EVALUASI KINERJA WEATHERING TEST APPARATUS UNTUK ANALISA LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) SESUAI METODE ASTM D - 1837 DI LABORATORIUM PT PERTA-SAMTAN GAS FRACTIONATION PLANT SEI. GERONG
Ineke Febrina A. 1) , Renti Utami 2) 1,2) Program Studi Teknik Analisis Laboratorium Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia
Abstrak : LPG ( Liquified Petroleum Gas ) merupakan gas hidrokarbon yang diproduksi dari kilang minyak dan kilang gas dengan  komponen utama  gas propana (C 3 H 8 ) dan butana (C 4 H 10 ).   LPG  merupakan bahan bakar berupa gas  yang dicairkan  merupakan  produk  minyak  bumi  yang  diperoleh  dari  proses  distilasi  bertekanan  tinggi.  Sebagai  acuannya laboratorium PT Perta-Samtan Gas Fractionation Plant Sei. Gerong menggunakan metoda pengujian yang berdasarkan pada American  Society  for  Testing  and  Materials (ASTM  D-1837)  terhadap  analisa Weathering  Test. Analisa WeatheringTest ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kemurnian  yang  terdapat    dalam  produk  LPG  dengan  menggunakan Weathering Test Apparatus pada kondisi operasi alat yang telah ditentukan oleh ASTM D-1837. WeatheringTest adalah analisis Volatility yang  dinyatakan  dalam    suhu  penguapan  95%  produk.  Hasil  analisa  ini  dapat  digunakan  sebagai indikasi  adanya  komponenfraksi  berat  (pentana)  pada  LPG.  Hasil  analisa  ini  sangat  berhubungan  langsung  dengan vapor pressure dan density produk. Kata kunci : LPG, WeatheringTest, Vapor Pressure dan density

## 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
LPG ( Liquified Petroleum Gas ) merupakan  gas  hidrokarbon  yang  diproduksi dari  kilang  minyak  dan  kilang  gas  dengan komponen  utama  gas  propana  (C 3 H 8 )  dan butana  (C 4 H 10 ).  LPG  ( Liquified  Petroleum Gas )  merupakan  gas  hidrokarbon  yang  pada tekanan  atmosfir  berbentuk  gas  namun  untuk kemudahan  distribusi  diubah  fasanya  menjadi cair  dengan  menambahkan  tekanan  dan menurunkan suhunya.
PT  Perta-Samtan  Gas Fractionation Plant Sei.  Gerong  memiliki  produk  utama yaitu  LPG Mixed yang  didapat  dari  proses pencampuran  kandungan  propanadan  butana yang  telah  melalui  proses  pemisahan  fraksi  di kolom de-propanizer dan kolom de-butanizer. Sebagai  acuannya  laboratorium  PT  Perta- Samtan  Gas Fractionation  Plant Sei.  Gerong menggunakan metoda pengujian yang berdasarkan pada American Society for Testing and  Materials (ASTM  D-1837)  terhadap analisa Weathering  Test. Analisa Weathering Test ini dilakukan untuk mengetahui kemurnian  yang  terdapat    dalam  produk  LPG dengan menggunakan Weathering Test Apparatus pada kondisi operasi alat yang telah ditentukan oleh ASTM D-1837.
Weathering Test adalah analisis Volatility yang  di  nyatakan  dalam    suhu penguapan 95% produk. Hasil analisa ini dapat digunakan sebagai indikasi adanya komponenfraksi  berat  (pentana)  pada  LPG. Hasil analisa ini sangat berhubungan langsung dengan vapor  pressure dan density produk. Artinya jika hasil analisa Weathering Test tinggi  maka vapor  pressure akan  rendah dan density produk tinggi. Mengingat pentingnya hasil analisa WeatheringTest yang akan  digunakan  sebagai  dasar  menentukan kualitas  dari  produk  LPG  yang  akan  dijual  ke customer maka  dilakukan  uji performance terhadap  alat WeatheringTest dengan  referensi metode  standar  (ASTM  D-1837)    untuk melihat  unjuk  kerja WeatheringTestApparatus . Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  “Evaluasi Kinerja Weathering  Test  Apparatus (ASTM D-1837)  di  Laboratorium  PT  Perta-Samtan Gas Fractionation Plant Sei. Gerong”.

## 1.2. Batasan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis akan  membahas  mengenai  kondisi  operasi Weathering  Test  Apparatus yang  digunakan pada Analisa product LPG sesuai ASTM D- 1837.

## 1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui kondisi operasi  analisa Weathering Test Apparatus dengan menggunakan ASTM D-1837 di laboratorium PT Perta-Samtan Fractionation Plant Sei. Gerong.
2. Untuk  mengetahui  tingkat  kemurnian dalam  produk  LPG  dengan  menggunakan analisa Weathering  Test  Apparatus sesuai ASTM  D-1837  di  laboratorium  PT  Perta- Samtan Fractionation Plant Sei. Gerong . 1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah
1. Mengetahui  kinerja  dari  alat Weathering Test sesuai ASTM D-1837 di laboratorium PT  Perta-Samtan Fractionation  Plant Sei.
Gerong.
2. Mengetahuitingkat kemurnian dalam produk  LPG  dengan  analisa Weathering Test  Apparatus sesuai  ASTM  D-1837  di laboratorium PT Perta-Samtan Fractionation Plant Sei. Gerong.

## 2. TEORI DASAR
2.1. Liquified Petroleum Gas (LPG)
Kata elpiji berasal  dari  pelafalan singkatan bahasa inggris  yaitu  LPG ( Liquified Petroleum  Gas, arti  secara  harfiah  yaitu  “gas minyak  bumi  yang  dicairkan”).    LPG merupakan  bahan  bakar  berupa  gas  yang dicairkan  merupakan  produk  minyak  bumi yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi.  Pada  tekanan  atmosfir  LPG  berbentuk gas namun untuk kemudahan distribusi diubah fasenya  menjadi  cair  dengan  menambahkan tekanan  dan  menurunkan  suhunya.  Volume LPG dalam bentuk cair lebih kecil dibandingkan  dalam  bentuk  gas  untuk  berat yang sama. Karena itu  LPG dipasarkan dalam bentuk  cair  dalam  tabung-tabung  logam bertekanan.  Tabung  LPG  tidak  diisi  secara penuh.  Kapasitas  isi  tabung  LPG  tersebut adalah 80 – 85 %. Sebagai alasan keselamatan dalam  pemakainnya  LPG  diberi  bau  dengan menambahkan methyl mercapthan.
Fraksi  yang  digunakan  sebagai  umpan dapat  berasal  dari  beberapa  sumber  yaitu  dari gas  alam  maupun  gas  dari  hasil  pengolahan
minyak  bumi.  Bila  berasal  dari  gas  alam umumnya  terdiri  dari  ikatan  tunggal  sedang bila berasal dari gas Refinery atau pengolahan minyak  bumi  selain  ikatan  tunggal  akan mengandung  olefin.  Komponen  utama  LPG terdiri dari hidrokarbon ringan berupa propana (C 3 H 8 )  dan  butana  (C 4 H 10 ),  serta  sejumlah kecil etana (C 2 H 6 ) dan pentana (C 5 H 12 ).
LPG  digunakan  sebagai  bahan  bakar untuk  rumah  tangga  dan  industri.  LPG terutama  digunakan  oleh  masyarakat  tingkat menengah  keatas  yang  kebutuhannya  semakin meningkat dari tahun ketahun karena termasuk bahan  bakar  yang  ramah  lingkungan.  LPG harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  khusus dengan  tujuan  agar  aman  dipakai  dalam  arti tidak  membahayakan  bagi  si  pemakai  dan tidak  merusak  peralatan  yang  digunakan  serta efisien  dalam  pemakaiannya  sebagai  bahan bakar yang aman saat di gunakan.
Oleh  sebab  itu  untuk  menjaga  faktor keselamatan, LPG dimasukan ke dalam tabung yang tahan terhadap tekanan yang terbuat dari besi  baja  dan  dilengkapi  dengan  suatu pengatur  tekanan.  Disamping  itu  untuk mendeteksi  terjadinya  kebocoran  LPG,  maka sebelum dipasarkan terlebih dahulu ditambahkan  zat  pembau  ( odor )  sehingga apabila  terjadi  kebocoran  dapat  segera diketahui.  Pembau  yang  ditambahkan  harus melarut sempurna dalam LPG dan tidak boleh mengendap.  Untuk  maksud  itu  digunakan  etil merkaptan  (C 2 H 5 SH)  atau  butil  merkaptan (C 4 H 9 SH).  Sedangkan  dibidang  industri  LPG digunakan  sebagai  pengganti Freon,  aerosol, refrigerant  /  cooling  agent ,  kosmetik  dan dapat  pula  digunakan  sebagai  bahan  baku produk khusus.
Sebagai  bahan  bakar,  gas  LPG  mudah terbakar apabila terjadi persenyawaan di udara. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan perlu  diketahui  beberapa  sifat  khususnya, yaitu:
- Tekanan  gas  LPG  cukup  besar,  sehingga bila terjadi kebocoran LPG akan membentuk gas secara cepat, memuai dan sangat mudah terbakar.
- LPG  menghambur  di  udara  secara perlahan  sehingga  sukar  mengetahuinya secara dini.
- Berat  jenis  LPG  lebih  besar  dari  pada udara sehingga cenderung bergerak kebawah.
- LPG tidak mengandung racun.
- Daya pemanasannya cukup tinggi,  namun tidak  meninggalkan  debu  dan  abu  (sisa pembakaran).
- Cara  penggunaannya  cukup  mudah  dan praktis.
Keuntungan LPG sebagai bahan bakar :
1. LPG  merupakan  energi  yang  bersih,  tidak berbau dan tidak berasap.
2. Mengurangi pencemaran udara.
3. Mempunyai  tekanan  uap  yang  tinggi sehingga tidak perlu pompa dalam mengalirkannya.
4. Lebih  hemat  dalam  penggunaannya  karena mudah diatur .

## 2.2 Jenis dan Komponen LPG
Menurut  keputusan  Direktur  Jendral
Minyak dan Gas Bumi No.26525
K/10/DDJM/2009  spesifikasi  LPG  dapat digolongkan  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  LPG campuran  ( mixed LPG),  LPG  Propana  dan LPG Butana.
Gambar 2.1. Skema Proses Pembuatan LPG Kilang PT Perta-Samtan Gas
LPG mixed adalah  campuran  propana  dan butana  dengan  komposisi  antara  70-80%  dan 20-30%  volume  dan  diberi  odorant  umumnya digunakan  untuk  bahan  bakar  rumah  tangga. LPG  propana  dan  LPG  butana  adalah  LPG yang  masing-masing  mengandung  propana 95%  dan  butana  97,5%  volume  dan  diberi odor ,  umumnya  digunakan  untuk  keperluan industri.

## Tabel 2.1. Parameter Uji LPG Beserta Spesifikasinya
No . Properties Min Max Method 1 Specific Gravity at 60/60 °F to be report ASTM D- 2598-07
2 Vapour Pressure at 100 °F psig 145 ASTM D- 2598-07 3 Weathring Test at 95 % Evaporated Temperature ºF 36 ASTM D- 1837-11 4 Copper Strip Corrosion , 1hr/100°F ASTM No.1 ASTM D- 1838-12a 5 Total Sulfhur grains/100 cuft 15 ASTM D- 6228-98 6 Water Content No Free Water Visual
7 Hydrocarbon Analysis ( GC ) : ASTM D- 2163-14 ɛ1 C 2 % Vol 0.8 C 3 % Vol 97 i-C 4 % Vol n-C 4 % Vol i-C 5 % Vol 2 n-C 5
% Vol 8 Molecular Weight gram/mol to be report Calculatio n 9 Methyl/Ethy l Merchaptan ml/1000 USGal 50 -
Dasar : SK Ditjen Migas No. 26525 K/10/DDJM/2009

## 2.3 Karakteristik LPG
LPG  bila  digunakan  harus  aman,  tidak membahayakan manusia dan lingkungan, tidak merusak  peralatan  dan  efisien  didalam penggunaannya. Agar tujuan tersebut tercapai, LPG  yang  akan  digunakan  harus  memenuhi spesifikasi  yang  telah  ditetapkan  dengan batasan-batasan  tertentu  dan  diperiksa  sesuai dengan standar yang ada. Karakteristik khusus dari LPG sebagai bahan bakar adalah:
- Sifat penguapan,
- Sifat pembakaran dan komposisi,
- Sifat kebersihan,
- Sifat pengkaratan, dan
- Specific gravity.

## 2.3.1 Sifat Penguapan
Kemampuan  menguap  adalah  sifat paling  penting  dalam  penggunaan,  LPG  harus cukup mudah menguap agar mudah dinyalakan  diwaktu  dingin.  Seperti  diketahui saat  dalam  tabung  gas  LPG  adalah  berbentuk cair,  namun  saat  dipakai  dalam  kompor  (pada tekanan  atmosfer)  dengan  cepat  LPG  berubah menjadi gas. Sifat penguapan LPG dinyatakan dengan  tekanan  uap  dan volatility .  Tekanan uap  menyatakan  besarnya  tekanan  yang dihasilkan  dari  uap  LPG  saat  berubah  fase menjadi  gas  pada  100°F  dengan  metoda ASTM D 1267 sedangkan volatility menyatakan besarnya temperatur yang diperlukan  untuk  menguapkan  sebanyak  95% volume  komponen  hidrokarbon  didalam  LPG. Tekanan uap dibatasi maksimum 145 psig dan volatility dibatasi  maksimum  36°F.  Tujuan pemeriksaan tekanan uap ialah untuk menjamin  keselamatan  dalam  penyimpanan, penyaluran, dan pengangkutan terutama untuk daerah  yang  mempunyai  iklim  berubah-ubah dan  untuk  menentukan  kondisi  desain  tempat penyimpanan  serta container pengapalan. Tujuan  pemeriksaan volatility ialah  untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  pembakaran  dari LPG.

## 2.3.2 Sifat Pembakaran dan Komposisi
Sifat  pembakaran  akan  menunjukan kualitas  pembakaran  yang  dihasilkan,  dimana pada  saat  digunakan  sebagai  bahan  bakar untuk  kompor,  LPG  harus  memberi  daya pemanasan  yang  baik  dengan  warna  api kompor  yang  biru  dan  tidak  memberi  asap. Sifat  pembakaran  ditunjukkan  dengan  nilai kalori. Nilai kalori  tergantung pada komposisi dan komposisi ditunjukkan melalui % komposisi  hidrokarbon.  Dengan  membatasi jumlah  hidrokarbon  yang  lebih  ringan  dari komponen  utama  maka  pengendalian  tekanan uap  diperbaiki,  sedang  pembatasan  jumlah
komponen  yang lebih  berat  memperbaiki sifat penguapanya.
Agar  api  kompor  berwarna  biru,  maka komposisi  utama  campuran  propana  dan butana  harus  minimum  97%  vol.  Sebaliknya jika  LPG  mengandung  fraksi  C 5 + lebih  dari maksimumnya  yaitu  2%  vol  maka  nyala  api kompor agak kemerah-merahan. Jadi agar sifat pembakaran menjadi lebih baik maka komposisi  C 2 harus  maksimum  0.8%  vol,  C 3 dan C 4 minimum 97% vol serta kandungan C 5 maksimum 2% vol.

## 2.3.3 Sifat Kebersihan
Sifat  kebersihan  ditunjukkan  dengan ada  tidaknya  senyawa impurities yang merugikan  dalam  penggunaan  LPG  yaitu kandungan air dan kandungan sulfur. Kandungan sulfur yang besar dapat menimbulkan korosi pada peralatan, pencemaran  udara  pada  hasil  pembakarannya dan turunnya nilai kalori. Sedangkan kandungan  air  yang besar dapat  menimbulkan turunnya  nilai  kalori  dan  kebuntuan  pada sistem  penyaluran  LPG.  Senyawa  sulfur  yang merupakan  penyebab  utama  korosi  adalah hidrogen sulfida, karbonil sulfida dan kadang- kadang  elemen  sulfur.  Kandungan  sulfur ditentukan melalui pengujian total sulfur  yang dibatasi  maksimum  15  grains/100  cuft. Maksimum kadar sulfur memberikan gambaran mutu LPG  yang lebih lengkap. Dan untuk  kandungan  air  dalam  LPG  ditentukan secara visual yang dapat berbentuk hidrat atau uap air dalam fase gas 2.3.4 Sifat Pengkaratan Sifat pengkaratan menunjukan
kemampuan LPG untuk menimbulkan kerusakan  pada  peralatan  yang  digunakan akibat korosi yang disebabkan adanya kandungan sulfur. Sifat pengkaratan ditunjukkan  melalui  pengujian copper  strip corrosion metode  ASTM  D-1838  dengan membandingkan warna copper strip / lempeng tembaga  yang  telah  direndam  didalam  sampel LPG  sesuai  kondisi  pengujian  terhadap  warna standar copper  strip ASTM.  Untuk  LPG
dibatasi  maksimum  No.1  pada  klasifikasi warna standar.
2.3.5 Spesific Gravity Specific gravity merupakan
perbandingan  berat  dan  volume  LPG  dengan perbandingan  berat  dan  volume  yang  sama dari air pada temperatur 60°F  yang ditetapkan dengan  metode  ASTM  D-2598. Specific gravity tergantung pada % komposisi hidrokarbon dalam LPG. Spesific gravity yang besar  berarti  komponen  fraksi  beratnya  yaitu pentana  juga  besar.  Karena  komposisi  juga berhubungan dengan tekanan uap dan volatility , maka batasan dari sifat-sifat tersebut merupakan  batasan  bagi specific  gravity . Tujuan  pemeriksaan specific  gravity ialah untuk  perhitungan berat  LPG  yang ditampung dalam tempat penimbunan berdasarkan volume  yang  telah  diketahui  dan  perhitungan berat untuk keperluan transaksi.
2.4.  Aplikasi Liquified  Petroleum  Gas
(LPG)
Liquified  Petroleum  Gas terutama digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga maupun industri. LPG dapat juga digunakan untuk bahan baku pabrik petrokimia  dan  bahan  bakar  kendaraan bermotor sebagai alternatif pengganti gasoline. Secara  umum,  aplikasi  LPG  campuran  dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Liquified  Petroleum  Gas (LPG)  sebagai bahan bakar.
Keuntungan  pemakaian  LPG  sebagai bahan bakar antara lain:
 LPG  merupakan  sumber  energi  yang bersih, tidak berasap dan tidak berbau.
 Mempunyai  tekanan  uap  yang  tinggi, sehingga  tidak  memerlukan  pompa untuk mengalirkannya.
 Tidak menimbulkan pencemaran udara
 Memiliki daya pemanasan dan efisiensi tinggi terhadap peralatan.
 Untuk  penggunaan  jangka  panjang lebih menghemat biaya.
 Peralatan  memasak  dan  ruang  dapur lebih bersih.
Sektor-sektor  yang  memanfaatkan  LPG sebagai bahan bakar antara lain :
 Pada  sektor  rumah  tangga,  LPG digunakan  untuk  kompor,  pemanas  air dan lampu penerangan.
 Pada  sektor  industri,  LPG  digunakan untuk  pabrik  gelas,  oven  pembuatan roti dan pabrik keramik.
2. Liquified  Petroleum  Gas (LPG)  bukan bahan bakar.
LPG dimanfaatkan sebagai bahan penekan pada  produk aerosol karena  memiliki tekanan uap yang tinggi, antara lain :
 Obat nyamuk aerosol,
 Kosmetik aerosol , dan
 Cat aerosol.

## 2.5    Faktor Keselamatan
Keselamatan  merupakan  faktor  utama dalam  menunjang  kebersihan  distribusi  dan pemakaian,  sehingga  konsumen  tidak  perlu merasa ragu-ragu dalam pemakaiannya. Untuk mempermudah  distribusi,  LPG  ( Liquified Petroleum  Gas) dimasukkan  kedalam  suatu tabung  (container)  dari  bahan  baja  yang dilengkapi  dengan  katup  pengaman  ( safety valve) agar menjaga LPG tidak meledak karna memgingat  ketentuan  yang  telah  di  tentukan sesuai standart.

## 2.6 Pengertian Weathering Test
Weathering Test adalah analisis Volatility yang  dinyatakan  dalam    suhu penguapan 95% produk dan untuk mengetahui kemurnian  LPG,  hasil  analisa  ini  dapat digunakan  sebagai  indikasi  adanya  komponen Pentana,  fraksi  berat    dalam    tipe  LPG.  Hasil analisa  ini  sangat  berhubungan  langsung dengan vapor  pressure dan  densiti  produk, artinya  jika  hasilnya  tinggi  maka vapor pressure akan  rendah  dan  densiti  produk tinggi.Tujuan  pemeriksaan  tekanan  uap  yaitu untuk menjamin keselamatan dalam penyimpanan,  penyaluran,  dan  pengangkutan terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai  iklim  yang  berubah-ubah  dan tujuan  pemeriksaan volatility, yaitu  untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  pembakaran  dari
LPG. Batas maksimum Weathering Test dalam spesifikasi adalah 36 ºF.
Gambar 2.2 . Flow DiagramWeathering Test Apparatus

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada adalah  penelitian  kuantitatif  dengan  proses penelitiannya  langsung  melakukan  observasi ke lapangan.
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Lokasi pengambilan data untuk melengkapi  tugas  akhir  ini  dilaksanakan  di Laboratorium PT Perta-Samtan Gas Fractionation Plant Sei. Gerong yang dilakukan selama 2 bulan.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Didalam  penyusunan  tugas  akhir  ini, penulis  menggunakan  beberapa  metode  untuk memperoleh  data  yang  akan  diolah.  Metode pengumpulan data meliputi :
 Metode Observasi (Studi Lapangan)
Metode  yang  digunakan  dengan  cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan tentang    peralatan  dan  bahan  yang digunakan,  serta  prosedur  kerja  untuk
Evaluasi Kinerja Weathering Test Apparatus (ASTM D-1837)
 Wawancara
Metode  yang  digunakan  dengan  cara melakukan  wawancara  langsung  dengan pembimbing  lapangan  dan  analis  di Laboratorium PT Perta-Samtan Fractionation  Plant Sei.  Gerong.  Selain
itu  juga,  metode  ini  merupakan  metode diskusi  untuk  mendiskusikan  materi  yang belum jelas dengan cara melakukan proses tanya  jawab  sesuai  dengan  teori  dan pengalaman lapangan  Studi Pustaka Metode  yang  digunakan  dengan  cara mengumpulkan  sumber-sumber  berupa buku-buku  serta  data sheet yang  terdapat di  Laboratorium  PT  Perta  Samtan  Gas
Fractionation Plant Sei. Gerong . 3.1 Prosedur Pengujian Gambar  di  bawah  ini  menunjukkan garis besar tahapan dalam melakukan pengujian  ini  mulai  dari  persiapan  terhadap sampel  yang  digunakan  sampai  mendapatkan hasil analisisnya  yang selanjutnya akan diolah secara statistika untuk mendapatkan kesimpulan  nilai  akhir  yang  sesuai  dengan tujuan.
Gambar 3.1 Prosedur Pengujian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Analisis Weathering Test
Berdasarkan  Pengujian Weathering Test sampel tersebut diujikan sebanyak 36 kali pengujian.  Berikut  ini  adalah  hasil  analisis Weathering  Test upstream produk  LPG menggunakan Weathering Test Apparatus.
Persiapan Sampel : Upstream Produk LPG
Persiapan  Alat Weathering Test
Laporkan Hasil analisis Weathering Test dalam suhu penguapan 95 % Produk
Selesai
Tabel  4.1.  Data  Hasil  Analisis Weathering Test Sampel LPG

## 4.2 Pembahasan
Dari  tabel  data  hasil  analisis  diatas, diketahui  bahwa  sampel  tersebut  diujikan sebanyak  36  kali  pengujian.  Dimana  dari  36 kali  pengujian  tersebut  dilakukan  dengan pengambilan  sampel  4  kali  dan  pengambilan sempel dilakukan dengan cara 3 bomb sampel disambung  menjadi  satu.  Dari  pengujian  yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2017 didapat hasil Weathering  Test 34,16  ˚F  yang  berarti On spec, pada  30  Maret  2017  didapat  hasil Weathering  Test 33,80  ˚F  yang  berarti On
spec, pada  06  april  2017  didapat  hasil Weathering Test 35,24 ˚F yang berarti On spec dan pengujian yang dilakukan pada tanggal 23 Maret  2017  didapat  hasil Weathering  Test 41,00 ˚F yang berarti Off Spec .
Hasil  Analisa Weathering Test tersebut didapat  dengan  kondisi  operasi  alat  sesuai dengan ASTM  D-1837 serta hasil Weathering Test sangat  berpengaruh  terhadap  pembuatan certificate of quality. Apabila hasil Weathering  Test didapat  hasil  yang On  spec serta Parameter Uji LPG beserta spesifikasinya telah terpenuhi maka certificate of quality baru dapat  dikeluarkan  oleh  analis  di  laboratorium untuk didistribusikan. Analisa Weathering Test adalah  analisa Volatility yang  dinyatakan dalam  suhu penguapan 95% produk dan untuk mengetahui  kemurnian  LPG.  Hasil  analisa  ini sangat  berhubungan  langsung  dengan  Sifat penguapannya dapat dinyatakan dengan tekanan uap dan volatility . Tujuan pemeriksaan tekanan uap yaitu untuk menjamin  keselamatan  dalam  penyimpanan, penyaluran, dan pengangkutan terutama untuk daerah-daerah  yang  mempunyai  iklim  yang berubah-ubah dan tujuan pemeriksaan volatility yaitu  untuk  mengetahui  tingkat efisiensi pembakaran dari LPG.
Batas  maksimum Weathering  Test dalam  spesifikasi  adalah  36  ºF  dengan  tingkat produksi  yang  tinggi  sehingga  kualitasnya harus selalu dipastikan agar tetap berada dalam spesifikasi,  salah  satunya  yaitu  melakukan analisis Weathering Test terhadap produk LPG  tersebut.  diketahui  bahwa  komposisi yang terdapat didalam sampel produk LPG ada enam  komponen  hidrokarbon  yaitu  etana, propana,  normal  butana,  iso  butana,  normal pentana  dan  iso  pentana.  Komposisi  yang dominan yaitu propana, normal butana, dan iso butana  yang  merupakan  komposisi  utama penyusun sampel produk LPG yang dihasilkan oleh PT Perta-Samtan Gas.
Sedangkan komposisi lainnya merupakan  impurities  yang  masih  berada dalam  batasan  spesifikasinya.  LPG  bila digunakan  harus  aman,  tidak  membahayakan manusia  dan  lingkungan,  tidak  merusak peralatan dan efisien didalam  penggunaannya.
Tabel Hasil Analisa Weathering Test
Date No . Hasil Weath
ering Test maks.36˚F
WT 1 WT 2 W T3 WT 4 16 /03 /2 0 1 7 1 34,16 34,16 34,16 34,16 23 /03 /2 0 1 7 2 41,00 41,00 41,00 41,00 30 /03 /2 0 1 7 3 33,80 33,80 33,80 33,80 06 /04 /2 0 1 7 4 35,24 35,24
35,24 35,24 WT 5 W T6 WT 7 WT 8 W T9 34,16 34,16 34,16 34,16 34,16 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 33,80 33,80 33,80 33,80 33,80 35,24 35,24 35,24 35,24 35,24
Agar  tujuan  tersebut  tercapai,  LPG  yang  akan digunakan  harus  memenuhi  spesifikasi  yang telah ditetapkan dengan batasan-batasan tertentu  dan  diperiksa  sesuai  dengan  standar yang  ada.  Adapun  salah  satu  karakteristik khusus  dari  LPG  yang  berkaitan  dengan analisa weathering test yaitu sifat penguapan.

##  Sifat Penguapan
Kemampuan  menguap  adalah  sifat  paling penting  dalam  penggunaan,  LPG  harus  cukup mudah  menguap  agar  mudah  dinyalakan diwaktu  dingin.  Seperti  diketahui  saat  dalam tabung gas LPG adalah berbentuk cair, namun saat  dipakai  dalam  kompor  (pada  tekanan atmosfer) dengan cepat  LPG berubah menjadi gas.  Sifat  penguapan  LPG  dinyatakan  dengan tekanan uap dan volatility . Volatility menyatakan besarnya temperatur yang diperlukan  untuk  menguapkan  sebanyak  95% volume  komponen  hidrokarbon  didalam  LPG. Tekanan uap dibatasi maksimum 145 psig dan volatility dibatasi maksimum 36°F.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu : 1. Dari  pengujian Weathering  Test sesuai ASTM  D-1837  pada  tanggal  16  Maret,  30 maret  dan  06  April  2017  hasil Weathering Test yang di dapatkan, yaitu on spec karena hasil  analisa  tersebut  tidak  melebihi  batas spesifikasi . Sedangkan analisa pada tanggal 23  Maret  2017  hasil Weathering  Test tersebut Off  Spec karena  hasil  melebihi batas  spesifikasi  dan    untuk  kinerja  alat Weathering Test ini digunakan secara sama sesuai  Prosedur  saat  pengujian  sehingga hasil  yang off  Spec bukan  disebabkan  oleh kesalahan alat tetapi sampel.
2. Hasil  analisa Weathering  Test dapat digunakan sebagai indikasi adanya komponen fraksi berat (pentana) pada LPG, hasil  analisa Weathering  Test sangat berhubungan langsung dengan vapor pressure dan density produk  sehingga apabila  hasil Weathering  Test tinggi  maka
vapor  pressure akan  rendah  dan density produk tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
American  Society  for  Testing  and  Materials ASTM D-86. 2012. Standard Test Method for Distilation of Petroleum products at Atmospheric  Pressure. Philadelphia  :  ASTM International.
Bal,  Florensia  J.  De  A.  M.  2016. Evaluasi Minyak  Bumi  Berdasarkan  Distilasi  True Boiling Point (TBP) dan Hempel di PPTMGB Lemigas. Politeknik  Akamigas  Balongan Indramayu : “Tugas Akhir Tidak Diterbitkan”.
Ginting,  Jadinta.,  et.al.  2014.  Evaluasi  Proses Pembuatan Avtur (Aviation Turbine) Berdasarkan  Analisa  Sifat  Fisik  dan  Kimia Minyak  Mentah  (Crude  Oil)  di  PT  Pertamina RU  II  Dumai. Jurnal  Ilmu  Teknik. 2  (3),  hlm. 2338-7459.
Hardjono,  A.  2001. Teknologi  Minyak  Bumi. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
Jonathan,  Sarwono.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta : Graha Ilmu.
Keputusan  Direktur  Jendral  Minyak  dan  Gas Bumi.  1979.  Bahan  Bakar  Jet  (AVTUR)  No. 002/P/MD/Migas/1979.  Jakarta  :  Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi.
Keputusan  Direktur  Jendral  Minyak  dan  Gas Bumi.  1990.  Bahan  Bakar  kerosin  No. 17.K/72/DJM/1999  Tanggal  16  April  1999. Jakarta  :  Direktur  Jendral  Minyak  dan  Gas Bumi.
Matnuri.  2003. Kertas  Kerja  Wajib “ Evaluasi Minyak  Bumi  Jene  Sebagai  Bahan  Baku Kerosine  dengan  Distilasi  Sibata ”.  Cepu  : STEM AKAMIGAS.
The  Institute  of  Petroleum  170.  1965. Determination  of  Denstiy  or  Relative  Density
of Petroleum Product by Pycnometer. London : The institute of Petroleum.
The  Institute  of  Petroleum  170.  2007. Petroleum  Products  and  Other  Liquids Determination  of  Flash  point  (Abel  Closed Cup  Methode). London  :  The institute  of Petroleum.