2 13 1000 39.09 33.32 5.77 4.3 12 1000 41.05 34.28 6.78 4.4 13 1000 39.09 34.67 4.42 4.5 12.5 1000 40.04 34.13 5.91 4.6 12 1000 41.05 33.37 7.69 22000 15000 16000 14000 14500 16500 14000 13500 13000 12000 13000 12500 12000 Kadar air Gypsum block  dan Gravimetry Kedalaman (m) NO GB Resistansi kOhm
0,50 1,00 1,50
2,00 30000 35000 41000 40000 27000 25000 21500 36000 32000 30000 28000 28500

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengukuran kadar air tanah lempung dengan menggunakan metode gravimetry dan metode gypsum block berdasarkan variasi kedalaman memiliki pengaruh, dimana untuk pengujian pada kedalaman 0,50 m dan 1,00 m  mengunakan metode gypsum block dapat digunakan, sedangkan untuk kedalaman 1,50 m dan 2,00 m  mengunakan metode gypsum block tidak dapat  digunakan.  Pada  kedalaman  1,50  m  dan  2,00  m  mempunyai  selisih  yang  besar dikarenakan proses pemasangan  yang sulit yang dapat merusak gypsum block, serta kadar air tanah yang besar sehingga gypsum blocktidak dapat bekerja dengan baik dan dilihat dari prinsip  kerja  gypsum  block  yaitu  semakin  basah  tanah  maka  semakin  kecil  resistansi sedangkan semakin kering tanah maka semakin besar resistansi yang dihasilkan. Dari hasil pengujian  kadar  air  juga  metode  gypsum  block  memiliki  hasil  yang  lebih  besar dibandingkan dengan metode gravimetry hal dikarenakan pengujian metode gypsum block langsung diuji airnya di lapangan.
2. Dari hasil pengujian dengan metode gypsum block dan metode gravimetryuntuk kedalaman 0,50  dan  1,00  m  memberikan  selisih  berkisar  dari  0,28  %  –  1,79  %  sedangkan  untuk kedalaman 1,50 m dan 2,00 m, selisihnya berkisar dari 4,19 % – 7,69 %.

## SARAN
Pengujian dengan metode gypsum block masih memilki beberapa kekurangan, sehingga penulis menyarankan:
1. Sebelum  gypsum  block  digunakan  harus  dikalibrasi  terlebih  dahulu,  dan  menggunakan metode  gypsum  block  ini  juga  harus  menggunakan  multimeter  yang  canggih,  sehingga dalam  waktu  pembacaan  dapat  menghasikan  nilai  resistansi  atau  tahanan  yang  tepat  dan persamaan  kalibrasi  ini  hanya  digunakan  untuk  tanah  lempung  yang  diambil  pada  saat pembuatan persamaan kalibrasi di laboratorium.
2. Pembuatan  gypsum  block  harus  dilakukan  secara  teliti,  sehinggagypsumblock  yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Craig, R. F. 1989. Mekanika Tanah 1. Terj. Zaki, Evita, dan Herold. Erlangga, Jakarta.
Das, B. M. 1988. Mekanika Tanah 1. Terj Mochtar,N. E. dan Mochtar, B. I. Erlangga, Jakarta.
Keyhani, A. 2001. Development of Mini Gypsum Block for Soil Moisture Measurement and their Calibration to Compensate for Temperature.J. Agric. Sci Technol. (2001) vol. 3 : 141 – 145.
Nesnay, D. 2012. Studi Penggunaan Gypsum Block Untuk Mengukur Kadar air Tanah Lempung. Skripsi Program Teknik Sipil, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
Ritonga, A. 1987. Statistika Terapan Untuk Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta.
Sir, T. M. W. 2010.Pengaruh  Variasi Volume Contoh Terhadap Pengukuran Kadar Air Tanah dengan Menggunakan Gypsum Block, Tesis, Program Studi Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.
Smith M. J. 1984. Mekanika Tanah 1. Terj. Madyayanti. E. Erlangga, Jakarta
Berdasarkan Variasi Kedalaman”.
Wikipedia (2015) a, Gipsum.http://www.wikipedia. gipsum. Diakses17 Oktober 2013.
Wikipedia (2015) b,  Multimeter. http://www.wikipedia. multimeter. Diakses 28 Mei 2015.
Skinner,  A.  1997.  Resurrecting  The  Gypsum  Block  for  Soil  Moisture  Measurement.
Measurement Engineering  Australia,  http://www.sowacs.com.sensor.gypsum.Diaskes November 1997.