## ANALISIS DOSIS EFEKTIF ORGAN PARU PASIEN THORAKS MENGGUNAKAN OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE DOSIMETER (OSLD)
Rinnesa Apria Ernando 1 , Vanessa Illona Giovanni 1 , Fitra Ramadana 1 , Sri Oktamuliani 1* , Hasnel Sofyan 2
1 Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Indonesia.
2 PRTKMMN ORTN-BRIN, Pasar Jum’at Lebak Bulus Jakarta Selatan.
* e-mail: srioktamuliani@sci.unand.ac.id

## ABSTRAK
Instalasi radiologi adalah penunjang pelayan medik di rumah sakit yang memanfaatkan sinar-X untuk keperluan diagnosis terutama organ paru pada pasien thoraks. Paparan sinar-X dapat merusak jaringan dan sel, namun dalam paparan yang sesuai dengan prinsip as low as reasonably achievably (ALARA) dapat memberikan manfaat yang dapat membatasi pasien dari bahaya efek akibat pemakaian sumber radiasi pengion. Penelitian ini bertujuan menghitung dosis efektif pada organ paru yang diterima oleh pasien menggunakan dosimeter pasif berjenis optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) di salah satu rumah sakit di kota Padang. Pengambilan data dilakukan terhadap 20 pasien dewasa usia 20-50 tahun dengan mengukur massa dan tinggi pasien dan OSLD nanoDots dipasangkan pada area thoraks untuk menghitung dosis serap oleh pasien. Data demografi pasien menunjukan bahwa terdapat 50% pasien yang memiliki indek massa tubuh (IMT) normal, 15% pasien dengan IMT gemuk tingkat ringan, 30% IMT gemuk tingkat berat, dan 5% IMT kurus. Dosis yang terbaca pada OSLD nanoDots adalah dosis serap. Dosis efektif yang diterima oleh pasien dihitung dari besarnya dosis serap yang diterima pasien dikalikan dengan faktor bobot radiasi dan organ. Pasien dengan pemberian tegangan 58,5 kVp dan 6,30 mAs menerima dosis efektif tertinggi pada organ paru sebesar 0,027 mSv dan pasien dengan pemberian tegangan 125 kVp dan 1,33 mAs. Hal ini menunjukkan bahwa pasien dengan waktu papar lebih lama, akan menerima dosis yang lebih tinggi walaupun diberikan energi radiasi yang besar kepada pasien.
Kata Kunci : Dosis efektif; kVp; mAs; OSLD nanoDots; Thorax

## ABSTRACT
[Title: Effective Dose Analysis of Thorrax Patients Using Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OLSD)] The radiology installation supports medical services in hospitals that use X-rays for diagnostic purposes, especially for the lungs in thoracic patients. X-ray exposure can damage tissue and cells, but following the principle of as low as reasonably achievable (ALARA) can provide benefits that can limit the patient from the harmful effects of using ionizing radiation sources. The study aims to calculate the effective dose to the lungs received by the patient using a passive optically stimulated luminescence dosimeter (OSLD) in one of Padang's hospitals. Data were collected on 20 adult patients aged 20-50 years by measuring the patient's mass and height, and OSLD nanoDots were placed in the thoracic area to calculate the absorbed dose by the patient. Patient demographic data showed that 50% of patients had an average body mass index (BMI), 15% of patients with a mild BMI of fat, 30% of a BMI of severe fat, and 5% of a lean BMI. The dose read on the OSLD nanoDots is the absorbed dose. The effective dose received by the patient is calculated from the absorbed dose received by the patient multiplied by the radiation and organ weight factor. Patients who were given a voltage of 58.5 kVp and 6.30 mAs received the highest effective dose to the lungs of 0.027 mSv and patients who were given a voltage of 125 kVp and 1.33 mAs. The results show that patients with longer exposure times will receive higher doses, even given a large amount of radiation energy.
Keywords: Effective Dose; kVp; mAs; OSLD nanoDots; Thorax

## PENDAHULUAN
Radiasi  merupakan  pancaran  energi  melalui suatu  ruang  dalam  bentuk  panas,  pertikel  atau gelombang  elektromagnetik  dari  sumber  radiasi. Pemanfaatan radiasi telah banyak berkembang dalam bidang  kesehatan  salah  satunya  yaitu  bidang
radiodiagnostik  (Akhadi,  2000).  Unit  pelayanan radiologi  merupakan  salah  satu  instalasi  penunjang medik yang berhubungan dengan penerapan berbagai teknologi  pencitraan  dengan  menggunakan  sumber radiasi pengion. Sumber radiasi pengion mempunyai
daya  tembus  yang  sangat  besar  sehingga  mampu menembus bahan yang dilaluinya, salah satunya yaitu berasal dari pesawat sinar-X (Widayati dkk, 2013). Radiasi yang digunakan pada bidang radiodiagnostik ini merupakan sinar-X. Pemeriksaaan radiologi thorax adalah  salah  satu  pemeriksaan  yang  paling  banyak dijumpai dalam semua pemeriksaan radiologi. Jamal dkk.  (2020)  melakukan  penelitian  estimasi  dosis serap  organ  dalam  pemeriksaan rontgen dada  pada phantom menggunakan  OSLD  nanoDots.  Hasil penelitian  dengan  penggunaan phantom dosis  serap organ  pada  populasi  anak  usia  dua  tahun  dapat diperkirakan.  Perbedaan  faktor  paparan  yang diberikan kepada pasien menghasilkan nilai dosis yang berbeda.  Kenaikan  tegangan  tabung  (kVp) meningkatkan dosis yang diserap pasien.
Dosimeter  merupakan  sebuah  perangkat  yang digunakan  untuk  mengukur  dosis  radiasi  pengion (Hourdakis  dan  Nowotny,  2007).  Dosimeter  yang digunakan  dalam  aplikasi  dosimetri  medik  dapat dibagi  berdasarkan  jenis  stimulasi  yang  diberikan dalam  proses  pembacaan  yaitu  TLD  dan  OSLD. Sofyan  dan  kusumawa  (2012)  telah  melakukan perbandingan respon dosimeter TLD-100 dan TLD- 100H  dengan  dosis  5  mGy  menggunakan  pesawat sinar-X.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada dosis 5 mGy yang termasuk ke dalam dosis rendah, TLD-100H memiliki sensitivitas 23 kali lebih tinggi dari TLD-100. Hanifatunnisa dkk. (2018) melakukan perbandingan  sensitivitas  TLD-100H  dan  OSLD nanoDots  dalam  aplikasi  medis  pemantauan  dosis rendah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sensitivitas OSLD  nanoDots  memiliki  kestabilan  respon dibandingkan dengan TLD-100H.
OSLD  merupakan  salah  satu  jenis  dosimeter pasif yang digunakan untuk pemantauan dosis radiasi untuk  perorangan  maupun  lingkungan.  OSLD berbentuk  zat  padat  terbuat  dari  bahan  kristal alumanium  oksida  yang  didoping  karbon (Al ₂ O ₃ :C).  Fenomena  OSL  pada  proses  kerja OSLD  menggunakan  prinsip  model  pita  energi ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 . Diagram Proses OSL Sumber: (Pham, 2013)
Bahan Luminescence termasuk bahan isolator yang  mempunyai  model  daerah  energi  terdiri  atas daerah  valensi,  daerah  perangkap,  dan  daerah konduksi.  Fosfor  akan  menyerap  energi  radiasi pengion (1) yang datang sehingga terbentuk elektron- elektron bebas yang dapat meloncat dari pita valensi menuju  pita  konduksi  (2).  Kemudian  dalam  pita konduksi  elektron-elektron  bergerak  bebas  dan elektron-elektron  tertangkap  ke  dalam  perangkap elektron  yang  dangkal  dimana  tingkat  energi  dekat dengan pita konduksi, kedekatan ini memungkinkan untuk melompat kembali dari perangkap dangkal ke perangkap sedang setelah penyinaran  (3). Elektron terperangkap  pada  perangkap  elektron  sedang  (4), beberapa lapisan perangkap digambarkan karena ada spektrum cahaya yang secara optik dapat merangsang elektron keluar dari lapisan perangkap OSL, energi pada perangkap tidak terlalu dalam sehingga muatan energi tidak dapat dilepaskan dengan cahaya tampak. Kemudian  (5),  terjadi  loncatan  elektron  yang terperangkap  pada  perangkap  dalam  yang  posisinya jauh  dari  pita  konduksi,  sehingga  (6)  elektron terfotostimulasi artinya jika cahaya diberikan kepada fosfor  maka  elektron-elektron  dan  lubang  akan melepaskan  diri  dari  perangkap  masing-masing  dan selanjutnya  akan  berkombinasi  di  pusat  luminesensi dan  akan  memancarkan  cahaya  biru  terukur  (7) (Pham, 2013).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya,  Peneliti melakukan  studi  mengenai  dosis  efektif  organ  paru yang  diterima  oleh  pasien  thoraks  berdasarkan perbedaan  kVp  dan  mAs  yang  diberikan  selama penyinaran menggunakan OLSD nanoDots.

## METODE
Penelitian  melibatkan  20  pasien  dengan  usia (20-50)  tahun  pada  pemeriksaan  foto thorax mengggunakan OSLD nanoDots di Instalasi Radiologi di  salah  satu  rumah  sakit  di  Kota  Padang.  Pasien ditimbang  massa  dan  diukur  tinggi  badannya  untuk memperoleh IMT pasien dengan persamaan sebagai berikut:
𝐼𝑀𝑇 = &'((' )*+*,  -. )/0../ +'1'0  & 2 (1) Batas ambang IMT untuk Indonesia ditentukan dengan  merujuk  Peraturan  Kementrian  Kesehatan RI, 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . IMT Indonesia KATEGORI IMT Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat Kekurangan berat badan tingkat ringan < 17,0 17,0 – 18,4 Normal 18,5 – 25,0 Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan Kelebihan berat badan tingkat berat 25,1 – 27,0 > 27,0
OSLD nanoDots dari LAUNDAUER digunakan untuk menangkap radiasi sinar-X.  OSLD nanoDots berbentuk  chip  yang  memiliki  ukuran  (1 × 1 × 0,2) cm ³ dan memiliki kode batang 2D yang menyertakan sensitivitas  informasi  kode  dan  nomor  seri  yang bertujuan  agar  mudah  mengidentifikasi  OSLD  saat pembacaan  dosis  (Gambar  2a).    OSLD  nanoDots dipasangkan  pada thorax pasien  (Gambar  2b),  dan dicatat  kVp  serta  mAs  yang  terdapat  pada  kontrol panel saat pasien disinari sinar-X.
Gambar 2 . (a) OSLD nanoDots dan (b) pemasangan OLSD pada pasien OSLD  dibaca  menggunakan microstar  reader dengan  cara  memindai  scan  barcode  yang  ada  pada OSLD. Proses pembacaan setiap OSLD oleh detector hanya  memerlukan  waktu  0,03  detik.  Skema pembacaan OSL dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Skema Proses Pembacaan OSL (Sumber : Kry, 2020)
Pada Gambar 3 menunjukkan skema pembacaan microstar  reader .  Cahaya  dipancarkan  dari  LED  yang berguna  untuk  merangsang  emisi  cahaya  dari dosimeter yang dikumpulkan oleh photomultiplier tube (PMT)  melalui  filter  pandu  cahaya  untuk
menghilangkan  cahaya  stimulasi  yang  tidak diinginkan.  Keluaran  PMT  setara  dengan  jumlah foton  yang  dihasilkan  OLS  sehingga  nilai  keluaran dari  dosis  serap  juga  sebanding  dengan  foton  yang dihasilkan.  Proses  iluminasi  terus  menerus  terjadi pada dosimeter OSLD dan ketika indikator LED pada microstar sudah mati hal ini menunjukkan data yang diperoleh dari pembacaan OSLD telah direkam. Data rekaman  dosis  serap  OSLD  dalam  satuan  mrad (Yukihara  and  McKeever,  2008).    Dosis  serap dikonversi  ke  dalam  satuan  miliGray  (mGy)  dan didefenisikan sebagai dosis radiasi yang diserap satu joule per kilogram.
Dosis efektif adalah hasil perkalian dosis serap terhadap  faktor  bobot  radiasi  dan  faktor  bobot jaringan/ organ, menggunakan persamaan 2.
Hᴇ = Wт . Wʀ . Dт. ʀ (2) H ᴇ adalah dosis efektif (Sv), W т adalah faktor bobot organ atau jaringan (Sv), W ʀ adalah faktor bobot dari radiasi (untuk sinar-X bernilai satu) dan D т . ʀ adalah dosis  serap  organ  atau  jaringan  dari  radiasi  (Gy). Berdasarkan  tetapan International  Commission  on Radiological  Protection (ICRP),    faktor  bobot  radiasi sinar- X adalah satu dan faktor bobot masing – masing jaringan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 . Faktor bobot jaringan / organ tubuh No Jenis Jaringan / Organ W т 1 Gonad 0,20 2 Sumsum tulang merah 0,12 3 Usus besar 0,12 4 Paru-paru 0,12 5 Lambung 0,12 6 Bladder 0,05 7 Payudara 0,05 8 Hati 0,05 9 Oseophagus 0,05 10 Thyroid 0,05 11  Kulit 0,01 12  Permukaan tulang 0,01 13  Organ sisa 0,05

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Demografi Pasien
Rentang  usia  pasien  20  –  50  tahun  digunakan dalam penelitian analisis dosis efektif pasien thoraks pada  salah  satu  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  di kota  Padang.  Demografi  pasien  dalam  dilihat  pada Tabel 3.
Tabel 3 . Demografi pasien
Karakteristik Nilai Jenis kelamin Laki-laki 10 Perempuan 10
Rentang IMT (kg/m ² ), jumlah (%) <17 1   (5,0) 18,5-25 10 (50,0) 25,1-27 3   (15,0) > 27 6   (30,0)
Data  demografi  pasien  menunjukkan  bahwa terdapat  50%  pasien  yang  memiliki  indek  massa tubuh (IMT) normal, 15% pasien dengan IMT gemuk tingkat ringan, 30% IMT gemuk tingkat berat, dan 5% IMT kurus  yang digunakan pada penelitian ini.

## Dosis Radiasi Sinar-X yang Diterima Pasien
Dosis  radiasi  yang  diterima  oleh  setiap  pasien dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Dosis radiasi yang diterima setiap pasien
Inisial Pasien IMT kVp mAs Dosis serap (mGy) SA 11,42  109,00  0,86 0,016 AJ 19,05 63,00  5,60 0,545 R 19,95  109,00  1,52 0,026 YF 20,45  117,00  1,25 0,309 D 21,45 58,50  6,30 0,020 DW 22,28  117,00  1,01 0,010 HY 22,58 75,00  5.0 0,200 R 22,83 61,50  6,30 0,039 RS 23,80  125,00  1,44 0,040 HT 24,09  125,00  1,03 0,040 FA 24,24 58,50  6,30 0,276 DA 25,78  109,00  1,33 0,061 ES 26,06  109,00  3,27 0,053 F 26,12 58,50  6,30 0,030 S 28,72  125,00  1,33 0,001 WB 29,07 58,50  6,30 0,225 YA 29,69  125,00  1,29 0,022 ES 30,42  109,00  2,22 0,008 RW 34,95 61,50  6,30 0,055 LS 46,49 64,50  7,10 0,010 min 11,42 58,50  0,86 0,001 maks 46,49  125,00  7,10 0,545 Rerata 25,47 91,93  3,53 0,099 Deviasi 7,04 28,36  2,50 0,141
Dari data penyinaran radiasi sinar-X pada pasien (Tabel 4), diketahui bahwa penyinaran sinar-X pada pasien tidak mempertimbangkan IMT pasien. Hal ini dikarenakan  pesawat  sinar-X  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  sistem  pengendali paparan otomatis ( Automatic Exposure Control – AEC). Pada  sistem  ini  radiografer  menilai  pasien  secara subjektif  berdasarkan  pengalaman  memutuskan pasien kurus, normal atau gemuk untuk mendapatkan hasil  citra  yang  jelas  (Vinanda  dkk,  2021).  Dosis radiasi  yang  diterima  oleh  pasien  tidak  meningkat seiring  bertambahnya  IMT  pada  pasien,  Pemberian
tegangan  dan  kuat  arus  yang  berbeda  pada  pasien bertujuan untuk mendapatkan hasil citra yang jelas, namun pemberian tegangan dan kuat arus yang tidak sesuai dengan IMT pasien dapat menyebabkan pasien menerima dosis radiasi yang besar juga.
Gambar  4  menunjukkan  bahwa  pemberian tegangan (kVp) tinggi kepada pasien, maka kuat arus waktu (mAs) yang diberikan rendah di bawah 4 mAs dan pemberian tegangan (kVp) rendah kepada pasien maka pemberian kuat arus waktu (mAs) besar di atas 5  mAs.  Koefisien  determinasi  dari  hubungan tegangan  dan  arus  waktu  paparan  menunjukkan bahwa perubahan kuat arus waktu (mAs) dipengaruhi sekitar 94% oleh perubahan tegangan (kVp) dan 6% dipengaruhi  oleh  faktor  lainnya.  Adanya  korelasi negatif  yang  kuat  antara  kVp  dan  mAS  ditunjukkan dari  nilai  r  =  -0,9693.  Korelasi  negative  artinya adanya hubungan keterbalikan antara kVp dan mAs.
Gambar 4. Hubungan tegangan dan waktu paparan kuat arus pada pasien Thoraks
Proses penyinaran sinar-X yang dilakukan pada pasien  diukur  menggunakan  OSLD  nanoDots  yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Hasil bacaan OSLD nanoDots yaitu dalam mrad kemudian dikonversi ke dalam  mGy,  setiap  pasien  terdapat  satu  paket dosimeter  OSLD  nanoDots.  Satu  paket  dosimeter berisikan  tiga  unit  OSLD  nanoDots  yang  telah dikemas dalam satu plastik yang telah teruji klinis. Dosis  serap  menyatakan  besar  energi  yang diserap  per  kg  oleh  materi  yang  dilaluinya.  Pada Tabel 4 terlihat bahwa untuk 20 pasien yang dalam pengamatan  dalam  rentang  energi  58,5  -  125  kVp, menunjukkan bahwa pasien yang menerima tegangan sebesar  63  kVp  dan  5,6  mAs  memperoleh  dosis efektif  maksimum  sebesar  0,545  mGy  sedangkan pasien yang diberikan tegangan yang tinggi dan waktu paparan yang rendah memperoleh dosis serap sebesar 0,001 mGy.
Gambar 5. Dosis efektif organ paru terhadap kVp dan mAs Pada  pemeriksan  thoraks,  radiasi  sinar-X diarahkan  ke  organ  paru  pasien.  Hal  ini mengakibatkan dosis radiasi yang diterima oleh paru lebih  besar  dari  pada  organ  lainnya.  Dosis  efektif mencerminkan  besarnya  resiko  biologis  terpapar radiasi.  Gambar  5  menunjukkan  hubungan  dosis efektif organ paru terhadap kVp dan mAs. Pada grafik dapat terlihat bahwa pemberian tegangan yang tinggi (117 kVp) disertai dengan arus waktu paparan yang rendah (1,25 mAs) dan pemberian tegangan (63 kVp) yang rendah disertai pemberian arus waktu paparan (5,60  mAs)  yang  tinggi  memberikan  dosis  efektif yang  tinggi  terhadap  organ  paru  pasien,  dan  begitu sebaliknya.  Peningkatan  dosis  padea  pasien dikarenakan  nilai  mAs  mengontrol  kuantitas  atau banyaknya sinar-X yang dihasilkan.
Dosis  radiasi  yang  diterima  oleh  pasien menggunakan  OSLD  nanoDots  terdapat  dosis  yang melebihi  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh BAPETEN  yaitu  pada  pasien  dengan  IMT  19,01 kategori kurus, jarak penyinaran 100 cm menerima dosis radiasi sebesar 0,545 mGy. Hal ini disebabkan karena  pemberian  tegangan  yang  rendah  disertakan kenaikan  mAs  menyebabkan  dosis  radiasi  yang diterima  pasien  semakin  besar.  Faktor  lain  yang mempengaruhi nilai dosis radiasi yang diterima pasien yaitu  faktor  massa  tubuh  pasien  dan  jarak  saat melakukan  penyinaran,  semakin  dekat  FFD  dengan objek  atau  pasien  maka  dosis  radiasi  yang  diterima juga semakin besar.

## KESIMPULAN  DAN  SARAN
Pemberian  kVp  yang  rendah  disertai  dengan pemberian mAs yang tinggi maka dosis radiasi yang diterima oleh pasien bernilai besar dan dosis efektif pada  organ  paru  yang  diterima  pasien  juga  bernilai besar. Jika pemberian kVp yang tinggi disertai dengan pemberian mAs yang rendah maka dosis radiasi yang diterima oleh pasien bernilai kecil.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pihak  rumah  sakit  dan ORTN  PRTKMR-BRIN  yang  telah  menyediakan sarana  dan  prasarana  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana  dengan  baik.  Terima  kasih  kepada  pihak Belmawa  yang  sudah  mendanai  penelitian  sehingga penulis  bisa  menyelesaikan  skripsi  ini  sampai  akhir, dan  terima  kasih  untuk  semua  pihak  yang  telah membantu kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhadi,  M.,  2000, Dasar-Dasar  Proteksi  Radiasi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
BAPETEN, 2011, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga  Nuklir  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Keselamatan  Radiasi  dalam Penggunaan  Pesawat  Sinar-X  Radiologi Diagnostik dan Intervensional.
Hanifatunnisa, R., Aliah, H., dan Sofyan, H., 2018, Perbandingan  sensitivitas  TLD-100H  (LiF: Mg,  Cu,  P)  dan  OSLD  NanoDot  (Al2O3: C)  dalam  aplikasi  medis  pemantauan  dosis rendah, Prosiding Seminar Nasional SDM dan Iptek Nuklir 2018 , Yogyakarta.
Hourdakis,  J.,  dan  Nowotny,  R.,  2007, Instrumentation  for  dosimetry,  Viena, Austria
ICRP,  2007,  Recommendation  of  International Comission  on  Radiological  Protection Publication  103,  Annals  of  the  ICRP, Elsevier Publication, Oxford. UK. Jamal, N.H.,Sayed, I.S., Syed, W.S., 2020, Estimasi Dosis  Serap  Organ  dalam  Pemeriksaan Rontgen  Dada  Studi  Phantom, Jurnal Elsevier .
Kry, S.F., Alvarez, P., Cygler, J.E., DeWerd, L.A., Howell,  R.M.,  Meeks,  S.,  O’Daniel,  J., Reft,  C.,  Sawakuchi,  G.,  Yukihara,  E.G., Mihailidis,  D.,  2020,  AAPM  TG  191: Clinical  use  of  luminescent  dosimeters: TLDs  and  OSLDs.  Medical  Physics, Amerika. Landauer, 2019, nanoDots TM dosimeter. Landauer, 5-6.
Pham, C., 2013, Characterization Of Oslds For Use  In  Small  Field  Photon  Beam Dosimetry,  Thesis,  Health  Science Center at Houston, The University Of Texas  Md  Anderson  Cancer  in  Partial Fulfillment, Amerika.
Sofyan,  H.  dan  Kusumawa,  D.D.,  2012,
Perbandingan Tanggapan Dosimeter Termoluminisensi Lif:Mg,Ti Dan
Lif:Mg,Cu,P  Terhadap  Dosis  Dalam Aplikasi  Medik, Jurnal  Sains  dan  Teknologi Nuklir Indonesia, Vol. 3, No. 2, hal 109-118. Vinanda,  P.T.,  Milvita,  D.,  Sofyan,  H.,  2021, Perbandingan  Tangkapan  Dosis  Radiasi OSLD  NanoDots,  TLD-100,  dan  TLD- 100H pada Pemeriksaan Foto Thorax Pasien Anak. Jurnal Fisika Unand , Vol. No. 10, hal. 137–141. Widayati, E., Hariadi, Y.C., Nurhayati, A.E., 2013, Analisis  Dosis  Serap  Radiasi  Foto  Thorax Pada  Pasien  Anak  Di  Instalasi  Radiologi Rumah  Sakit  Paru  Jember, Skripsi ,  Fisika, Jember, Jawa Timur. Yukihara,  E.G.,  McKeever,  S.W.,  2008,  Optically stimulated  luminescence  (OSL)  dosimetry in  medicine,  Physics  in  medicine  and biology, Vol. 53, No. 20, hal 351–379.