Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id
DOI : https://doi.org/ 10.54757/fs.v12i1.141
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 12, No. 1, Maret 2022

## RANCANG BANGUN ALAT MONITORING OUTPUT MODUL PLTB (PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (ANGIN), BERBASIS DATA

## LOGGER
Ajeng Ayu You Maike 1 , Rizana Fauzi 2 ,Mery Subito 3 ,Tan Suryani S 4 ,Alamsyah 5 1 Mahasiswa, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro Universitas Tadulako 2,3,4,5 Dosen, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Tadulako Email : F44116006@gmail.com

## Abstract
The PLTB module output monitoring system (wind (wind)) is based on a data logger, which in this study was carried out by designing a tool using an INA219 sensor to measure current and voltage, and  using  Arduino  Uno  as  a  data  controller  and  liaison  as  well  as  sending  the  measurement  data. sensor to  a  Laptop  whose  readings  use  the  PLXdaq  application.  Based  on the  research  that  has  been done,  this  monitoring  system  shows  that  it  is  an  efficient  and  portable  monitoring  system  and  PLTB data can be accessed easily via a laptop and can be read directly using the LCD (liquid crystal display). Where the measurement results are in the form of quantities that are in accordance with the measured units such as A (amperes ) for current and V ( voltage ) for voltage, where the results will be displayed through the  PLXdaq  application  in  real  time.  The  results  of  sending  current  and  voltage  data on  the PLXdaq application have an error that does not exceed 1%.
Keyowrds : Monitoring Tool, PLTB Module, INA219 Sensor, PLXdaq Application.

## I. Pendahuluan
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu (PLTB)  adalah  sebuah  pembangkit  listrik yang  sumber  energi  utamanya  adalah angin (bayu). PLTB merupakan salah satu pembangkit  listrik  yang  menggunakan sumber  energi  terbarukan  dimana  angin yang  bertiup  bebas  di  alam  dimanfaatkan untuk  menggerakan  bilah  kincir  angin sehinggah  dapat  memutar  generator  dan menghasilakn  energi  yang  akan  diproses oleh sebuah controller agar dapat men charger baterai sebagai media penyimpan energi listrik. Mengingat Indonesia merupakan Negara  yang  sangat  besar  memiliki potensi tenaga angin menjadikan
pembangkit  listrik  tenaga  angin  menjadi salah  satu  solusi  yang  tepat  dalam mengatasi  masalah  keterbatasan  energi. Salah  satu  keuntungan  menggunakan tenaga  angin  adalah  sumber  energi  yang ramah  lingkungan  dan  ketersediaannya melimpah.  Pembangkit  listrik  tenaga
angin  mengkonversi  energi  angin  menjadi energi listrik menggunakan turbin angin.
Angin  yang  ada  di  alam  memiliki kecepatan yang berbeda-beda setiap waktu, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh  generator  turbin  angin  memiliki tegangan  yang  berbeda-beda  pula,  hal  ini sangat berpengaruh dalam proses pembacaan  output  karena  output  dari generator PLTB biasanya masih menggunakan  pengukuran  analog  (masih di  ukur  manual).  Sehingga  dalam  proses pembacaan  output  diperlukan  sebuah  alat yang  dapat  membaca  output  arus  dan tegangan  dari  keluaran  generator  (turbin angin).[4]
Dalam  peneliti  yang  dilakukan  oleh
Afrizal  Fitriandi,  Enda  Komalasari,  Herry Gusmedi  (2016)  dengan  judul  ”Rancang Bangun  Alat  Monitoring  Arus  dan Tegangan
Berbasis
Mikrokontroler dengan  SMS  Gateway”.  Dimana  dalam penelitian  ini  membahas  tentang  sistem
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 12, No. 1, Maret 2022
pemantauan atau monitoring menggunakan  media  telekomunikasi  yaitu dengan  layanan  SMS  gateway.  Sistem pemantauan bertujuan untuk memudahkan melihat  besarnya  arus  dan  tegangan  yang ada  pada  jaringan  melalui  SMS  gateway. Perbedaan  jurnal  ini  dengan  skripsi penulis  yaitu  penulis  tidak  menggunakan SMS  gateway  hanya  memonitoring  dan menyimpan  data  di  data logger dengan rentang  waktu  perdetik  memalau  aplikasi PLXdaq  untuk  persamaan  Jurnal  ini dengan  skripsi  menulis  yaitu  sama-sama memonitoring  arus  dan  teganagan  dan menyimpan pada data logger.[3] Abdurasyid,  Diko  Suprayogi  (2017) dengan  judul  “Model  data logger Untuk mengukur  arus,  tegangan,  dan  daya  pada simulasi  pembangkit  listrik  tenaga  angin dan surya menggunakan android”. Dimana dalam  penelitian  ini  perancangan  model data logger pembangkit hybrid yang dapat membaca  data  berupa  arus  (A)  dan tegangan  (V)  yaitu  dengan  memanfaatkan mikrokontroller arduino beserta komponen-komponennya.  Pada  penelitian ini,  model data  logger yang  dibuat  dapat membaca dua pembangkit listrik sekaligus dan data yang di dapat langsung disimpan di database  My  SQL melalui GPRS Module .  Untuk  perasamaan  antar  Jurnal ini  dengan  Skripsi  penulis  adalah  sama-
sama
menyimpan data dengan
menggunakan  data logger berupa  data arus  dan  tegangan,  sedangan  untuk perbedaannya  penulis  memonitoring  dan menampikan melalui aplikasi PLXdaq.[8]

## 1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Bayu
(PLTB)  atau  yang  biasa  di  kenal  dengan pembangkit  lisrik  tenaga  angin  adalah salah  satu  pembangkit  listrik  energi terbarukan yang ramah linkungan.
Pembangkit  ini  dapat  mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan
menggunakan  turbin  angin  atau  kincir angin.[4]
Prinsip PLTB secara sederhana yakni sebuah  kincir  atau  turbin  angin  dipasang diatas  permukaan  tanah,  turbin  tersebut dihubungkan  dengan  generator  dan  ketika angin  meniup  kincir  angin  tersebut  maka baling-baling kincir berputar, dan otomatis generator  akan  ikut  berputar,  putaran generator  inilah  yang  akan  menyebabkan terjadinya  energi  listrik.  Energi  Listrik  ini biasanya  akan  disimpan  kedalam  baterai sebelum dapat dimanfaatkan.[1]
Gambar 1. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu
1.2 Modul  Pembangkit  Listrik  Tenaga Bayu Tipe 46801-j0
Gambar 2. Modul Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Tipe 46801-J0
Energi  matahari/energi  Angin  terdiri dari  rangka  baja  yang  kokoh  dan  dilas yang  dicat  menggunakan  cat  berlapis bubuk untuk permukaan  yang tahan lama. Unit  dipasang  pada  empat  kastor  putar dengan  mekanisme  penguncian  yang
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 12, No. 1, Maret 2022
memungkinkan gerakan mudah dan operasi yang stabil. Workstation mencakup dua permukaan kerja berlubang untuk modul instalasi dan operasi. [7] Tabel 1. Name Plate Modul PLTB Parameter Value Nominal Voltage 12 V Maximum Power 360 W Maxium power Voltage 18.3 V Maximum Power Current 33.3 A Short Circuit Current 5,38 A Open Circuit Current 22.2 V Effiency 13.27 % Tabel 2. Name Plate Motor Barang Motor Magnet permanen DC Aplikasi Motor Membasuh Desain motor Magnet permanet DC Hp 1/6 RPM papan nama 1.800 Voltase 180V/DC Amp beban penuh 0,90 A Bingkai Non-standar Torsi Beban Penuh 5,6 in-Ib Perlindungan Termal motor Tidak ada 1.3 Data Logger Data logger berbasis  Desktop/PC ialah data logger yang dapat dikoneksikan melalui  komputer  yang  digunakan  untuk mengumpulkan data melalui sensor dalam menganalisis  serta  menampilkan  hasil. Data logger kini  dilengkapi  dengan SCADA  (Supervisory  Control  And  Data Acquistion) yang merupakan evolusi lebih lanjut  dari  sistem  data  logger  berbasis komputer,  dimana  hasil  dari  perekaman ditampilkan dalam bentuk data atau grafis.
Data logger yang  di  pakai  oleh penulis  adalah  data  logger PLXdaq atau Parallax  Data  acquisition merupakan add-ons data  logger  atau  data  akuisisi pada  Excel  yang  dikembangkan  oleh parallax.  Dengan  menggunakan  add-ons ini  semua  data  dari  plat  yang  dibutuhkan user dapat terekam secara real-time. [2]
Gambar 3. Tampilan PLXdaq
1.4 Perhitungan persen kesalahan
(error) atau Galat Error Persen  kesalahan  atau  persentase kesalahan  menyatakan  sebagai  persentase perbedaan  antara  perkiraan  atau  nilai terukur dan nilai yang tepat atau diketahui. Ini digunakan dalam sains untuk melaporkan perbedaan antara nilai terukur atau  eksperimental  dan  nilai  benar  atau tepat. Persen kesalahan (persentase kesalahan)  adalah  selisih  antara  nilai eksperimental  dan  nilai  teoritis,  dibagi dengan nilai teoritis, dikalikan dengan 100 menghasilkan persen.
Keterangan : x = Data sebenarnya
xi = Data terukur
%error = Ralat systematic.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 12, No. 1, Maret 2022

## 1.5 Perhitungan Daya
Modul PLTB mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan putaran motor yang diibaratkan kincir angin atau turbin angin.
Sebuah modul PLTB menghasilkan tegangan  kurang  lebih  12 volt .  Sehingga kita  dapat  menghitung  daya  dari  modul PLTB  seperti  pada  rumus  Perhitungan daya.[5] P = V.I Dimana : P = daya yang di gunakan (W)
V = tegangan hasil pengukuran (V) I =  arus hasil pengukuran (A)

## 1.6 Modul Sensor INA 219
Sensor  INA219  merupakan  sebuah sensor  modul  yang  digunakan  untuk mengukur  arus  dan  teganan  DC  dengan interface I2C berfungsi untuk mengukur 2 parameter  sekaligus  yaitu  tegangan  (volt) dan  arus  (ampere)..  Sensor  ini  berkerja dengan  daya  masukan  3  – 5,5 VDC.  Cara kerja  sensor  ini  yaitu  mengukur  arus  di dalam  rangkaian  seri  yang  masuk  melalui block terminal. Kemudian pin pada sensor ini di hubungkan dengan dengan Arduino. berfungsi  untuk  mengukur  2  parameter sekaligus  yaitu  tegangan  (volt)  dan  arus (ampere).[9]
Gambar 4. Sensor INA 219

## 1.7 Arduino
Arduino  adalah  sebuah  minimum sistem  mikrokontroler  bersifat  open- source  yang  banyak  digunakan  untuk membagun  sebuah  project  elektronika. Platform Arduino berisi dua yaitu hardware  berupa  board  dan  sebuah software atau IDE (Integrated Development  Environment)  yang  berjalan pada  komputer,  digunakan  untuk  menulis dan  mengisikan  program  ke  board Arduino.[6]
Gambar 5. Arduino
II. Metode Penelitian
Dalam penyusunan
penelitian Rancang  Bangun  Alat  Monitoring  Output Modul  PLTB(Pembangkit  Listrik  Tenaga Bayu(Angin), bahan Penelitian terdiri dari modul  PLTB,  Alat  Monitoring  sebagai penampil dan arduino sebagai kontroler.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 12, No. 1, Maret 2022

## 2.1 Perancangan Alat
Dapat  dilihat  bahwa  proses  olah  data pertama  dilakukan  oleh  sensor  INA219 yang  membaca  nilai  output  dari  modul PLTB  yang  berupa  arus  dan  tegangan. Kemudian  output  dari  sensor  INA219 diteruskan  ke  arduino  uno  sebagai pengontrolan  data  dan  penghubung  serta pengirim  data  hasil  pengkuran  sensor INA219  ke  laptop  yang  pembacaannya menggunakan aplikasi PLXdaq.

## III. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil perancangan dan penelitian yang  berjudul  Rancang  Bangun  Alat Monitoring Output Modul PLTB(Pembangkit Listrik Tenaga Bayu(Angin),  maka  didapatkan  kesalahan ( error )  pada  setiap  perubahan  tegangan input diubah-ubah.

## 3.1 Bentuk Fisik Alat
Sistem  monitoring  realtime  arus  dan tegangan  berbasis  data logger, dirancang dalam  satu  kotak  persegi  dimana  ada arduino  uno,  sensor  INA219,  Led,  serta resistor  1K 𝛀 berada  didalam  kotak  dan Lcd menempel diluar kotak.
Gambar 5. Bentuk Fisik
3.2 Penggunaan Arduino Uno
Pada  penelitian  ini  Arduino  Uno digunakan sebagai pengolahan data masukan  (input)  maupun  data  keluaran (output),  penggunaan  input  Arduino  Uno tersebut  ada  pada  sensor  INA219  yang mendeteksi  arus  dan  tegangan  dari keluaran  modul  PLTB  dimana  sistem komunikasi  data  sensor  ke  Arduino  Uno melalui  data  I2C  (SDA  sebagai input serial  clock untuk  komunikasi  2  kabel, SCL  sebagai  digital input, VCC  sebagai sumber  tegangan  3.3  v  dan  GND  sebagai ground )  dimana  Arduino  Uno  akan  di suplai oleh laptop. Sedangkan penggunaan output  dari  Arduino  Uno  terletak  pada LCD  yang  akan  membaca  nilai  modul PLTB  dari  arduino  melalui  digital  SDA dan SCL, VCC sebagai sumber 3.3 V dan GND sebagai ground.
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 12, No. 1, Maret 2022

## 3.3 Pengujian Sensor INA219
Pengujian  sensor  INA219  dilakukan untuk  dapat  mengetahui  sensor  ini  dapat mendeteksi arus dan tegangan dengan baik dan benar, jika sensor INA219 tidak dapat berfungsi  (tidak  bisa  membaca  arus  dan tegangan)  maka  tampilan  arus  dan tegangan tidak akan muncul
Pengujian  ini  dilakukan  dengan memasangkan alat monitoring ke keluaran modul  PLTB  sehingga  sensor  INA219 dapat  membaca  arus  dan  tegangan  dari modul PLTB.
Saat  pengujian  dilakukan,  hasil  dari sensor  INA  219  yang  ditampilkan  pada Arduino  IDE  menunjukkan  bahwa  sensor dapat  bekerja  dengan  baik  karna  dapat membaca arus dan tegangan.

## 3.4 Pengujian Arduino Uno ke PLXdaq
Pada  perancangan  alat  monitroing output  modul  PLTB,  terlebih  dahulu haruslah  ditentukan  input  dan  juga outputnya.  Pada  perancangan  kali  ini, inputan  yang  digunakan  adalah  nilai tegangan  dari  30-180  V  sedangkan  untuk output  adalah  arus  dan  tegangan  yang akan di tampilkan melalui aplikasi PlXdaq di  laptop  dan  akan  terlihat  di  LCD. Setelah  menentukan  keduanya  dan  telah memastikan  bahwa  sensor  INA219  telah berjalan  dengan  baik,  selanjutnya  dengan memberikan  inputan  30-180  V  ke  modul PLTB.  Setelah  nilai-nilai  tersebut  di
inputkan,  maka  program  akan  otomatis berjalan  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang telah  diberikan  sehingga  program  akan menghasilkan  output  data,  dimana  data tersebut  adalah  arus  dan  tegangan.  Nilai output untuk tiap tegangan dan arus modul PLTB  akan  berbeda  tergantung  nilai inputannya.  Program  terus  dijalankan secara  berulang  hingga  output  yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. .  Berikut  tampilan  data  pada  PLXdaq terlihat pada tabel berikut

## 3.5 Pengujian Alat
Pengujian  alat    dilakukan    dengan tujuan    untuk    mengetahui    apakah    alat yang  telah  dibuat  berfungsi  sesuai  dengan sistem  yang  direncanakan  atau  belum. Pada  penelitan  ini  dilakukan  pengambilan data sebanyak 6 kali pengujian.
Tabel 2. Hasil pengujian tanpa beban
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729 Vol 12, No. 1, Maret 2022
Pada tabel 1 data di ambil sebanyak 6 kali  pengujian,  mulai  dari  262,5  Rpm menghasilkan  keluaran  3,01  Volt.  Untuk kecepatan  putar  1003  Rpm  mengahsilkan keluaran  5,29  Volt.  Pada  tabel  1 membuktikan  bahwa  kecepatan  putar meningkat  maka  tegangan  akan  semakin tegangan.
Tabel 4. Hasil pengujian dengan beban 110 Ω
Tabel 5. Hasil pengujian dengan beban 100 Ω
Tabel 6. Hasil pengujian dengan beban 90 Ω
Pada tabel 4,5 dan 6 bisa dilihat data di  ambil  sebanyak  6  kali  pengujian disetiap beban yang diberikan, ketiga tabel
ini  membuktikan  bahwa  kecepatan  putar menurun  ketika  beban  diperbesar  dan arusnya semakin kecil.
3.6 Hasil  Grafik  Kecepatan  Motor Hubungan tanpa beban dan berbeban  terhadap  tegangan  dan kecepatan putar
Gambar 5 Beban 110  , 100  , 90
3.7 Perbandingan  Persen  Kesalahan ( error ) antara Alat Monitoring dan Avometer tanpa Beban 3.8 Perbandingan Nilai Alat Monitoring  dan  Avometer  dengan Beban 110 Ω dan Persen Kesalahan (error ) serta Hasil Perhitungan Nilai Daya
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 12, No. 1, Maret 2022
3.9 Perbandingan Nilai Alat Monitoring  dan  Avometer  dengan Beban 100 Ω dan Persen Kesalahan (error ) serta Hasil Perhitungan Nilai Daya 3.10 Perbandingan Nilai Alat Monitoring  dan  Avometer  dengan Beban 90 Ω dan Persen Kesalahan (error )  serta  Hasil  Perhitungan Nilai Daya
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai error  atau  selisih  dari  perhitungan  persen kesalahan  (error)  tegangan  output  tanpa beban  dan  memakai  beban  dari  beban
220 , 110 , dan 100  ini tidak melebihi dari  1%  dan  dapat  dipastikan  kedua  alat ini memiliki keakuratan yang hampir sama tetapi  untuk  nilai  arus  dan  tegangan  yang keluar  dari  mdul  PLTB  tidak  mencapai nilai  nominal  yang  ada  di name  plat modul  PLTB  yang  dikarenakan  terdapat masalah di modul tersebut.
Untuk perhitungan daya yang menggunakan  beban  R  220 ,  110 ,  dan 100     menghasilkan  nilai  daya  keluaran kisaran  0,1-2,7  watt,  sehingga  dapat disimpulkan  setelah  melihat  3  tabel  diatas dengan  beban  R  yang  divariasikan  maka seamkin  besar  tahanan  yang  diberikan, tegangan  (Volt)  keluarannya  semakin besar,  daya  (Watt)  kelurannya  pun semakin  besar  serta  nilai  arus  (Amper) semakin  kecil.  Dimana  untuk  nilai keluaran  modul  PLTB  ini  tidak  mencapai nilai  nominal  yang  ada  di name  plat dikarenakan  terdapat  masalah  di  modul tersebut.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  studi Rancang  Bangun  alat  Monitoring  Output
Modul  PLTB  (pembangkit  listrik  tenagan bayu(angim))  berbasis  data logger maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Tinggi kecepatan putar akan mempengaruhi  pada  keluaran  modul PLTB. Berdasarkan pada data pengujian,  semakin  tinggi  kecepatan putar  maka  tegangan  yang  dihasilakn juga  semakin  tinggi,  begitu  juga sebaliknya untuk kondisi tanpa beban. 2. Dengan adanya alat monitoring unjuk kerja  pembangkit  listrik  tenaga  bayu (angin) berbasis data logger ini dapat memudahkan mahasiswa untuk
Jurnal Ilmiah Foristek Jurusan Teknik Elektro UNTAD https://foristek.fatek.untad.ac.id DOI : https://doi.org/10.54757/fs.v10i2.107
pISSN : 2087 – 8729 eISSN : 2087 – 8729
Vol 12, No. 1, Maret 2022
memantau  kondisi  arus  dan  tegangan dari  keluaran  generator  modul  PLTB setiap  saat  apabila  ingin  mengambil data  kemudian  akan  ditampilakn lewat LCD dan melalui aplikasi datal logger berupa  laptop  yang  langsung terinput di aplikasi PLXdaq.
3. Pengambilan data menggunakan sistem pemantauan real time sehingga tingkat  ketelitian  data  semakin  tinggi dan  perbandingan  data  semakin terlihat perbandingannya.
4. Tampilan  data  pada  PLXdaq  pada Laptop  hanya  berbentuk  nilai  dan tabel  sehingga  dapat  menunjukan hasil  pengukuran  yang  sebelumnya serta  data  langsung  terbaca  otomatis di  PLXdaq,  tidak  menunggu  lama ketika alat monitroing sudah
dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Aksan,  Sulhan  Bone,  and  Satriani Said.  2018.  “Modul  Simulator Turbin Angin Untuk Media Pembelajaran Di Laboratorium Sistem  Tenaga  Listrik.”  Prosiding Seminar  Hasil  Penelitian  (SNP2M)
2018: 72–78.
[2]  Fachri,  Muhammad  Rizal,  Ira  Devi Sara,  and  Yuwaldi  Away.  2015.
“Pemantauan Parameter Panel  Surya Berbasis Arduino Secara Real Time.”  Jurnal  Rekayasa  Elektrika
11(4): 123.
[3]  Fitriandi,  A,  E  Komalasari,  H
Gusmedi - Jurnal Rekayasa dan, and undefined  2016.  2016.  “Rancang Bangun  Alat  Monitoring  Arus  Dan Tegangan  Berbasis  Mikrokontroler Dengan SMS Gateway.” Academia.Edu 10(2).
https://www.academia.edu/download
/52674667/215-260-1-PB.pdf.
[4]  Nusa,  Temy,  Sherwin  R  U  A Sompie,  and  Eng  Meita  Rumbayan. 2015. “Sistem Monitoring Konsumsi Energi  Listrik  Secara  Real  Time Berbasis  Mikrokontroler.”  E-Jurnal Teknik  Elektro  dan  Komputer  4(5): 19–26. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/elekdankom/article/download/9974 /9560.
[5]  Putra, Deni Adi, and Riki Mukhaiyar. 2020. “Monitoring Daya Listrik Secara Real Time.” Voteteknika (Vocational Teknik Elektronika  dan  Informatika)  8(2):
26.
[6]  Putu, Pande, Teguh Winata, I Wayan Arta  Wijaya,  and  I  Made  Suartika. 2016.  “Rancang  Bangun  Sistem Monitoring  Output  Dan  Pencatatan Data  Pada  Panel  Surya  Berbasis Mikrokontroler  Arduino.”  Jurnal Ilmiah Spektrum 3(1): 1–6.
[7]  Series,  Labvolt,  and  Festo  Didactic. 2021.  “Solar  /  Wind  Energy  Mobile Workstation.” 580037.
[8]  Suprayogi,  Diko.  “Pada  Simulasi Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin Dan Surya.”
[9]  Suryawinata,  Handi,  Dwi  Purwanti, and  Said  Sunardiyo.  2017.  “Sistem Monitoring Pada Panel Surya
Menggunakan  Data  Logger  Berbasis Atmega  328  Dan  Real  Time  Clock
DS1307.”  Jurnal  Teknik  Elektro 9(1): 30–36.