## Manutech :
Jurnal Teknologi Manufaktur
Vol. 16, No. 01, (2024)    p-ISSN : 2089-5550 e-ISSN : 2621-3397

## Monitoring Kadar Air Berdasarkan Kadar pH, Tingkat Kondusifitas Air, dan Kadar Kekeruhan Air
Aan Febriansyah 1 , Irwan 1 , Surojo 1 , Apriadi Zahri 1 , Dea Amanda 1
1 Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Sungailiat Email : aan9277@gmail.com
Received : 23 April 2024; Received in revised form : 6 Juni 2024; Accepted : 27 Juni 2024

## Abstract
This  research  leads  to  monitor  condition  of  cleanliness  and  suitability  of  clean  water  is  very important to support human life daily. Clean water will make us feel safe and comfortable when using it. There are several particles and materials contained in water, even in the clean water category. Several parameters that are often measured as benchmarks for the level of water cleanliness include the acidity level of the water (pH level), the number of particles or substances in the form of organic and non-organic compounds in the water or often called TDS (Total Dissolve Solid) and the level of water turbidity or often called turbidity. In this research, monitoring will be carried out on water located on the coast, for example brackish water, on the levels of these three water parameters so that the water can be categorized as suitable for use at least for MCK (Bathing Washing Toilet) for people who use this water. In this research, a filter method was used to purify water using palm fiber, silica sand, zeolite stone and activated charcoal. Several test results carried out showed an increase in the acidity level of the water from 6.4 NTU to  6.78 NTU, a decrease in the level of impurities in the water or TDS from 1180 ppm to 1104 ppm and a decrease in the level of water turbidity or turbidity from 3.2 to 1.16. The test data shows that the filter can work quite well even though the decrease that occurs is not very significant, especially in the TDS level value and this value can be monitored well on the LCD or on the smartphone application.
Keywords : water monitoring, pH levels, TDS levels, Turbidity levels.

## Abstrak
Kondisi  kebersihan  dan  kelayakan  air  bersih  menjadi  sangatlah  penting  untuk  menopang kehidupan umat manusia sehari-hari. Kebersihan air akan membuat kita merasa aman dan nyaman dalam meggunakannya. Terdapat beberapa partikel dan material yang terkandung di dalam air, meskipun pada kategori air bersih sekalipun. Beberapa parameter yang sering diukur sebagai patokan tingkat kebersihan air antara lain kadar keasaman air (kadar pH), jumlah kadar partikel atau zat berupa senyawa 18asyara maupun non 18asyara yang ada di dalam air atau sering disebut TDS ( Total Dissolve Solid ) dan tingkat kekeruhan air atau sering disebut turbidity . Pada penelitian ini akan dilakukan monitoring terhadap air yang  berada  di  pesisir  18asyar,  contohnya  air  payau,  terhadap  kadar  ketiga  parameter  air  tersebut sehingga  air  tersebut  dapat  dikategorikan  layak pakai  setidaknya  untuk  MCK  (Mandi  Cuci  Kakus)  bagi 18asyarakat yang menggunakan air tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode penyaringan (filter) untuk  penjernihan  air  dengan  menggunakan  media  ijuk,  pasir  silika,  batu  zeolite,  dan  arang  aktif. Beberapa  hasil pengujian yang dilakukan,  menunjukkan terjadi kenaikan  tingkat keasaman air dari 6,4 NTU ke 6,78 NTU, terjadi penurunan kadar kotoran dalam air atau TDS dari 1180 ppm ke 1104 ppm dan terjadi penurunan tingkat kekeruhan air atau turbidity dari 3,2 menjadi 1,16. Data hasil pengujian tersebut menunjukkan  bahwa  filter  dapat  bekerja  dengan  cukup  baik  walaupun  penurunan  yang  terjadi  tidak terlalu significan terutama pada nilai kadar TDS dan nilai tersebut dapat dimonitoring dengan baik pada LCD maupun pada aplikasi smartphone .
Kata kunci : Monitoring Air, Kadar pH, Kadar TDS, Kadar Turbidity

## 1. PENDAHULUAN
Air selalu menjadi bagian penting serta tidak terpisahkan pada semua kehidupan makhluk hidup yang bernyawa. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia itu terdiri dari sejkitar 60-70% air. Maka dari itu,  penting  bagi  kita  semua  untuk  memiliki  asupan  air  yang  cukup  untuk  setiap  harinya  dalam menggantikan air yang hilang [1]. Secara kuantitas, daerah pesisir umumnya memiliki air yang melimpah, tetapi sering kali sulit mendapatkan air untuk berbagai penggunaan, karena kualitasnya tidak memadai. Pengaruh air laut terhadap tata air amat kuat di wilayah pesisir dan mempengaruhi kualitas air secara umum.  Secara  kimia,  besarnya  pengaruh  air  laut  tercermin  pada  tingginya  salinitas.  Air  yang  memiliki salinitas  terlalu  tinggi  dapat  mendatangkan  kerugian  apabila  dipergunakan  untuk  kegiatan-  kegiatan tertentu,  misalnya  berbahaya  untuk  kesehatan  bila  digunakan  sebagai  air  minum,  menyebabkan kegagalan panen bagi pertanian, korosi bagi peralatan dan bangunan yang terbuat dari unsur logam. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut (air asin). Jika kadar garam yang dikandung dalam satu liter air adalah antara 0,5 sampai 30 gram, maka air ini disebut air payau [2].
Permasalahan  tentang  air  merupakan  masalah  yang  mendesak  untuk  ditangani,  karena  air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan. Akan tetapi tidak semua setiap daerah memiliki sumber air yang baik terutama daerah pesisir. Pemenuhan kebutuhan air bersih terutama air minum di daerah pesisir sebagian diperoleh dari Perusahaan Daerah air Minum (PDAM), sebagian dengan memanfaatkan sumur air tanah dangkal yang memiliki kualitas dibawah standar baku mutu air bersih [3].
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  maka  perlu  dirancang  suatu  sistem  penjernihan  air tanah yang bekerja secara otomatis dan efisien. Salah satu cara untuk menormalkan pH air, menurunkan kadar  kekeruhan  air  dan  tingkat  TDS  air  tersebut  adalah  dengan  penyaringan  (metode  filtrasi).  Dalam penelitian ini, kami mengembangkan sebuah sistem penjernih air yang menggabungkan metode filtrasi dan teknologi yang dapat dipantau melalui aplikasi pada perangkat android.

## 2. METODE PENELITIAN
Riset akan berfokus pada bagaimana merencanakan, merancang dan membuat alat agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, dilakukan tahapan-tahapan penelitian yang  bertujuan  untuk  memudahkan  penulis  dalam  proses  pembuatan  alat.  Untuk  mencapai  beberapa fungsi dan spesifikasi tersebut, maka dilakukan beberapa tahap metode, antara lain:

## 2.1 Tahap Persiapan/Perencanaan
Pada tahap persiapan dilakukan pengamatan dan penelitian mengenai alat yang akan dirancang dan dibuat.    Selanjutnya  dari  hasil  pengamatan  dan  penelitian  nantinya  dilakukan  perbandingan  untuk menentukan perencanaan mengenai produk atau alat yang akan dibuat serta tujuan pembuatan.

## 2.2 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  ini  berfungsi  untuk  mengetahui  kebutuhan-kebutuhan  teknologi  tentang  suatu jenis alat atau mencari kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan modifikasi terhadap alat yang telah ada. Data yang telah terkumpul nantinya akan dimasukkan dalam penulisan makalah sebagai landasan dalam pembuatan alat tersebut. Metode pengumpulan data yang diterapkan antara lain:
(a) Studi Pustaka, yaitu mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian.

## Air Bersih
Kondisi air yang dikategorikan sebagai air bersih memiliki beberapa kriteria dan parameter. Sesuai dengan  beberapa  sumber  dan  panduan,  terdapat  beberapa  parameter  data  yang  harus  dipenuhi menurut  Keputusan  kementerian  kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  907/MENKES/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas air minum, seperti yang tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Baku Mutu Persyaratan Kualitas Air Minum [4] No Parameter Satuan Baku Mutu 1 pH - 6.5-8.5 2 Total Dissolved Solid (TDS) mg/L 1000 3 Kekeruhan ( Turbidity ) mg/L 5 4 Kesadahan total mg/L 500 5 Kandungan besi (Fe) mg/L 0,3 6 Kandungan mangan (Mn) mg/L 0,1
Kualitas  air  yang  baik  sesuai  dengan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dengan  kadar (konsentrasi) maksimum yang diperbolehkan. Sedangkan untuk mengetahui seberapa jauh contoh air tersebut baik atau tidak dinilai dengan metode storet. Kualitas air dinilai berdasarkan ketentuan metode storet yang dikeluarkan oleh EPA (Environment Protection Agency, Canter, 1977) [5].

## Pengukuran Derajat Keasaman Air dengan Sensor pH
Derajat  Keasaman  (pH)  merupakan  suatu  ukuran  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  kadar keasaman suatu larutan. Kadar pH dibakukan dalam bentuk angka yang diukur pada skala 0 sampai 14. Istilah pH berasal dari “p” lambang matematika dari negatif logaritma, dan “H” lambang kimia untuk  unsur  Hidrogen.  Definisi yang  formal  tentang  pH  adalah  negatif  logaritma  dari  aktivitas  ion Hidrogen. Yang dapat dinyatakan dengan persamaan:
pH = - log [H + ]       .............................................................................   (1)
Tingkat  keasaman  yang  diperoleh  dari  analisa  kualitatif  juga  dapat  digunakan  untuk  menentukan kebasaan  dalam  suatu  larutan  berkaitan  dengan  aktivitas  ion  hydrogen.  Jika  ion  [H + ]  mempunyai konsentrasi  yang  lebih  besar  daripada  ion  [OH - ]  maka  material  tersebut  mempunyai  derajat keasaman kurang dari 7. Sedangkan jika konsentrasi [OH - ] lebih besar maka larutan berada dalam kondisi  basa  atau  pH  lebih  besar  dari  7.  Pengukuran  pH  pada  prinsipnya  didasarkan  pada  nilai potensial  elektrokimia  yang  ada  pada  larutan  dalam  elektroda  yang  digunakan.  Baik  di  dalam elektroda maupun di luar elektroda. Hal ini dikarenakan lapisan tipis yang terbentuk di luar elektroda berinteraksi dengan ion hydrogen yang mempunyai ukuran lebih kecil dan lebih aktif. Elektroda akan mengukur  potensial  elektrokimia  dari ion  hydrogen ( Potential  of  Hydrogen )  sehingga  diperlukan adanya elektroda pembanding [6].
(b) Konsultasi Kepakaran, yaitu mengkaji hasil-hasil penelitian pakar-pakar terdahulu yang berkaitan erat dengan tema penelitian.
Pengkajian tentang kadar TDS ( Total Dissolved Solid) dalam air
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  didapatkan  hasil  TDS  seperti  yang  tercantum  dalam Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengukuran TDS Air Baku Serta Air Hasil Pengolahan/Filtrasi
No Waktu Sampling Inlet (PPM) Hasil 1 (PPM) Hasil 2 (PPM) 1 60 menit 451 419 429 2 90 menit 451 443 439 3 120 menit 451 455 454 4 150 menit 451 470 463 5 180 menit 451 470 468
Catatan: Hasil 1 merupakan proses filtrasi dengan komposisi karbon aktif-zeolit-pasir silika-kerikil Hasil 2 merupakan proses filtrasi dengan komposisi karbon aktif-pasir silika-zeolit-kerikil
Total Dissolved Solid (TDS) merupakan benda padat terlarut yaitu semua mineral, logam, garam, serta anion-kation yang terlarut dalam air. Kandungan TDS yang tinggi dalam air, sangat tidak baik bagi kesehatan  manusia.  Mineral  dalam  air  tidak  hilang  dengan  cara  direbus.  Apabila  terlalu  banyak mineral  anorganik  dalam  tubuh  dan  tidak  dikeluarkan,  maka  seiring  berjalannya  waktu  dapat mengendap dan berakibat tersumbatnya bagian tubuh.
Berdasarkan hasil pada Tabel 2, dapat dilihat adanya penurunan TDS pada kedua jenis reaktor pada menit  ke  60  dan  90,  dan  pada  menit  berikutnya  tidak  ada  penurunan  namun  justru  terjadi peningkatan TDS. Hal ini dimungkinkan karena kondisi karbon aktif yang telah jenuh sehingga tidak mampu  menyerap/menyaring.  Salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dan  menentukan  bahwa  air tersebut  layak  konsumsi  adalah  kandungan  TDS  ( Total  Dissolved  Solid ).  Menurut  PERMENKES No.492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum, kandungan TDS dalam air yang diperbolehkan adalah 500 mg/L. Keberadaan karbon aktif dan zeolit mampu menyerap TDS dalam air, sehingga dalam penelitian ini air hasil olahan masih memenuhi baku mutu air minum dari segi parameter TDS [7].
Parameter  TDS  merupakan  penting  dan  menentukan  tingkat  kebehasilan  pengolahan  air  baku menjadi  air  siap  minum.  TDS  merupakan  partikel  padat  terlarut  dalam  air  dalam  bentuk  mineral, logam, garam serta anion-kation yang terlarut dalam air. Kandungan TDS yang tinggi dalam air sangat tidak baik untuk kesehatan manusia (WHO, 2003) [8].
Pengkajian tentang kadar Kekeruhan Air menggunakan Sensor Turbidity
Turbidity sensor yang dapat mendeteksi kekeruhan air dengan membaca sifat optic air akibat sinar dan sebagai perbandingan cahaya untuk dipantulkan dengan cahaya yang akan datang, merupakan. Kekeruhan merupakan kondisi air yang tidak jernih dan diakibatkan oleh partikel individu (suspended solids) yang umumnya tidak terlihat oleh mata telanjang, mirip dengan asap di udara. Semakin banyak partikel  dalam  air  menunjukan  tingkat  kekeruhan  air  juga  tinggi.  Pada  turbidity  sensor,  bahwa semakin tinggi tingkat kekeruhan air akan diikuti oleh perubahan dari tegangan output sensor [9]. Berdasarkan  tingkat  kekeruhan  air,  untuk  menentukan  layak  atau  tidaknya  suatu  air  yang  akan digunakan dalam keperluan sehari-hari, itu bergantung pada partikel penyebab kekeruhan air yang terdapat didalamnya. Untuk memudahkan dalam menentukan tingkat kekeruhan air, parameter yang digunakan menggunakan satuan NTU atau Nephelometer Turbidity Unit . Untuk tingkat kekeruhan air maksimum  yang  baik  digunakan  untuk  konsumsi  (air  tanah)  adalah  5  NTU.  Tingkat  kekeruhan  air adalah studi dari sifat-sifat optis yang menyebabkan cahaya yang melewati air menajdi terhambur dan terserap dari cahaya yang dipancarkan dalam garis lurus. Untuk mengetahui level kekeruhan air dalam suatu medium diperlukan adanya sebuah sensor. Secara umum sensor diartikan sebagai alat yang dapat menangkap suatu keadaan fisika atau kimia, kemudian merubahnya menjadi bentuk listrik (tegangan) [10]. Pengujian sensor dilakukan dengan membandingkan nilai kekeruhan air terhadap beberapa jenis air, seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Pengujian Pembacaan Sensor Turbidity [10]
No Jenis Air Pembacaan Alat Uji Turbidity (NTU) Pembacaan Sensor (NTU) Error (%) 1 Air PDAM 2,20 2,10 ± 4,76 2 Air Teh 14,90 15,00 ± 0,80 3 Air Sungai 18,30 19,00 ± 0,42 4 Air Kopi 195,57 190,00 ± 2,93 5 Air Soya 550,72 unidentified ± -
Dari hasil percobaan yang dilakukan terdapat nilai bahwa error di bawah 3% dengan 2,20 NTU sampai 195  NTU. Untuk penelitian  ini menggunakan jenis sensor  SEN-0189, menunjukkan kesalahan yang masih  terjadi  saat  pengukuran  rentang  nilai  NTU  yang  melebihi  nilai  550  NTU.  Hal  ini  terjadi dikarenakan rentang yang begitu besar. Sehingga pada penelitian ini akan dibatasi sampel air dengan nilai kekeruhan di bawah 550 NTU.

## 2.3 Desain Pembuatan Alat
Tahap ini merupakan inti dari kegiatan riset yang dilakukan. Perancangan ini mencakup konsep rangkaian inti dan pendukung, serta bentuk kemasan produk yang akan dibuat.

## 2.4 Pembuatan Rangkaian Hardware
Perancangan  rangkaian  hardware  ini  dibuat  setelah  adanya  pengambilan  keputusan  tentang pemilihan komponen dan  rangkaian yang tepat untuk dipakai pada alat ini.  Untuk mencapai kapasitas tersebut harus dilakukan pengujian dan percobaan yang terintegrasi menggunakan instrumentasi elekrik yang presisi [11].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang ditargetkan dan yang telah dicapai dalam penelitian ini adalah berupa terbangunnya alat  Monitoring  Kadar  Air  Berdasarkan  Kadar  pH,  Tingkat  Kondusifitas  Air,  dan  Kadar  Kekeruhan  Air dengan tingkat keberhasilan dan kefungsian yang baik dan kemudahan dalam penggunaannya.

## 3.1. Hasil Perancangan Dimensi Alat
Perancangan  dimensi  alat  mencakup  perancangan  dimensi  dan  kapasitas  alat  dan  kebutuhan komponen elektronika pendukung rangkaian kontrol alat. Gambar  2 merupakan gambar desain bentuk alat, yang dirancang sesuai dengan dimensi dan kapasitas air yang akan dimonitoring.
(a) (b)
Gambar 2. Desain Bentuk Alat, (a) Dimensi Alat, (b) Rancangan Realisasi Alat
Setelah  dilakukan  proses  perancangan  alat,  maka  proses  berikutnya  adalah  perancangan  rangkaian kontrol dan uji coba keberfungsian masing-masing komponen. Gambar 3. merupakan Schematic Diagram Control untuk masing-masing sensor yang digunakan pada alat ini.
Gambar 3. Schematic Diagram Control

## 3.2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak
Perancangan  perangkat  lunak  sesuai  dengan  proses  peracangan  alur  kerja  alat  menggunakan flowchart seperti pada Gambar 4.
Tangki utama (penampung sumber air) Tangki Akhir (penampung air hasil filtrasi) Filter 1 (penyaring partikel besar) Filter 2 (penyaring partikel sedang) Filter 3 (penyaring partikel kecil) Mikrokontroller Sensor Level Air LCD Driver Motor Pompa
Gambar 4. Flowchart Keseluruhan Sistem Alat

## 3.3. Hasil Pembuatan dan Pengujian Alat
Pada  tahap  pembuatan  dan  pengujian  alat,  dilakukan  beberapa  pengujian  terhadap keberfungsian  komponen,  terutama  sensor-sensor  yang  digunakan.  Pada  pengujian  ini  dilakukan terhadap 4 sampel air yang diambil secara acak di area air payau dengan tingkat kekeruhan yang berbeda- beda, namun tidak ditentukan nilai parameter yang terkandung di dalam air tersebut.
Pengujian dan Kalibrasi Sensor Turbidity (Jenis DF Robot SEN-0189)
Pengujian  dan  kalibrasi  dilakukan  untuk  mengonversi  nilai  bacaan  analog  dari  sensor  menjadi  nilai turbiditas yang lebih bermakna dalam satuan NTU ( Nephelometric Turbidity Units ). Teknik kalibrasi seperti yang ditunjukkan dalam penelitian ini bersifat sederhana dan mungkin tidak memberikan akurasi yang tinggi dalam berbagai kondisi. Untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi, metode kalibrasi dengan teknik dan metode lain yang mencakup lebih banyak data kalibrasi mungkin diperlukan, tergantung pada karakteristik sensor dan lingkungan aplikasi yang digunakan. Data hasil pengujian nilai turbidity terhadap ke-4 sampel air tersebut, dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Sensor Turbidity No Sampel Air Pembacaan Sensor Turbidity (NTU) Pemberian Tegangan (Volt) 1 0,15 3,16 2 0,32 3,13 3 2,49 2,24 4 3,48 0,86
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa semakin kecil nilai tegangan, maka semakin besar  nilai turbidity (nilai  kekeruhannya  NTU),  dan  sebaliknya,  semakin  besar  nilai  tegangan,  maka semakin kecil nilai kekeruhannya. Dengan kata lain, semakin rendah nilai kekeruhan, maka semakin baik kualitas airnya. Dari data ini dapat diperoleh asumsi bahwa dengan upaya yang dilakukan dalam penelitian ini mampu mengurangi kekeruhan air dan meningkatkan kualitasnya.
Mulai Inisialisasi Sensor-sensor Semua Sensor Terkalibrasi? Pembacaan Nilai Kadar Air oleh Sensor-sensor Tampilkan Nilai Kadar Air Selesai Tidak Ya

## Pengujian dan Kalibrasi Sensor TDS (Jenis TDS DF Robot Gravity)
Proses pengujian dan kalibrasi ini dilakukan untuk melihat nilai keakuratan dari pembacaan sensor TDS. Hasil pembacaan sensor TDS yang telah dikonversi menjadi nilai PPM ( Part Per Million ) akan dibandingkan dengan nilai PPM pada TDS Meter. Nilai selisih dari kedua hasil pembacaan akan dijadikan nilai error untuk menentukan seberapa akurat pembacaan sensor TDS. Data hasil pengujian nilai TDS terhadap ke-4 sampel air tersebut, dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Pengujian Sensor TDS No Sampel Air Pembacaan Sensor TDS (PPM) Pembacaan TDS Meter (PPM) Error (%) 1 6 5 16,3 2 12 12 0 3 26 29 11,3 4 32 37 13,5 Rata-rata 11,01
Berdasarkan  data  pada  Tabel  5,  dapat  disimpulkan  bahwa  sensor  TDS  ini  memiliki  kemampuan  untuk mengukur  nilai  TDS  ( Total  Dissolved  Solids )  dengan  tingkat  error  rata-rata  11%  atau  dengan  kata  lain, memiliki tingkat akurasi rata-rata sebesar 89% . Nilai error didapat dengan menggunakan formula:

## 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑘𝑢𝑟
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑥 100%
Berdasarkan beberapa penelitian sejenis, tingkat akurasi sensor TDS ini sangat beragam nilainya. Namun demikian, nilai akurasi 89% ini masih dianggap cukup digunakan untuk memonitoring kadar TDS dalam sampel air yang akan diuji.

## Pengujian dan Kalibrasi Sensor pH (Jenis SEN-0161)
Proses pengujian dan kalibrasi dilakukan untuk mengonversi nilai input analog dari sensor menjadi nilai pH  yang  sesuai  dengan  standar  nilai  pH  pada  umumnya.  Kalibrasi  pH  yang  akurat  dan  andal  biasanya melibatkan metode lebih lanjut, seperti menggunakan larutan kalibrasi pH standar dan melakukan koreksi untuk  mengatasi  perubahan  sensor  dari  waktu  ke  waktu.  Pada  tahap  pengujian,  dilakukan  beberapa tahapan untuk melihat kakuratan hasil pembacaan dari sensor pH. Hasil pembacaan sensor pH yang telah dikonversi menjadi nilai pH akan dibandingkan dengan pembacaan pada pH Meter. Nilai selisih dari kedua hasil pembacaan akan dijadikan nilai eror untuk menentukan seberapa akurat pembacaan sensor pH. Data hasil pengujian nilai pH terhadap ke-4 sampel air tersebut, dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Pengujian Sensor pH No Sampel Air Pembacaan Sensor pH Pembacaan pH Meter Tegangan (Volt) Error (%) 1 4,19 4,20 3,29 0,24 2 6,96 6,90 2,61 0,87 3 9,19 9,00 1,12 2,10 4 5,72 5,50 2,98 4,00 Rata-rata 1,81
Berdasarkan data pada Tabel 6, dapat disimpulkan bahwa sensor pH ini memiliki kemampuan untuk mengukur nilai pH dengan tingkat error rata-rata 1,81% atau dengan kata lain, memiliki tingkat akurasi rata-rata sebesar 98,19% . Nilai error didapat dengan menggunakan formula:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑘𝑢𝑟
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑥 100%
Berdasarkan  beberapa  penelitian  sejenis,  tingkat  akurasi  sensor  pH  berada  pada  kisaran  di  atas  95%. Dengan demikian, nilai akurasi 98,19% menandakan bahwa sensor pH jenis SEN-0161 ini dapat digunakan untuk memonitoring kadar pH dalam sampel air yang akan diuji. Hal ini sangat penting karena nilai pH
adalah  salah  satu  parameter  kritis  dalam  mengevaluasi  kualitas  air,  terutama  dalam  konteks  proses penjernihan air dan pemantauan lingkungan.

## 4. SIMPULAN
Alat Monitoring Kadar Air Berdasarkan Kadar pH, Tingkat Kondusifitas Air, dan Kadar Kekeruhan Air ini memiliki kemampuan memfiltrasi air dengan mengukur kadar pH dan TDS. Sistem monitoring kadar air ini dapat mendeteksi kadar nilai pH, mendeteksi tingkat kekeruhan air yang diuji, dan menampilkan data nilai kadar TDS. Hasil akhir pengujian menunjukkan bahwa nilai pH yang terdeteksi adalah 6,78. Nilai kadar TDS yang terdeteksi adalah 1110 PPM, serta nilai tingkat kekeruhan terdeteksi di angka 1,16 NTU. Namun demikian, sensor TDS ini tidak cocok digunakan untuk mendeteksi kadar garam, karena sensor TDS tidak secara spesifik mengukur kadar garam secara langsung. Sensor TDS mengukur konduktivitas listrik larutan dan kemudian mengkonversinya menjadi estimasi konsentrasi total zat terlarut, termasuk garam, mineral, dan zat terlarut lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  C.  Y.  M.  R.  A.  M.  Z.  Sofian  Bastuti,  "RANCANG  BANGUN  TEKNOLOGI  FILTERISASI  AIR  KOTOR MENJADI  AIR  BERSIH  MEMANFAATKAN  TEKNLOGI  RO," Jurnal  Ilmiah  Teknik  dan  Manajemen Industri, vol. 4, no. 1, pp. 46-50, 2021.
[2]   N. W. D. R. J. Darmawansa, "DESALINASI AIR PAYAU DENGAN MEDIA ADSORBEN ZEOLIT DI DAERAH PESISIR  PANTAI  KECAMATAN  SUNGAI  KUNYIT  KABUPATEN  MEMPAWAH," Jurnal  Teknologi Lingkungan Lahan Basah, vol. 2, no. 1, pp. 1-10, 2014.
[3]   A.  R.  d.  L.  N.  Hamidah,  "EFISIENSI  REMOVAL  BAKTERI  PADA  FILTER  AIR  PAYAU  DENGAN  MEDIA KARBON AKTIF," Journal of Research and Technology, vol. 5, no. 1, pp. 80-87, 2019.
[4]   R. L. L. S. Soemargono, "PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR PAYAU MENJADI AIR BERSIH DI KELURAHAN DALEM KABUPATEN SAMPANG," Jurnal Abdimas Teknik Kimia, vol. 1, no. 1, pp. 37-42, 2020.
[5]   D.  M.  A.  Muhamad  Faisal,  "KUALITAS  AIR  PADA  SUMBER  MATA  AIR  DI  PURA  TAMAN  DESA SANGGALANGIT  SEBAGAI  SUMBER  AIR  MINUM  BERBASIS  METODE  STORET," Jurnal  Pendidikan Geografi Undiksha, vol. 7, no. 2, pp. 74-84, 2019.
[6]   H. N. E. B. R. W. Suwardiyono, "MODEL PENDETEKSI pH PADA PROSES FERMENTASI ACETOBACTER XYLINUM MENGGUNAKAN SENSOR SEN0161," Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, vol. 1, no. 1, pp. 10-14, 2017.
[7]   A. R. Laily Noer Hamidah, "Pemanfaatan Zeolit dan Karbon Aktif dalam Menurunkan Jumlah Bakteri pada Filter Pengolah Air Payau," Conference Proceeding on Waste Treatment Technology, vol. 1, no. 1, pp. 113-118, 2018.
[8]   I. S. S. Y. R. Haryoto Indriatmoko, "DISEMINASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR SIAP DIMINUM BAGI MASYARAKAT  STUDI  KASUS:  DISEMINASI  DI  PESANTREN  SYUBBANUL  YAUM  TENAJAR KERTASEMAYA, INDRAMAYU JAWA BARAT," Jurnal Rekayasa Lingkungan, vol. 13, no. 1, pp. 35 - 49, 2020.
[9]   A. S. H. R. Agustian Noor, "APLIKASI PENDETEKSI KUALITAS AIR MENGGUNAKAN TURBIDITY SENSOR DAN ARDUINO BERBASIS WEB MOBILE," Jurnal CoreIT, vol. 5, no. 1, pp. 13-18, 2019.
[10]  T. R. A. F. F. Goib Wiranto, "Sistem Monitoring Kualitas Air Menggunakan Sensor Turbidity Metode Nephelometri Berbasis Raspberry PI 3," Telekontran, vol. 8, no. 1, pp. 23-29, 2021.
[11]  I. B. C. D. K. N. Aan Febriansyah, "Aplikasi Running Text Berupa Jadwal Solat 5 Waktu Pada Musholla Polman Negeri Bangka Belitung," Jurnal Manutech, pp. 1-6, 2016.