Abstrak —Sensor kelembaban
telah
dikembangkan menggunakan  serat  optik  plastik  jenis multimode  step  index . Cladding serat  optik  diganti  dengan  lapisan  gelatin  sapi  dan babi  di  bagian  tengahnya  sepanjang 3 cm dan 4 cm digunakan sebagai  sensor.  LED  ultra  bright  panjang  gelombang  631  nm digunakan  sebagai  sumber  cahaya  dan  photodioda  sebagai detektor  cahaya.  Pengukuran  sensor  diukur  dari  rentang kelembaban relative (65-82) %. Hasil pengukuran memperlihatkan  sensor hanya dapat digunakan pada ke naikan nilai  kelembaban  relatif.  S ensor  dengan cladding gelatin babi panjang  kupasan  3  cm  merupakan  sensor  dengan  nilai linearitas  dan  rentang  respon  sensor  paling  baik  yaitu  pada rentang  kelembaban  relatif  76%  -  81%,  sedangkan  untuk sensor  yang  mempunyai  sensitivitas  tertinggi  pada  sensor cladding babi  dan  sapi  dengan  panjang  kupasan  4  cm  dengan nilai sensitivitas sebesar 0,0075 V/% kelembaban relatif.
Kata  Kunci — Cladding ,  Gelatin Babi, Gelatin sapi, S erat  optik, S ensor kelembaban.

## I. PENDAHULUAN
ELEMBABAN adalah jumlah air yang terkandung didalam suatu  zat  melalui  proses  absorpsi  atau adsorbs   [1]. Jika besarnya kelembaban tidak tepat sesuai kebutuhan maka akan menimbulkan  gangguan  dan  kerusakan  sebab  kelembaban dapat mempengaruhi proses -proses fisika, kimia dan biologi di alam. Sebagai contoh, mesin-mesin indstri akan mudah berkarat apabila dalam keadaan kelembaban tinggi [2].
Serat  optik  tidak  hanya  digunakan  sebagai  pandu gelombang  optik  untuk  sistem  komomunikasi [3], tetapi dapat juga  dimanfaatkan  untuk  membuat  sensor.  Salah  satunya digunakan  sebagai  sensor  kelembaban[2].  Penggunaan  serat optik  sebagai  sensor  kelembaban  telah  banyak  dilakukan dengan  berbagai  macam  metode  dengan  hasil  rentang kelembaban  relatif  yang  berbeda-beda  [4][5][6]  dan  [7]. Rentang  ini  juga dipengaruhi oleh materi apa yang digunakan sebagai  pengganti cladding pada  serat  optik  sebagai  sensor kelembaban[2].  Untuk  itu  perlu  adanya  inovasi  bahan  dalam penggantian  cladding  sebagai  sensor.  Bahan  yang  dipilih merupakan  bahan  yang  mempunyai  sifat  optis [8].  Salah  satu bahan  yang  mempunyai  sifat  optis  yaitu  gelatin .  Gelatin mempunyai  sifat  dapat  membentuk  gel  [9]. Gelatin merupakan
sistem  koloid  padat (protein) dalam cairan (air) sehingga pada suhu dan kadar air yang tinggi gelatin mempunyai kemampuan cairan  yang  disebut  fase  sol  atau  hidrosol,  sebaliknya  pada suhu  dan  kadar  air  yang  rendah  gelatin  mempunyai kemampuan  yang  lebih  kasar  atau  lebih  pekat  strukturnya, yang  disebut  fase  gel.  Pemanasan  dan  penambahan  air  akan mengubah  gelatin  menjadi  fase  sol,  sebaliknya  pendinginan dan  pengurangan  air  akan  mengubah gelatin menjadi fase gel [10]. Prinsipnya bahan gel gelatin akan mengalami pembengkakan ketika menyerap air [11], sehingga kerapatannya  berkurang  yang  mengakibatkan  sifat  optiknya juga  berubah,  yaitu  nilai  indeks  bias  [12]  berkurang terhadap jumlah air yang diserap [2].
Pada  penelitian  ini  jenis  serat optic yang digunakan adalah multimode  step  index [13].  Pada  serat  optik  ini  cahaya  yang terpandu akan mengalami banyak pemantulan sehingga energi cahaya  yang  dipancarkan  sebagian  akan  berkurang  atau hilang. Pada serat optik ini berkas sinar yang dipandu lebih dari satu  berkas,  sehingga  berkas yang  dipandu akan melalui jalur yang  berbeda-beda  dan  memiliki  panjang  lintasan  yang berbeda-beda saat di penerima berkas  (Gambar 1). Sehingga di bagian  detektor  cahaya,  pulsa  yang  diterima  akan  mengalami pelebaran  akibat  waktu  tempuh  yang  berbeda-beda  sehingga penerimaan  tidak  dalam  waktu  yang bersamaan, yang disebut dengan dispertion mode [13].
Mekanisme pemanduan gelombang cahaya dalam serat optik didasarkan  pada  prinsip  pemantulan  dalam  total  pada  bidang batas core dan cladding sesuai dengan hukum snellius.

## Analisis Penggunaan Gelatin Sapi dan Gelatin Babi sebagai Cladding pada Serat Optik untuk Perancangan Sensor Kelembaban
Wafa Faziatus Sholikhah dan Agus Rubiyanto Departemen Fisika, Fakultas Ilmu Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : arubi@physics.its.ac.id
K
Gambar 1.  Proses terjadinya pemantulan dalam total pada serat optic.
Gambar 2. Ilustrasi num erical aperture.
Gambar 3. Skema rangkaian sensor kelembaban.
Penerapan  hukum  didasarkan  pada  proses  pemantulan dan pembiasan  sinar  pada  bidang  batas  antara  dua  medium  yang berbeda  [8].  Syarat  terpandunya  gelombang  cahaya  yaitu indeks bias inti harus lebih besar dari indeks bias cladding dan sudut dating harus lebih besar dari sudut kritis . Ketika cahaya merambat  dengan  sudut  datang  yang kurang dari sudut kritis maka  cahaya  akan  dibiaskan  keluar  dari inti menuju selubung ( cladding ), akan tetepi jika sudut datang lebih besar dari sudut kritis  maka  berkas cahaya datang tidak ada yang dibiaskan ke cladding,  melainkan  semuanya  dipantulkan ke dalam core dan inilah yang disebut sebagai pemantulan dalam total [8].
Numerical  Aperture  adalah  suatu  ukuran  kemampuan  serat optik  untuk  menangkap  sinar  yang  berasal dari sumber optik. Sehingga  semakin  besar  NA  menandakan  semakin  tinggi efisiensi  dari  suatu  sumber  optik  dalam  mengkloping  sinar- sinar ke dalam serat optic[8].
2 2 0 0,max 1 2 sin NA n n n     (1) Dengan  adalah  indeks  bias  udara  bernilai  1,  n 1 adalah indeks bias  core  dan  n 2 adalah  indeks  bias cladding .  Berdasarkan
Gambar  2, 0,max  merupakan  batas  agar  sinar  dapat  melewati serat  optik.  Dan  sudut  inilah  yang  disebut  NA.  Sinar  tidak dapat  melewati  serat  optik  jika  datang  dengan  sudut  lebih besar  dari 0,max  .  Semua  sudut  datang  yang  kurang  dari
0,max  dapat masuk dan melewati didalam serat optik. Nilai NA untuk serat optik step index berkisar antar 0,2-0,5.
Sensor  serat  optik  adalah  jenis  sensor  optik  yang menggunakan serat optik dalam mekanisme pendeteksian, baik sebagai  komponen  aktif  sensor  maupun  sekedar  sebagai pemandu  gelombang  saja.  Sistem  sensor  optik  dilengkapi dengan  paling  tidak  tiga  komponen  utama,  yaitu  komponen optoelektronik, link optik dan probe. Komponen optoelektronika  meliputi  sumber  cahaya,  detektor  optik  dan pengolah  sinyal. Link optik  berupa  gelombang  serat  optik yang  berfungsi  memandu  cahaya  ke  atau  dari  bagian penginderaan.  Sedangkan  probe  adalah  bagian sensing atau transducing , baik pada bagian di dalam serat optik atau di luar serat optik, yang bertindak sebagai transduser dan berinteraksi
langsung  dengan  obyek  atau  besaran  yang  diukur  [2].  Pada sensor  serat  optik  intrinsik,  serat  optik  disamping  sebagai pemandu  cahaya  juga  sekaligus  berperan  dalam  proses penginderaan,  dimana  terdapat  bagian  serat  optik  yang berfungsi  sebagai  komponen  pengindera,  baik cladding atau intiny.. Pada sensor tipe ini cahaya tidak pernah meninggalkan serat  optik  dalam  proses  penginderaan,  jadi  proses  modulasi terjadi  di  dalam serat optik, dengan demikian ada bagian serat optik berperan aktif sebagai fungsi sensing ( sensing function ). Ada  beberapa  hal  yang  dapat dilakukan untuk merealisasikan tipe  sensor  serat  optik  intrinsik,  yaitu  dengan  atau  tanpa memodifikasi  struktur  serat optik ( cladding atau inti). Sebagai contoh dengan memodifikasi cladding dengan material sensitif untuk membangkitkan fenomena optik yang diinginkan seperti medan evanescent .  Sensor  serat  optik  intrinsik  juga  dapat dilakukan  melalui  prinsip microbending dan macrobending pada  serat  optik,  biasanya  diaplikasikan  sebagai  sensor  fisis [1].

## II. METODE PENELITIAN

## A. Pengupasan Cladding Serat Optik
Proses pembuatan sensor serat optik plastik sebagai sensor kelembaban dengan mengganti clading serat optik menggunakan  gelatin  babi  dan  gelatin  sapi  yaitu  serat  optik plastik  tipe  FD  620-10  yang  sudah  disiapkan  dipotong sepanjang  30  cm.  Bagian  tengah  dari  serat  optik  dikupas coatingnya  sepanjang  3  cm  dan  4  cm  menggunakan  akrilik yang telah didesain sesuai dengan ukuran diameter serat optik. 3. Setelah  bagian coating dikupas, bagian cladding yang akan diganti dengan sol-gel gelatin dihilangkan dengan menggunakan  cairan  aseton.  Bagian  tengah   yang  telah terkupas  coatingnya  direndam  dengan  larutan  aseton  kurang lebih  selama  30-45  menit  untuk  menghilangkan cladding nya. Lama  waktu lepasnya cladding tergantung dari suhu ruangan yang  digunakan.  Apabila  suhu  ruangan  tinggi  cairan  aseton akan  cepat  menguap,  sehingga  memperlambat  proses pelepasan cladding. Untuk itu diperlukan suhu ruangan sekitar 25 0 C  untuk  mendapatkan  waktu  yang  lebih  efektif  untuk menghilangkan cladding serat optik. Untuk mengetahui lapisan cladding  asli  serat  optik  sudah  terkelupas  atau  belum  dapat diketahui dengan menembakkan laser pada core serat optik.
Gambar 4. Hubungan antara nilai RH(%) terhadap tegangan (V).
Gambar  5.  Hubungan  antara  nilai  RH(%)  terhadap  tegangan  (V)  pada cladding gelatin babi panjang kupasan 3 cm dan 4 cm.
Apabila permukaan cahaya pada core terbiaskan seluruhnya berarti  lapisan  cladding  asli  sudah  lepas  seluruhnya.  Setelah itu  bagian  yang  sudah tidak ada claddingnya direndam dalam larutan  HNO 3 dengan  kadar  65%  selama  5  menit.  Hal  ini dikarenakan  group  OH  yang  ada  pada  permukaan  inti  harus diaktivasi  dengan  perlakuan  asam.  Sehingga  grop  OH  yang sudah  diaktivasi  pada  permukaan  core  membentuk  ikatan dengan  molekul  gelatin  +  CoCl 2 untuk menempel pada bagian inti.  Setelah  itu,  serat  optik  yang  telah  selesai  dari  proses perendaman  OH  kembali  direndam  dengan  aquades  dan dibersihkan menggunakan alkohol.

## B. Tahap Pembuatan Lapisan Gel Gelatin
Pembuatan film tipis sol-gel dimulai dengan mencampurkan 9 gram serbuk gelatin, 30 ml larutan etanol, 30 ml larutan aquades dan  82  mg  serbuk  CoCl 2 .  Setelah  semua  bahan dan magnetic stirrer dimasukkan  di  dalam gelas beker dan diletakkan diatas hot  plate.  Suhu  hot  plate  diatur  sebesar  70 0 C.  Proses pencampuran  dilakukan  selama  30  menit.  Campuran  yang sudah  tercampur  menggunakan  hot  plate  magnetic  stirrer kemudian  didinginkan  di  udara  terbuka  sampai  1  menit. Pelapisan  serat optik menggunakan teknik dip coating. Teknik ini  dimulai  dengan  dengan  mencelupkan  serat  optik  pada campuran  atau  sol  gel  gelatin  yang  telah  dibuat.  Pelapisan dimulai  dengan  pencelupan  selama  10  detik  kemudian  ditarik. Setelah  pelapisan  selesai,  serat  optik  dibiarkan  pada  tekanan atmosfer dan pada suhu kamar selama 24 jam.

## C. Pembuatan Rangk aian Sensor Kelembaban
Rangkaian  sensor  kelembaban  serat  optik  cladding  gelatin sapi dan babi dirangkai sesuai skema rangkaian yang terdapat pada  Gambar  3  berikut  ini.  Dari  skema  rangkian  pada Gambar 3.6  dapat  dijabarkan  prosesnya  yang  pertama  adalah  Power supply  dihubungkan  dengan  LED  superbright  merah  agar dapat  menyala  dengan  range sebesar 1,8 volt sampai 2,1 volt. LED  dikopling  dengan  serat  optik  plastik  yang  menuju  ke dalam humidity  chamber . Humidity  chamber yang  sudah didesain  dan  terdapat  beberapa  lubang  yaitu  lubang  untuk tempat  masuknya  higrometer,  serat  optik,  serta  pipa  yang
terhubung ke heater tempat masuknya uap panas. Sensor serat optik  disusun  lurus  dan  terhubung  kembali  dengan photodioda.  Photodioda  dicoupling  dengan  arduino  nano yang terhubung dengan laptop.

## D. Penguk uran Sensor Kelembaban
Setelah  rangkaian  sensor  sudah  dirangkai  sesuai  dengan Gambar 3. Kemudian dilakukan pengukuran sensor kelembaban menggunakan  serat  optik  plastik  dengan cladding gelatin dengan  panjang  kupasan  yang berbeda yaitu 3 cm, dan 4 cm. Setelah  pengukuran  dengan  gelatin  sapi  selesai  maka dilanjutkan dengan penggunaan gelatin babi. Beriku t ini adalah serat optik plastik dengan cladding gelatin sapi untuk panjang 3  cm  diletakkan  di  dalam chamber . Power  supply dinyalakan dan  diatur  tegangan  input  sebesar  2,1V sesuai dengan range kerja  dari  LED  merah.  Diukur  %RH  awal  kemudian  %RH dinaikkan  menggunakan  bantuan  uap  air  dari  pipa  yang terhubung dengan heater . Tegangan keluaran dari photodioda yang  berupa  sinyal  analog  dikonversikan  menggunakan arduino  nano  yang  terhubung  dengan laptop sehingga dapat mengubahnya  menjadi  data  digital  dengan  bantuan  software PLX-DAQ  dengan  algoritma  pemrograman  analogreadexcel yang  dapat  langsung  terhubung  dengan  microsoft  excel. Setelah  didapatkan  data  maka  diulangi  langkah  diatas  untuk jenis  gelatin  yang  dipakai  yaitu  babi  dan  sapi  serta  variasi panjang kupasan cladding 3 cm dan 4 cm .

## III. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Dari  Gambar  4  dapat  diketahui  bahwa  sensor  mengalami peningkatan hasil tegangan keluaran hal ini disebabkan adanya perubahan  indeks  bias cladding gelatin  akibat  pengaruh perubahan nilai kelembaban. Kelembaban ditandai oleh adanya jumlah  uap  air  di  udara.  Perubahan  nilai  indeks  bias  gelatin ditentukan  oleh  jumlah  uap  air  yang  diserap  o leh  lapisan gelatin.  Uap  air  yang  diserap  oleh  lapisan  gelatin  akan memasuki rongga-rongga di dalam gelatin yang menyebabakan gelatin membengkak ( swelling ).  Semakin  luas  bagian permukaan  sensor  yang  dapat  menyerap  uap  air  sehingga
Gambar  6.  Hubungan  antara  nilai  RH(%)  terhadap  tegangan  (V)  pada cladding gelatin sapi panjang kupasan 3 cm dan 4 cm.
seiring  dengan  pembengkakan  gelatin  kerapatan  gelatin  akan berkurang yang berakibat indeks biasnya mengecil. Perubahan indeks  bias  pada cladding akibat swelling menyebabkan berubahnya sudut kritis pada pemantulan dalam total di dalam inti  serat  optik  ( core ),  akibatnya  sebagian  energi  cahaya terserap  oleh cladding keluar  dari  inti  serat  secara eksponensial  sebagai  gelombang evanescent .  Penyerapan cahaya yang disebutkan oleh perubahan indeks bias cladding berpengaruh  terhadap  besarnya  intensitas  cahaya  yang dipandu, besarnya perubahan intensitas cahaya yang dipandu secara tidak langsung akibat perubahan kelembaban. Besarnya energi cahaya yang terserap oleh cladding sebagai gelombang evanescent . Semakin tinggi kelembaban relatif maka penyerapan medan evanescent semakin menurun. Menurunnya penyerapan  medan evanescent mengakibatkan  cahaya  yang terpandu  pada  serat  optik  mengalami  peningkatan  dan  pada akhirnya menaikkan tegangan keluaran sensor.
Pada  pengukuran  sensor  ini  terdapat  rugi  daya  dimana masukan  sensor  sebesar  2,1  V  menghasilkan  keluaran  sensor sebesar  (0,02-  0,023)  V  hal  ini  disebabkan  beebrapa  hal  yaitu hamburan,  hamburan  yang  terjadi  adalah  hamburan  pada sumber cahaya yaitu LED dimana diameter LED lebih besar dari diameter  serat  optik  sehingga  sebagian  cahaya  akan dipandu ke  dalam  serat  optik  dan  sebagian akan terhambur keluar dari serat optik.
Dari Gambar 4 sampai 7 dapat diketahui sensor hanya dapat digunakan  pada  pengukuran  dengan  kenaikan  % kelembaban relatif,  sedangkan  untuk  pengukuran  sensor  pada  penurunan nilai  %  kelembaban  relatif,  sensor  tidak  dapat  dilakukan. Apabila ingin mealukan pengukuran sensor dengan penurunan nilai kelembaban relatif maka perlu melakukan penyusutan pada cladding gelatin.
Grafik  yang diperoleh tidak cukup linear untuk rentang nilai kelembaban  yang  diujikan,  yaitu  dari  65%RH  sampai  hingga 82%RH  seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  4  sampai  7  Namun demikian  pada  kurva-kurva  tersebut  ada  yang  cukup  linear sehingga dapat dikatakan rentang ters ebut merupakan rentang terbaik  dari  sensor  tersebut.  Dengan  mengetahui hal tersebut maka dapat dihitung nilai sensitivitas menggunakan hubungan
berikut ini
0 0 V S RH   
(2)
Dengan V  adalah  perubahan tegangan keluaran berupa volt  dan 0 0 RH  adalah  varisi  kelembaban  yang  diujikan.
Untuk hasil nilai sensitivitas disajikan pada Tabel 1.
Diperoleh nilai sensitivitas yang berbeda pada kedua gelatin serta  panjang  kupasannya.  Nilai sensitivitas terbesar terdapat pada  sensor  serat  optik cladding sapi  dan  babi  panjang kupasan  4  cm.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  semakin  panjang kupasan cladding yang diganti dengan cladding gelatin babi dan  sapi  maka  semakin  besar  nilai  sensitivitasnya.  Panjang cladding yang  dikupas  dan  diganti  dengan  gelatin  ini berpengaruh  sebab  semakin  panjang cladding gelatin  maka semakin  luas  juga  bidang  penyerapan  uap  air  yang  ditandai dengan  peningkatan  nilai  kelembaban  udara  sehingga mengakibatkan  nilai  indeks  bias cladding semakin  mengecil. Turunnya  nilai  indeks  bias  cladding  membuat  kedalaman penetrasi mengecil. Semakin kecil kedalaman penetrasi, semakin besar  medan  evanescent  yang  terpandu  sehingga  membuat keluaran  sensor menjadi naik. Saat keluaran sensor mengalami kenaikan  dengan  mendekati  linearitas  dengan  rentang  yang panjang maka sensitivitasnya semakin besar.

## B. Analisis Pengaruh Panjang Kupasan
Variasi panjang kupasan yang digunakan pada penelitian ini adalah  3  cm  dan  4  cm.  Tegangan  keluaran  yang  diukur  pada arduino  nano diukur pada setiap perubahan %RH dimulai dari %RH  yang  diukur  diawal  pengukuran.  Rentang  RH  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  65%  -  82%.  Berikut merupakan  gambar  yang  membandingkan  nilai  tegangan keluaran dengan %RH dari gelatin babi dan sapi p ada panjang kupasan 3 cm dan 4 cm.
Berdasarkan  Gambar  5  dan  6  dapat  diketahui  adanya pengaruh  panjang  kupasan  cladding  terhadap  tegangan keluaran yang dihasilkan. Pada kedua cladding gelatin sapi dan babi rentang hasil tegangan keluaran pada kupasan 3 cm lebih besar  dibandingkan  pada  kupasan  4  cm.  Hal  ini  diakibatkan pada proses pengelupasan jaket ( coating ) terjadi goresan pada inti serat optik sehingga menyebabkan kebocoran cahaya saat dipandu.  Serat  optik  yang  hanya  tersisa  bagian  core  ini  jika diberikan  sumber  cahaya  laser  maka  akan  terjadi  kebocoran cahaya  sepanjang  daerah  kupasan.  Penggunaan  akrilik  dan cutter  dalam  menghilangkan  jaket  menyebabkan  permukaan selubung  (cladding)  sampai  initi  (core)  tergores  yang menyebabkan  normal  bidang  pada  permukaan  berubah. Peristiwa  ini  menyebabkan  berubahnya  nilai sudut kritis pada daerah  kupasan.  Berubahnya  normal  bidang  permukaan menyebabkan  besar  sudut  datang  cahaya  terhadap  normal bidang  berubah  sehingga  terdapat  cahaya  yang  datang lebih kecil dari pada sudut kritisnya. Akibatnya cahaya yang datang lebih  kecil  dari  sudut  kritisnya  akan  dibiaskan  keluar  medium inti  (core)  menuju  selubung  (cladding)  sehingga  terjadi kebocoran cahaya.
T abel 1. Nilai sensitivitas sensor kelembaban serat optik Gelatin Panjang Kupasan (cm) Sensitivitas(V/%RH) Babi 3 0,0066 Babi 4 0,0075 Sapi 3 0,0066 Sapi 4 0,0075

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  diamati hubungan  antara  RH  dengan  tegangan  keluaran  detektor, dapat  disimpulkan  lapisan cladding gelatin+CoCl 2 dapat digunakan  sebagai  elemen  sensor  kelembaban,  karena  sifat optik  gelatin  babi  dan  sapi  yang  sensitif  terhadap  uap  air didapatkan  hasil  dari  pengukuran  dapat  merespon perubahan kelembaban udara sdari 65%-82%RH. Sensor kelembaban serat optik  cladding  gelatin  babi  panjang  kupasan 3 cm merupakan sensor  dengan  nilai linearitas dan rentang respon paling baik, sedangkan  untuk  sensor  yang  mempunyai  sensitivitas tertinggi  terdapat  pada  sensor  serat  optik  cladding  babi  dan sapi  dengan  kupasan  4  cm.gambar  dan  tabel  telah  memenuhi kriteria yang telah disebutkan. Ssensor kelembaban serat optik hanya dapat digunakan pada kenaikan nilai kelembaban relatif.

## V. SARAN
Berapa  saran  dari  peneliti  untuk  penelitian  selanjutnya adalah  untuk  penelitian  selanjutnya,  disarankan  untuk  lebih memvariasi  panjang  kupasan  cladding  serat  optik,  yakni rentang  panjang  kupasan  5  cm  sampai  8  cm  agar  didapatkan nilai  sensitivitas  yang  lebih  baik  dari  serat  optik  saat pengukuran  sensor  kelembaban.  Penggunaan chamber yang
terbuat  dari  bahan  yang  dapat  menyimpan  panas  sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai %RH. Peningkatan nilai kelembaban relative memakai humidifier. Serta dapat dilakukan variasi gelatin yang digunakan selain babi dan sapi contohnya gelatin ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S.  Wayan,  M.  S.  Muntini,  and  A.  M.  Hatta,  “ Pengembangan Sensor  Napas  Berbasis  Serat  Optik  Plastik  dengan  Cladding T erkelupas  untuk  Aplikasi  di  Bidang  Medis,” J.  Fis.  dan  Apl. , vol. 8, no. 2, 2012.
[2] Akhiruddin,  “ Pengembangan  Probe  Sensor  Kelembaban  Serat Optik dengan Cladding Gelatin,” 2006.
[3] Abramczyk,  “ Fundamentals  of  Optical  Fiber  T ransmission,” Berlin, 2008.
[4] A.  Vijayan  and  et  al,  “ Optical  Fiber  Based  Humidity  Sensor Using Co-Polyaniline Clad,” New Delhi, 2008.
[5] B.  D.  Gupta  and  et  al,  “ A  Novel  Probe  For  A  Fiber  Optic Humidity Sensor,” New Delhi, 2001.
[6] K.  Khijwania  and  et  al,  “ An  Evanescent  Wave  Optical  Fiber Relative  Humidity  Sensor  With  Enhanced  Sensitivity,”  USA, 2005.
[7]
Vidia,  “ Perancangan  Sensor  Kelembaban  Menggunakan  Serat Optik Dengan Cladding Gelatin+CoCl2,” Surabaya, 2011.
[8]
G.  Keiser, Optical Fiber Com m unications . New York: Mc Graw
Hill, 1991. [9]
J.  Akhyunul, Tinjauan  Kehalalan  dan  Alternatif  Produksi . Malang: UIN Malang Press, 2008. [10] Gelatin Manufacturers Institute of America,  “ Gelatin
Handbook,” USA, 2012. [11] J.  Power, An Introduction To Fiber Optic System s , 2nd ed. New York: Mc Graw Hill, 1997.
[12] Y. Suematsu, Optical Device And Fiber . T okyo: OHM, 1982.
[13]
M. Yoga, “Rancang  Bangun  Sistem  T ransmisi  Data Menggunakan  Serat  Optik  Pastik  Untuk  Pengukuran  Suhu,” Surabaya, 2011.