J URNAL F ISIKA DAN A PLIKASINYA
Analisis Nilai Ketidakpastian dan Faktor Kalibrasi pada Alat Ukur Radiasi
di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya
Kardianto, 1 Kurnia Hastu Kristanti, 2 Kandi Ayu Tiswati, 1 dan Yanurita Dwihapsari* 2
1 Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radiasi, Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan (BPFK) Jl. Karang Menjangan No.22, Surabaya 60286
2 Departemen Fisika, Fakultas Sains, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Kampus ITS Keputih Sukolilo, Surabaya 60111

## Intisari
Kalibrasi alat ukur radiasi (AUR) wajib dilaksanakan oleh rumahsakit dan fasilitas kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 dengan menyertakan ketidakpastian pengukuran. Studi kalibrasi AUR pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Jawa Timur telah dilaksanakan di Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan Surabaya. Penentuan nilai ketidakpastian dan faktor kalibrasi dilaksanakan terhadap 20 dosimeter saku analog, 20 dosimeter saku digital dan 10 surveimeter gamma dengan sumber acuan Cs-137. Dari 40 dosimeter saku serta10 surveimeter gamma yang diuji, hanya 1 dosimeter saku analog tidak layak digunakan karena memilikinilai faktor kalibrasi di luar standar yang telah ditetapkan.

## Abstract
Radiation measurement calibration for ionizing radiation instrument is a compulsory procedure in hospitals and health facilities according to Minister of Health Regulation No. 54/2015. This study observed radiation measurement calibration in health facilities across East Java and was conducted at Surabaya Health Facilities Security Center (Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya). The uncertainty and calibration factor were measured and calculated on 20 analog pocket dosimeters, 20 digital pocket dosimeters and 10 gamma sur- veymeters with reference sources of Cs-137. From 40 pocket dosimeters and 10 gamma surveymeters, only 1 analog pocket dosimeter was not feasible to use because its calibration factor was outside the allowed standard value.
Keywords: calibration; uncertainty; pendosimeter; surveymeter.
*Corresponding author: yanuritadh@physics.its.ac.id http://dx.doi.org/10.12962/j24604682.v15i2.4698 2460-4682 c Departemen Fisika, FSains-ITS

## I. PENDAHULUAN
Alat ukur radiasi pada umumnya dibedakan menjadi tiga yaitu kelompok dosimeter personal, surveimeter dan moni- tor kontaminasi. Dosimeter personal biasanya digunakan untuk mengukur dosis radiasi yang diterima pekerja radi- asi. Dosimeter personal yang banyak digunakan pada fasi- litas kesehatan terdiri dari dosimeter saku (pen dosimeter), film badge , dan dosimeter luminesen ( Thermoluminesence Dosimeter , TLD). Surveimeter digunakan untuk mengukur besarnya radisi di lingkungan atau suatu lokasi secara lang- sung sedang monitor kontaminasi digunakan untuk mengukur tingkat kontaminasi pada pekerja, alat maupun lingkungan [1].
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPE- TEN) Nomor 1 tahun 2006 mensyaratkan kalibrasi alat ukur radiasi pada fasilitas-fasilitas kesehatan dilakukan setiap
tahun oleh institusi pemerintah yang telah ditunjuk BAPE- TEN atau sudah tersertifikasi [2]. Hal ini merupakan salah satu syarat operasional rumah sakit maupun fasilitas kese- hatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2015 [3]. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Surabaya merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberikan wewenang untuk mengkalibrasi alat ukur radiasi pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui Instalasi Kalibrasi Alat Ukur Radi- asi (KAUR) dan dalam menjalankan tugasnya sesuai standar baku mutu yang telah disaratkan oleh BAPETEN. Instalasi KAUR BPFK Surabaya juga telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) No. LK-132-IDN tanggal 10 De- sember 2014 sebagai laboratorium kalibrasi yang telah mene- rapkan SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005) se- cara konsisten.
Menurut Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (BIPM), kalibrasi didefinisikan sebagai ”serangkaian kegiatan
yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwa- kili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu” [4]. Kalibrasi alat ukur radiasi di instalasi KAUR BPFK Surabaya dilakukan untuk menguji ketepatan nilai yang ditampilkan alat terhadap nilai sebenarnya dengan cara me- nyinari alat tersebut dengan sumber radiasi standar. Perbe- daan nilai yang ditampilkan pada alat dengan nilai sebenarnya dinyatakan dengan faktor kalibrasi (FK). Faktor kalibrasi (FK) pada AUR didapatkan dari perbedaan antara laju dosis/dosis pada titik pengukuran dan laju dosis/dosis yang terbaca pada AUR sebagai berikut [5]
F K = D S D U (1)
dengan D S adalah nilai laju dosis/dosis acuan yang telah dite- tapkan oleh laboratorium kalibrasi dan D U adalah nilai laju dosis/dosis yang terbaca oleh alat ukur yang akan dikalibrasi. Idealnya faktor kalibrasi ini bernilai satu namun pada ke- nyataannya tidak banyak alat ukur yang mempunyai faktor kalibrasi sama dengan satu. Nilai faktor kalibrasi yang masih dapat diterima berkisar 1 ± 20% dengan nilai antara 0,8 dan 1,2.
Sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standard- isasi Nasional (BSN) dan KAN yaitu Guide on The Eval- uation and Expression of Uncertainty in Measurement atau ISO GUM, hasil pengukuran kalibrasi yang dilakukan harus dilengkapi dengan ketidakpastian pengukuran yang menun-
Gambar 1: Skema tata kerja penelitian
jukan nilai simpangan dari suatu pengukuran yang telah di- lakukan. Ketidakpastian menggambarkan kepercayaan saat pengambilan data kalibrasi alat. Semakin kecil ketidakpas- tian saat pengambilan data kalibrasi, semakin terpercaya data yang didapatkan. Di instalasi KAUR BPFK Surabaya, keti- dakpastian ditentukan berdasarkan Instruksi Kerja Penentuan Ketidakpastian (IK-KAUR-04).
Selain deviasi standar dan simpangan baku rata-rata, be- berapa faktor ketidakpastian yang berpengaruh pada faktor kalibrasi di antaranya adalah ketidakpastian dari laju dosis (Upr), ketidakpastian tipe A dari alat atau standard deviasi dari alat tersebut (UA), ketidakpastian resolusi (Ures), ketidak- pastian tekanan udara (U P ), ketidakpastian jarak ke detektor (Ud),ketidakpastian temperatur (U T ), ketidakpastian waktu paruh (UT 1 / 2 ), dan ketidakpastian timer (Utimer) [5, 6]. Fak- tor ketidakpastian ini telah dibahas pada studi sebelumnya dengan nilai masing-masing ketidakpastian dapat dihitung sesuai acuan yang telah ditetapkan oleh BPFK Surabaya. Dari beberapa ketidakpastian tersebut dapat ditentukan ketidakpas- tian bentangan U yang dapat dirumuskan sebagai berikut
U = k.U c (2)
dengan k adalah faktor cakupan dan U c adalah ketidakpastian standar gabungan [5, 7]. Perhitungan ketidakpastian standar gabungan dapat dilihat pada studi sebelumnya [5, 7] dan fak- tor cakupan didapatkan dari kurva distribusi-t dua arah dari derajat kebebasan efektif yang dapat diturunkan dari faktor- faktor ketidakpastian yang telah dibahas sebelumnya.
Pada penelitian ini dilakukan kalibrasi pada 40 buah dosimeter personal berupa dosimeter saku analog dan digi- tal serta 10 buah surveimeter. Sumber radiasi Cs-137 digu- nakan sebagai acuan dan faktor ketidakpastian seperti yang telah disebutkan di atas dihitung untuk mendapatkan faktor kalibrasi. Dari penelitian ini dapat ditentukan dosimeter per- sonal dan surveimeter yang masih layak dipakai serta dida- patkan metode yang relatif akurat untuk kalibrasi alat ukur radiasi di Instalasi KAUR BPFK Surabaya.

## II. TATA KERJA
Kalibrasi alat ukur radiasi berupa dosimeter saku dan surveimeter gamma dilakukan di Instalasi KAUR BPFK Surabaya menggunakan metode substitusi sesuai pedoman Safety Report Series (SRS) no 16 tahun 2000 dari Interna- tional Atomic Energy Agency (IAEA), Metode Kerja Kali- brasi Dosimeter Perorangan Gamma (MK-KAUR-03) serta Metode Kalibrasi Survey Meter Gamma (MK-KAUR-04). Alat ukur radiasi yang dikalibrasi merupakan alat ukur ra- diasi yang digunakan pada sejumlah rumah sakit dan pusat layanan kesehatan yang ada di Propinsi Jawa Timur. Pada penelitian ini digunakan 20 buah dosimeter saku analog, 20 buah dosimeter saku digital dan 10 buah surveimeter gamma. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi pengukuran dosis acuan, persiapan ruang penyinaran irradiator, kalibrasi dosimeter saku analog, kalibrasi dosimeter saku digital dan kalibrasi surveimeter gamma. Skema tata kerja pada peneli- tian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
TABEL I: Hasil perhitungan nilai ketidakpastian bentangan pada salah satu dosimeter saku analog.
Ketidak- Distr Tipe U K U i c i U i c i (U i c i ) 2 pastian (%) (%) (%) Upr N B 2,90 2,00 1,450 1 1,450 2,103 UA N A 0,00 1,00 0,000 1 0,000 0,000 Ures Rect B 2,08 1,73 1,204 1 1,204 1,450 Up N B 0,01 2,00 0,004 1 0,004 0,000 Ud N B 0,02 2,00 0,008 1 0,008 0,000 UT N B 0,58 2,00 0,290 1 0,290 0,084 UT1/2 N B 0,27 2,00 0,13 1 0,133 0,018 Utimer Rect B 0,41 1,73 0,24 1 0,237 0,056 Sums 3,71 Ketidakpastian standard gabungan (uc)(%) 1,93 Derajat kebebasan efektif 120,08 Faktor cakupan, k untuk v ef f dan CL 95% 1,98 Ketidakpastian bentangan, U = k.uc, (%) 3,81

## Pengukuran dosis acuan
Sebelum memulai kalibrasi hal yang perlu diketahui adalah besarnya dosis acuan dari sumber Cs-137 yang digunakan. Pengukuran dosis acuan dilakukan dengan alat ukur standar yang telah terkalibrasi dan tertelusur secara Internasional de- ngan menggunakan Metode Kerja Pengukuran Output Cs-137 (MK-KAUR-01). Sebelum alat ukur standar digunakan ter- lebih dahulu dilakukan cek stabilitas untuk menjamin mutu kebenaran data yang diperoleh dengan menggunakan sum- ber Sr-90 sesuai Metode Kerja Pengecekan Antara Alat Ukur Standar Dosimeter (MK-KAUR-07). Alat ukur standar ini dikatakan stabil jika memiliki standard deviasi < 1% dari data cek stabilitas sebelumnya melalui perhitungan peluruhan Sr- 90. Pengukuran sumber acuan dilakukan pada berbagai jarak dan variasi ketebalan absorber. Pengukuran langsung yang di- lakukan berupa besaran kerma udara (Ku) dalam satuan Gray (Gy) sesuai Metode Kerja Pengukuran Output Cs-137 (MK- KAUR-01). Untuk keperluan kalibrasi, besaran kerma udara akan dikonversi kedalam besaran turunan sesuai kebutuhan dengan menggunkan Metode Kerja Perhitungan Dosis Acuan (MK-KAUR-02).

## Persiapan ruang penyinaran dan irradiator
Persiapan alat ukur dan peralatan penunjang seperti termome- ter, higrometer, laser, CCTV dan satu meja kalibrasi dilakukan sebelum kalibrasi ruang. Semua hal-hal tersebut harus di- pastikan dalam keadaan baik dan siap digunakan. Selain itu irradiator dari ruang pengamatan juga harus disiapkan dan proses ini memakan waktu kurang lebih 15 menit.

## Kalibrasi dosimeter saku analog
Pada kalibrasi dosimeter analog, dosimeter diletakkan pada meja kalibrasi dengan jarak 200 cm dari sumber Cs-137. Sebelum diletakkan di meja kalibrasi, dosimeter analog di- hubungkandengan sumber daya dan diset ulang sehingga me- nunjukkan skala pembacaan pada angka nol. Laser digunakan
TABEL II: Hasil pengukuran pada salah satu dosimeter saku digital.
No Dosis Acuan Dosis Terbaca Dosis Terukur ( µ Sv/h) ( µ Sv/h) ( µ Sv/h) 1 96,77 96,487 2 96,89 96,607 3 97,376 96,78 96,497 4 96,93 96,647 5 96,84 96,557 Rata-rata dosis terukur 96,559 Standard deviasi 0,06907 Nilai faktor kalibrasi 1,01
untuk mengetahui posisi yang tepat pada detektor sehingga posisi dosimeter analog berada tegak lurus terhadap titik te- ngah sumber radiasi. Setelah itu dilakukan penyinaran ter- hadap dosimeter analog dengan laju dosis 888,426 mR/jam se- lama waktu yang telah ditentukan dan hasil pengukuran yang didapat kemudian dicatat. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dan kondisi suhu serta kelembaban udara dicatat pada se- tiap pengukuran dosimeter.

## Kalibrasi dosimeter saku digital
Dosimeter saku digital diletakkan pada meja kalibrasi dengan jarak yang telah ditentukan dari sumber Cs-137. Seperti pada dosimeter analog, posisi dosimeter saku digital dipastikan de- ngan laser dan dilakukan penyinaran pada dosimeter saku di- gital dengan laju dosis acuan yang telah ditentukan. Penguku- ran juga dilakukan sebanyak 5 kali sesuai Metode Kerja Kali- brasi Dosimeter Perorangan Gamma (MK-KAUR-03) dengan pencatatan laju dosis, suhu serta kelembaban udara pada se- tiap pengukuran dosimeter saku digital.

## Kalibrasi surveimeter gamma
Kalibrasi surveimeter gamma memiliki rentang ukur yang berbeda-beda sehingga masing-masing pengukuran harus dikalibrasi sesuai dengan rentangnya. Pemilihan rentang ukur dilakukan agar bacaan pada surveimeter tersebut tidak melebihi dari skala yang ada ( overload ). Surveimeter gamma yang akan dikalibrasi diletakkan pada meja kalibrasi dengan jarak yang telah ditentukan dari sumber radiasi Cs-137. Po- sisi dari surveimeter dipastikan dengan laser dan pengukuran dilakukan untuk semua rentang yang dimiliki oleh surveime- ter gamma. Kalibrasi surveimeter gamma menggunakan tiga parameter yang berbeda yaitu pada skala satuan, puluhan dan ratusan sesuai Metode Kerja Kalibrasi Survey Meter Gamma (MK-KAUR-04).

## Perhitungan ketidakpastian gabungan dan faktor kalibrasi
Dari data yang telah diperoleh baik untuk dosimeter analog, dosimeter digital dan surveimeter gamma dilakukan perhi- tungan nilai ketidakpastian gabungan dan faktor kalibrasi pada masing-masing alat ukur. Nilai ketidakpastian gabungan
TABEL III: Nilai ketidakpastian bentangan dan faktor kalibrasi pada dosimeter saku analog dan digital.
Dosimeter Saku Analog Dosimeter Saku Digital Nomor AUR Ketidakpastian Bentangan Faktor Ketidakpastian Bentangan Faktor (%) Kalibrasi (%) Kalibrasi 1 3,81 1,04 2,94 1,01 2 3,81 1,04 2,94 0,98 3 3,81 1,04 2,94 0,99 4 3,21 1,11 2,64 1,00 5 4,67 1,25 2,95 0,99 6 3,81 1,04 2,66 0,99 7 4,33 1,02 2,67 0,99 8 4,16 1,03 2,67 0,98 9 6,44 1 2,94 1,02 10 7,25 1,04 2,95 1,02 11 4,17 1,11 2,95 0,96 12 6,55 1 2,95 1,00 13 6,55 1 2,95 1,00 14 8,65 1,04 2,95 1,00 15 6,43 1 2,94 1,00 16 6,43 1 2,68 0,98 17 3,93 1 2,68 0,99 18 4,05 1,05 2,67 1,00 19 4,80 1,03 2,73 0,99 20 4,18 1,11 2,65 0,99 Rata-rata 5,05 1,04 2,82 0,99 Standard Deviasi 1,50 0,06 0,14 0,01
TABEL IV: Hasil pengukuran pada survei meter gamma untuk skala satuan, puluhan maupun ratusan.
Skala satuan (mR/h) Skala puluhan (mR/h) Skala ratusan (mR/h) No Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis Dosis acuan terbaca terukur acuan terbaca terukur acuan terbaca terukur 1 7 7 55 55 750 750 2 7 7 55 55 750 750 3 7,326 7 7 55,545 60 60 708,056 750 750 4 7 7 60 60 750 750 5 7 7 55 55 750 750 Rata-rata 7 57,00 750 Standard Deviasi 0,00 2,73861 0,00 Nilai Faktor Kalibrasi 1,05 0,97 0,94
dan faktor kalibrasi dapat dihitung menggunakan Pers.(1) dan (2) sesuai Instruksi Kerja Penentuan Ketidakpastian (IK-KAUR-04). Untuk menghitung nilai-nilai tersebut, dibu- tuhkan beberapa data acuan yang telah diukur dan diterbitkan oleh BPFK Surabaya antara lain laju kerma udara (KU); laju dosistara ambient (H*10); laju dosistara perorangan (Hp(10)); serta laju paparan (X) pada jarak penyinaran175 cm, 200 cm, 225 cm, 250 cm, dan 270 cm baik tanpa absorber maupun menggunakan absorber (dengan absorber 1/10, 1/100 dan 1/1000).

## III. HASIL DAN DISKUSI

## Hasil kalibrasi dosimeter saku analog dan digital
Pada kalibrasi dosimeter saku analog dosis acuan yang di- gunakan adalah 50 mR dengan laju dosis 888,426 mR/jam sehingga diperlukan waktu penyinaran ± 3,38 menit. Pada pengukuran ini diketahui radiasi latar ( background radiation ) adalah 0. Pengulangan pengambilan data dilakukan sebanyak 5 kali. Pengukuran dilakukan pada tekanan udara 1011,9 hPa, suhu udara 20,7 ◦ C dan kelembaban udara 69,4%. Dosimeter saku analog yang digunakan memiliki resolusi 2 mR. Hasil perhitungan ketidakpastian bentangan seperti yang dijelaskan pada Pers.(2) pada salah satu dosimeter saku analog digam-
TABEL V: Nilai ketidakpastian bentangan dan faktor kalibrasi pada surveimeter gamma.
Surveimeter Ketidakpastian bentangan (%) Faktor kalibrasi Gamma satuan puluhan ratusan satuan puluhan ratusan 1 3,35 6,23 3,26 1,05 6,23 3,26 2 3,35 3,76 3,09 1,01 3,76 3,09 3 3,21 3,37 3,22 1,02 3,37 3,22 4 3,41 3,38 3,22 1,03 3,38 3,22 5 3,19 2,99 2,76 0,93 2,99 2,76 6 3,24 3,29 2,80 1,04 3,29 2,80 7 3,23 3,03 2,82 1,01 3,03 2,82 8 3,24 3,03 2,83 1,04 3,03 2,83 9 3,24 3,02 2,81 1,04 3,02 2,81 10 4,15 4,68 2,81 1,04 4,68 2,81 Rata-rata 3,36 3,68 72,96 1,02 3,68 2,96 Standard Deviasi 0,29 1,03 0,21 0,03 1,03 0,21
barkan pada Tabel I.
Pada kalibrasi dosimeter saku digital, laju dosis acuan yang digunakan adalah 97,376 µ Sv/h. Radiasi latar yang terukur saat kalibrasi adalah 0,283 µ Sv/h. Tekanan udara pada saat pengukuran tercatat 1008,7 hPa, suhu udara 21 ◦ C, kelemba- ban udara 56,9% dan alat dosimeter digital memiliki resolusi 0,001 µ Sv/h. Hasil pengukuran dosis pada salah satu dosime- ter saku digital diberikan di Tabel II. Untuk menentukan ni- lai ketidakpastian gabungan pada dosimeter saku analog, keti- dakpastian peluruhan laju paparan diukur tanpa absorber pada jarak 200 cm dan didapatkan nilai ketidakpastian laju paparan sebesar ± 2,90%. Sedangkan pada dosimeter saku digital, di- gunakan absorber 1/100 dan ketidakpastian laju paparan pada jarak 200 cm terukur adalah ± 2,90%.
Nilai faktor kalibrasi pada dosimeter saku analog dan di- gital dihitung menggunakan Pers.(1) dengan memperhatikan laju dosis serta nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian ben- tangan gabungan dan faktor kalibrasi pada 20 dosimeter saku analog dan 20 dosimeter saku digital ditunjukkan pada Tabel III. Dari ke-20 dosimeter saku analog yang dikalibrasi, terda- pat satu dosimeter yang mempunyai faktor kalibrasi di luar ambang yang disyaratkan yaitu dosimeter ke-5 dengan FK 1,25.
Dosis yang terbaca pada dosimeter tersebut juga mempu- nyai simpangan 20% dari dosis acuan sehingga dosimeter ini direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi dalam praktek sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh kualitas detektor pada dosimeter yang menurun karena pengaruh umur dosimeter. Pada dosimeter yang lain ditemukan simpangan pembacaan dosis sebesar 10% namun nilai FK masih dalam ambang batas yang disyaratkan, sehingga AUR ini masih dapat digunakan untuk praktek sehari-hari.
Pada kalibrasi 20 dosimeter digital diketahui semua dosimeter mempunyai FK dalam ambang batas yang dapat diterima dan nilai FK yang terukur relatif lebih baik diban- dingkan dengan FK dosimeter analog. Sehingga semua dosimeter digital direkomendasikan dapat digunakan untuk pengukuran radiasi. Hal ini dipengaruhi oleh resolusi dosime-
ter digital yang lebih akurat dan teliti sehingga memperkecil nilai ketidakpastian dan meningkatkan nilai FK.

## Hasil kalibrasi surveimeter gamma
Pada kalibrasi 10 surveimeter gamma digunakan 3 skala yaitu satuan, puluhan dan ratusan, absorber yang digunakan pada masing-masing skala adalah 1/100 untuk skala satuan, 1/10 untuk skala puluhan dan tanpa absorber untuk skala ratu- san. Ketidakpastian laju paparan dari ketiga absorber pada surveimeter gamma diambil pada jarak 225 cm dan dike- tahui sebesar ± 2,60%. Kalibrasi survei meter gamma di- lakukan pada tekanan udara 1007,4 hPa, suhu udara 21,3 ◦ C dan kelembaban udara 60,7%. Resolusi pada surveimeter gamma untuk masing-masing skala adalah 0,25 mR/h untuk skala satuan, 2,5 mR/h untuk skala puluhan dan 25 mR/h un- tuk skala ratusan. Laju dosis paparan yang digunakan serta dosis terbaca dan terukur pada skala satuan, puluhan maupun ratusan digambarkan pada Tabel IV.
Nilai ketidakpastian bentangan gabungan dan faktor kali- brasi pada surveimeter gamma, baik pada skala satuan, pu- luhan dan ratusan ditunjukkan pada Tabel V. Dari tabel terse- but diketahui bahwa nilai FK dari 10 surveimeter gamma yang digunakan menunjukan hasil kalibrasi yang baik untuk skala satuan, puluhan maupun ratusan, sehingga surveimeter gamma tersebut masih layak digunakan.

## IV. SIMPULAN
Dari penelitian yang telah dilakukan 40 dosimeter saku yang diuji, 39 dosimeter dikatakan baik karena memenuhi standar kalibrasi dan 1 dosimeter saku analog tidak layak digunakan karena mempunyai nilai faktor kalibrasi di luar standard yang telah ditetapkan. Dari 10 surveimeter gamma yang diuji semuanya memenuhi standard sehingga semua surveimeter masih layak dipakai.
[1] Z. Alatas,”Buku Pintar Nuklir”, BATAN, Jakarta, 2009.
[2] Peraturan Kepala BAPETEN No.1 tahun 2006 tentang ”Lab- oratorium Dosimetri, Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Dan Kelu- aran Sumber Radiasi Terapi, dan Standardisasi Radionuklida”, BAPETEN, Jakarta, 2006.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan No. 54 tahun 2015 tentang ”Pen- gujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
[4] JCGM 200:2008, ”International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms”, Joint Committee for Guides in Metrology, 2008.
[5] V. Lewis, M.J. Woods, P. Burges, S. Green, J. Simpson and J.
Wardle, ”Measurement Good Practice Guide No. 49, The As- sessment of Uncertainty in Radiological Calibration and Testing, National Physical Laboratory, UK, 2005.
[6] Nazaroh, Pedoman Pengukuran Laju Kerma Udara dan Kalibrasi Alat Ukur Radiasi Tingkat Proteksi serta Penilaian Ketidakpas- tiannya Berdasarkan The Measurement Good Practice Guide No. 49/2003, Jurnal Standardisasi, vol. 12, no. 2, hlm. 118-127, 2010.
[7] Nazaroh, Kalibrasi Dosimeter Saku Gamma (DSG) dan TLD/Film Badge (FB) di Laboratorium PTKMR BATAN, Jur- nal Standardisasi, vol. 13, no. 2, hlm. 120-128 (2011).