PERBEDAAN  KADAR ALBUMIN PADA SERUM LIPEMIK DENGAN DAN TANPA PENAMBAHAN FLOKULAN GAMMA-SIKLODEKSTRIN INKUBASI 23 o C
Rizali Noor Maulana 1 , Subrata Tri Widada 2 , Budi Setiawan 3
Poltekkes Kemenkes Yogyakrta email: rizalimaulana97@gmail.com

## ABSTRAK
Serum  lipemik  disebabkan  partikel  lipoprotein  seperti cylomicrons ,  VLDL (Verry  Low  Density Lipoprotein) maupun trigliserida. Secara visual, kekeruhan pada serum lipemik akan terlihat jelas dengan kadar trigliserida di atas 300 mg/dl. Keadaan ini menyebabkan gangguan kromoforik dalam analisis fotometri, gangguan pada panjang gelombang dan hamburan cahaya yang disebabkan oleh adanya  partikel  lipid.  Gangguan  ini  dapat  diatasi  dengan    flokulasi  menggunakan  gamma- siklodekstrin  dengan  inkubasi  suhu  23 o C  agar  hasil  pemeriksaan  menjadi  akurat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  dan  selisih  rata-rata    kadar  albumin  dalam  serum  lipemik dengan dan tanpa penambahan gamma-siklodekstrin inkubasi suhu 23 o C. Penelitian pre eksperimen ini  menggunakan  design  penelitian Static  Group  Comparison .  Sampel  penelitian  adalah  semua serum lipemik sebanyak 20 sampel. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan rerata kadar albumin pada serum lipemik tanpa penambahan flokulan Gamma-siklodekstrin inkubasi suhu 23 o C adalah  3,77  g/dl,  rerata  kadar  albumin  serum  lipemik  dengan  penambahan  flokulan  Gamma- siklodekstrin  inkubasi  suhu  23 o C  adalah  5,20  g/dl.    Perbedaan  hasil  pemeriksaan  kadar  albumin dengan dan tanpa penambahan flokulan Gamma-siklodekstrin inkubasi suhu 23 o C adalah 1,44 mg/dl (43 %).
Kata kunci : Albumin, Gamma-siklodekstrin, Serum Lipemik, Flokulan.

## THE DIFFERENCES OF ALBUMIN  LEVELS ON LIPEMIC SERUM WITH AND WITHOUT ADDING FLOCCULANT GAMMA-
CYCLODEXTRIN WHICH INCUBATION AT 23 o C
Rizali Noor Maulana 1 , Subrata Tri Widada 2 , Budi Setiawan 3
Poltekkes Kemenkes Yogyakrta email: rizalimaulana97@gmail.com

## ABSTRACT
Lipemic  serum  caused  by  lipoprotein  particles  such  as  cylomicrons,  VLDL  (Very  Low  Density Lipoprotein)  and  triglycerides.  Visually,  the  turbidity  in  lipemic  serum  will  be  obvious  with triglyceride levels above 300 mg / dl. This situation causes interference chromophoric in photometric analysis, interference on the wavelength and light scattering caused by the presence of lipid particles. One  of  them  needs  to  be  tackled  by  flocculation  using  gamma-cyclodextrin  which  incubation  at 23 o C so that the examination results to be accurate. This study aims to determine and differences albumin’s  level  in  lipemic  serum  with  and  without  addition  of  gamma-cyclodextrin  which incubation at 23 o C. The study's pre experimental use research design static group comparison. The samples were all lipemic serum many as 20 samples. The research findings was the albumin levels without adding the flocculant Gamma-cyclodextrin which incubation at 23 o C  was 3,77 g/dl. Where as the albumin levels with adding the flocculant Gamma-cyclodextrin which incubation at 23 o C was 5,20  g/ml.  The  difference  of  albumin  levels  with  or  without  adding  the  flocculant  Gamma- cyclodextrin which incubation at 23 o C was 1,44 g/dl  (43 %).
Keywords : albumin, gamma-siklodekstrin, lipemic serum, flocculan

## PENDAHULUAN
Albumin  merupakan  protein dalam  plasma  manusia  yang  larut dalam  air  dan  mengendap  dalam pemanasan. Albumin adalah protein yang tertinggi konsentrasinya dalam plasma darah. Kadar albumin yang rendah memperlambat  respon  kekebalan tubuh  dalam  menghadapi  infeksi sehingga  proses  penyembuhan luka  menjadi  terhambat.  Nutrisi yang tidak adekuat memperlambat proses penyembuhan luka operasi(1). Pemeriksaan albumin dilakukan dengan bahan pemeriksaan berupa serum. Serum merupakan  bahan  pemeriksaan yang  hampir  secara  universal digunakan untuk pemeriksaan kimiawi  (2).  Serum  adalah  cairan yang tersisa setelah darah menggumpal  atau  membeku  (3). Serum  yang  memenuhi  syarat harus  tidak  kelihatan  merah  dan keruh (lipemik) (2). Serum lipemik adalah  serum  yang  keruh,  putih atau seperti susu karena hiperlipidemia,  penyebab  paling umum  dari  kekeruhan  adalah peningkatan konsentrasi trigliserida.  Serum  lipemik  juga sering  diikuti  peningkatan  kadar kolesterol.  Lipemik  disebabkan partikel lipoprotein seperti kilomikron,  VLDL (Very  Low Density  Lipoprotein ),  maupun trigliserida  (4).  Serum  lipemik menyebabkan  kesalahan  analitik khususnya pada pemeriksaan kimia  klinik  (5).  Menurut  (6) Serum lipemik dapat menyebabkan  nilai  rendah  palsu pada pemeriksaaan albumin menggunakan metode BCG ( Brom Cresol Green ).
Lipemik  dapat  mengganggu dalam setiap uji yang menggunakan  transmisi  cahaya. Faktor  yang  mengganggu  adalah kekeruhan  yang  terdapat  pada sampel lipemik. Kekeruhan dalam sampel lipemik dapat mengganggu pemeriksaan secara spektrofotometer, turbidimetri, maupun nephelometri karena menghamburkan cahaya dan penyerapan cahaya (7). Serum lipemik dapat ditangani  dengan  beberapa  cara, salah satunya melalui pendinginan selama  12  sampai  16  jam  yang akan  memberikan  informasi  yang cepat  mengenai  kadar  kilomikron dan  VLDL  serum  dengan  kadar trigliserida berlebihan, namun cara pendiaman yang
dilakukan terhadap  serum  lipemik  tidak dianjurkan  karena  akan  menunda waktu pemeriksaan (3).
Penanganan  serum  lipemik secara konvensional menggunakan ultrasentrifugasi.
Metode ultrasentrifugasi  ini  efektif,  akan tetapi membutuhkan alat tambahan yang cukup mahal bagi laboratorium kecil dan laboratorium satelit (8). Metode  lain  yang  dapat dilakukan adalah metode ekstraksi dengan pelarut organik seperti eter dan kloroform untuk menghilangkan  lipid  pada  serum manusia, namun penggunaan pelarut  organik  seperti  kloroform dan  eter  sudah  jarang  dipakai karena bahan ini bersifat karsinogenik yang membahayakan teknisi laboratorium
dan lingkungan (9).

## PERBEDAAN  KADAR ALBUMIN PADA SERUM LIPEMIK DENGAN DAN TANPA PENAMBAHAN 2
FLOKULAN GAMMA-SIKLODEKSTRIN INKUBASI 23 o C
Penelitian Roberts dan Cotten
(8)  menunjukkan  bahwa  78% sampel dengan penambahan siklodekstrin menunjukkan tingkat lipemik yang lebih rendah dibanding dengan metode ultrasentrifugasi karena penghilang lipid pengganggu lebih maksimal. Menurut Caligur (10), Gamma-siklodekstrin memiliki kelarutan  dan  rongga  yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  Alfa- siklodekstrin dan Beta- siklodekstrin sehingga dapat menerima banyak molekul. Gamma-siklodekstrin memiliki kemampuan  untuk  membentuk kompleks  inklusi  dengan  molekul yang ditahan dalam rongga molekul  siklodekstrin.  Rongga lipofilik  molekul  siklodekstrin menyediakan  lingkungan  mikro yang  sesuai  ukuran  gugus  non- polar sehingga dapat masuk untuk membentuk kompleks inklusi (11).
Penelitian  Putri  (12)  yang berjudul  “ Perbedaan    Kadar Glukosa  pada  Serum  Lipemik dengan  dan  Tanpa  Penambahan
Flokulan  Gamma-Siklodekstrin ”, menunjukkan serum lipemik terlihat lebih jernih setelah ditambahkan  flokulan  gamma- siklodekstrin dan dilakukan pemusingan  dengan  kecepatan 3000  rpm  selama  5  menit. Penelitian tersebut terdapat variabel  pengganggu  yaitu  suhu, sedangkan  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Ammary  (13) menunjukkan indeks flokulasi terbaik saat menggunakan polimer kationik  terjadi  pada  suhu  23 o C pada berbagai variasi pH. konsentrasi flokulan, suspensi kaolin clay dan kecepatan pengadukan. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengendalikan suhu inkubasi  selama  proses  flokulasi menggunakan  flokulan  gamma- siklodekstrin.  Dengan  demikian pengggunaan Gamma-
siklodekstrin  yang  diinkubasi  23
o C  dapat  digunakan  sebagai  salah satu  alternatif  dalam  penanganan serum  lipemik  pada  pemeriksaan kimia klinik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian    Pra  Eksperimen (pre- experimental design) dengan menggunakan Static Group Comparison .  Penelitian  dilakukan di  Laboratorium  Klinik  Kampus Jurusan Analis Kesehatan Yogyakarta  pada  bulan  Maret- April 2017. Serum yang digunakan untuk  penelitian adalah 20 serum lipemik  yang  didapatkan  dari
Laboratorium  Klinik  RSUP  Dr. Sardjito.  Serum  lipemik  yang dipilih adalah serum lipemik yang tidak ikterik dan tidak hemolisis.
Perlakuan  pertama  langsung diperiksa kadar albumin. Selanjutnya  adalah  serum  dengan penambahan Gamma- siklodekstrin konsentrasi 20% dengan perbandingan 2 : 1 atau 0.5
ml  serum  dan  0.25  ml  larutan
Gamma-siklodekstrin. Serum kemudian di inkubasi pada suhu 23 o C  selama  5  menit  lalu  dilakukan pemusingan  dengan  kecepatan 3000 rpm selama 5 menit
Supernatan  yang  jernih  diambil dan  dilakukan  pemeriksaan  kadar albumin.    Pemeriksaan  kadar albumin dilakukan dengan metode (Brom Cresol Green) .
Data yang diperoleh dianalisis secara  deskriptif  yang  disertai penyajian  dalam  bentuk  diagram batang.

## HASIL
Data  rerata  selisih hasil pemeriksaan kadar albumin serum lipemik dengan dan tanpa penambahan  gamma-siklodekstrin yang  diinkubasi  suhu  23 o C  dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Rerata Hasil Pemeriksaan Albumin Dengan dan Tanpa Penambahan Gamma-Siklodekstrin Inkubasi Suhu 23 o C
Pemeriksaan  kadar  albumin  dengan penambahan flokulan gamma-
siklodesktrin  yang  diinkubasi  suhu 23 o C lebih tinggi dari kadar albumin tanpa penambahan flokulan Gamma- siklodekstrin  yang  diinkubasi  suhu
23 o C  dengan  rerata  selisih  1,44  g/dl, hal  ini  disebabkan  oleh  flokulan gamma-siklodekstrin yang dapat menjernihkan  serum  lipemik  dengan mengikat molekul lipoprotei
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Tanpa ditambah flokulan Dengan ditambah flokulan K on sen tr as i (g/d l) Rerata Hasil Pemeriksaan Albumin Dengan dan Tanpa Penambahan Gamma-Siklodekstrin Inkubasi Suhu 23 o C
Tanpa ditambah flokulan Dengan ditambah flokulan

## PERBEDAAN  KADAR ALBUMIN PADA SERUM LIPEMIK DENGAN DAN TANPA PENAMBAHAN FLOKULAN 4
Tabel  1.  Rerata  Selisih  Kadar  Albumin  Dengan  dan  Tanpa
Penambahan  Gamma-Siklodekstrin  Inkubasi  Suhu  23 o C  Berdasarkan
Tingkat Lipemik Tingkat Lipemik Rata-Rata Kadar Albumin (mg/dL) Selisih Kadar (mg/dL) Persentase Selisih Kadar (%) Tanpa ditambah flokulan Dengan ditambah flokulan Ringan 3,63 5,41 1,78 49 Sedang 4,42 5,27 0,85 19 Berat 3,36 4,98 1,62 48 Sumber : Penelitian 2017 sedangkan  pada  tabel  1.  rerata selisih  hasil  pemeriksaan  kadar albumin  dengan  tingkat  lipemik ringan sebesar 1,78 (49%),
sedangkan  tingkat  lipemik  sedang sebesar  0,85  (19%)  dan  tingkat lipemik berat  sebesar 1,62 (48%). Hasil  pemeriksaan  kadar  albumin dengan  tingkat  lipemik  sedang
memiliki rerata selisih yang paling kecil,  hal  ini  diakibatkan  bahan pemeriksaannya  hanya  berjumlah dua, dibandingkan hasil pemeriksaan kadar albumin dengan  tingkat  lipemik  lain  yang memiliki rerata selisih yang hampir  sama  dengan  jumlah sampel masing-masing sembilan

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini,  serum lipemik dengan penambahan flokulan gamma-siklodekstrin
yang diinkubasi  suhu  23 o C  secara visual  terlihat  lebih  jernih  setelah dilakukan  pemusingan  dengan kecepatan  3000  rpm  selama  5 menit. Pemeriksaan kadar albumin dengan penambahan flokulan gamma-siklodesktrin yang diinkubasi  suhu  23 o C  lebih  tinggi dari kadar albumin tanpa penambahan  flokulan  Gamma- siklodekstrin yang diinkubasi suhu 23 o C  dengan  rerata  selisih  1,44 g/dl,  dilihat  pada  gambar  1 diagram  rerata kadar  albumin, hal ini  disebabkan  oleh  flokulan gamma-siklodekstrin  yang  dapat menjernihkan serum lipemik dengan mengikat molekul lipoprotein. Menurut Sharma et al. (15), siklodekstrin
spesifik mempresipitasi  lipoprotein  dan tidak mengganggu metode analitis. Penambahan  flokulan  gamma- siklodekstrin  pada  sampel  serum lipemik  akan  mengikat  molekul lipoprotein,  sehingga  lipoprotein akan terendapkan setelah dilakukan  pemusingan  dan  serum
JURNAL KESEHATAN, VOL. 10 NO. 2 NOVEMBER 2017
menjadi  jernih.  Supernatan  jernih yang  dihasilkan  diperiksa  kadar albumin sehingga didapatkan hasil yang akurat.
Pengukuran  kadar  albumin pada  penelitian  ini  menggunakan metode Brom Cresol Green (BCG) dengan alat spektrofotometer.
Pengukuran menggunakan fotometer  dilakukan  berdasarkan absorbansi  cahaya  monokromatik yang  melewati  kuvet  saat  reaksi. Sumber cahaya menghasilkan berbagai  panjang  gelombang  dan menyebarkan cahaya yang diarahkan  ke  kuvet.  Analit  dalam sampel  menghasilkan  warna  pada reaksi kimia, cahaya dapat diserap oleh  zat  terlarut  dalam  larutan (absorbansi). Cahaya diterima dan diubah  menjadi  sinyal  listrik  oleh detektor selanjutnya akan ditampilkan  dalam  bentuk  angka pada layar fotometer (14). Berdasarkan  keterangan  tersebut, maka keadaan serum lipemik dapat mempengaruhi  hasil  pembacaan karena lipoprotein akan menghamburkan cahaya dari fotometer yang menyebabkan pembacaan  tidak  akurat  (15). Penelitian sebelumnya yang dilakukan  Kedal  E  (6)  sesuai dengan  keadaan  tersebut,  dimana serum lipemik menyebabkan hasil rendah  palsu  pada  pemeriksaan kadar  albumin.  Penelitian  yang dilakukan  Kendal  E  (6)  adalah pemeriksaan kadar albumin serum lipemik  menggunakan lipoclear untuk  menghilangkan  kekeruhan pada  serum  lipemik  ,  sehingga hasil  pemeriksaan  albumin  lebih akurat.
Penanganan  serum  lipemik yang populer dilakukan di
lapangan  adalah  dengan  metode ultrasentrifugasi,  ekstraksi,  dan flokulasi  menggunakan  gamma- siklodekstrin.  Dari  ketiga  metode tersebut penggunaan flokulan gamma-siklodekstrin dinilai paling efektif  untuk  mengatasi  gangguan partikel lipid dalam serum lipemik.
Flokulasi  disebabkan  oleh  adanya penambahan sejumlah kecil chemical aid yang dikenal sebagai flokulan yang berfungsi menggabungkan  partikel  kecil menjadi  partikel  yang  lebih  besar (16).  Suhu  merupahan  salah  satu faktor penentu keberhasilan flokulasi  (17),  sehingga  dalam penelitian  ini  suhu  optimum pembentukan flokulasi sangat dibutuhkan  agar  partikel  dapat mengendap secara maksimal. Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ammary (13) menunjukkan indeks flokulasi terbaik saat menggunakan  polimer  kationik adalah  pada  inkubasi  suhu  23 o C dengan  berbagai  variasi  pH, konsentrasi flokulan, suspensi kaolin clay dan kecepatan pengadukan.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  menggunakan  suhu 23 o C untuk memaksimalkan proses flokulasi.
Kelemahan dari penelitian ini adalah  tingkat  kekeruhan  dari serum  yang  digunakan  berbeda- beda, serta tidak diketahuinya latar belakang  penyakit  pasien.  Serum lipemik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  didapatkan  dari laboratorium  klinik  RSUP  Dr. Sardjito  Yogyakarta  kemudian dilakukan penyimpanan pada freezer .  Sampel  yang  didapatkan dalam  waktu  yang  berbeda-beda, maka  lama  penyimpanan  setiap sampel  juga  berbeda  satu  sama
lain. Konsentrasi gamma- siklodekstrin yang digunakan dalam  penelitian  ini  juga  belum diketahui keefektifitasannya apakah  sudah  maksimal  atau belum,  sehingga  perlu  diadakan penelitian  lebih  lanjut  dengan membandingkan  berbagai  macam variasi  konsentrasi.  Inkubasi  suhu
23 o C tidak menggunakan waterbath,  karena  suhu  23 o C termasuk  suhu  dingin,  sehingga inkubasi suhu 23 o C menggunakan kulkas dengan suhu 23 o C.
Penelitian  ini  menunjukkan serum  lipemik  tanpa  perlakuan menyebabkan  hasil  pemeriksaan kadar albumin rendah palsu sehingga penggunaan metode
flokulasi dengan penambahan Gamma-siklodekstrin yang diinkubasi suhu 23 o C dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi kekeruhan. Metode ini cukup sederhana, tidak berbahaya, lebih efektif dan efisien, sehingga penggunakan
gamma- siklodekstrin yang diinkubasi suhu 23 o C  dapat  diaplikasikan  dengan mudah  oleh  laboratorium  klinis untuk  menangani  serum  lipemik, sehingga  hasil  pemeriksaan  kadar albumin lebih akurat.

## KESIMPULAN
1. Rerata  hasil  pemeriksaan  kadar albumin tanpa penambahan flokulan Gamma-siklodekstrin yang  diinkubasi suhu 23 o C adalah  3,77  g/dl  dan  dengan penambahan adalah  5,20 g/dl. 2. Rerata  selisih  kadar  albumin serum  lipemik  dengan  dan  tanpa penambahan gamma- siklodekstrin  yang  diinkubasi suhu  23 o C  adalah  1,44  g/dl (43%).

## SARAN
1. Perlunya  dilakukan  penelitian lebih  lanjut  tentang  penambahan gamma-siklodekstrin yang diinkubasi suhu 23 o C pada serum lipemik dengan variasi konsentrasi gamma-siklodekstrin. 2. Penggunaan gamma- siklodekstrin  yang  diinkubasi suhu  23 o C  dapat  diterapkan  bagi pengelola manajemen
laboratorium klinis  sebagai  salah satu  cara  menangani  serum lipemik.

## Daftar Pustaka
Tulungagung I, Surya S, Husada M. Pengaruh Pemberian  (Albumin)  Ikan  Kutuk  Terhadap Peningkatan Kadar Albumin Pada Pasien Post Operasi Dengan Hipoalbumin Di Ruang Graha Hita  Rsud  Dr.  Iskak  Tulungagung  [Skripsi]. Skripsi. [Kediri]: STIKes Surya Mitra Husada Kediri; 2013
Kemenkes. Cara Penyelenggaraan Laboratorium  Klinik  yang  Baik.  Jakarta:
KEMENKES RI; 2013.
Sacher  R.,  McPherson.  Tinjauan  Klinis  Hasil Pemeriksaan  Laboratorium.  Jakarta:  EGC; 2004
Murray  RK,  Granner  DK,  Rodwell  V. Biokimia Harper. Jakarta: EGC; 2009.
Sharma A, Anderson K, Baker JW. Flocculation  of  Serum  Lipoproteins  with Cyclodextrins:  Application  to  Assay  of Hyperlipidemic Serum. 1990;36(Clinical Chemistry):3 Kendal E. H. Diagnostic Value of Biochemistry.  New  York:  Clinical  Avian
Medicine; 2012
Piyophirapong S, Wongtiraporn W, Sribhen K. Special ssue. 2010;185–8
Roberts CM, Cotten S. Cyclodextrin Removal of  Lipemic  Interference:  An  Attractive  to Ultracentrifugation  for  Satelite  Laboratories. Arch Pathol Lab Med. 2013;137
Castro  AR,  Morrill  WE,  Pope  V.  Lipid Removal  from  Human  Serum  Samples. 2000;7(2):197–9
Caligur V. Cyclodextrins. 2008;32(3.3)
Valle EMM Del. Cyclodextrins and their uses : a review. Elsevier. 2003;
Putri  DK.  Perbedaan  Kadar  Glukosa  pada Serum
Lipemik dengan dan Tanpa
Penambahan  Flokulan  Gamma-Siklodekstrin [Karya Tulis Ilmiah]. [Yogyakarta]: Poltekkes Kemenkes Yogyakarta; 2016
Ammary BY. Flocculation kinetics using dual coagulants :  effects  of  temperature  ,  addition sequence , rapid mixing , and sulfate [Thesis]. Thesis.  [Ames,  Amerika  Serikat]:  Iowa  State University; 1995.
Neldawati,  Ratnawulan,  Gusnedi.  Analisis
Nilai  Absorbansi  dalam  Penentuan  Kadar Flavonoid  untuk  Berbagai  Jenis  Daun Tanaman Obat. Pillar Phys. 2013;2(Physics):76–83.
homas L, C.A. M, May Q, Gainska E. Serum Indices:  Reduction  of  Clinical  Errors  in Laboratory Medicine. Cobas Brand; 2012.
Erny  K,  Roika  I,  Sumamo.  Pembuatan Flokulan Non-Ionik dari Starch dan Acrylamide  dengan  Metode  Grafting  To [Internet]. ISSN 1410-8720. 2005 [cited 2015 Nov 12]. Available from: http//:digilib.batan.go.id/e-prosiding/File Prosiding/Kimia/Polimer-V2005/Erny-K- Roika-I-Ema-T-dan-Sumamo47
Yuliati  S.  Proses  Koagulasi  –  Flokulasi  Pada Pengolahan Tersier Limbah Cair PT. Capsugel Indonesia [Skripsi]. [Bogor]: Institut Pertanian Bogor; 2006
Widada, S., Martsiningsih, M., & Carolina, S. (2016). Gambaran Perbedaan Kadar Kolesterol Total Metode CHOD-PAP (Cholesterol Oxidase  –  Peroxsidase  Aminoantypirin) Sampel  Serum  dan  Sampel  Plasma  EDTA. Jurnal Teknologi Laboratorium, 5 (1), 41 - 44. Retrieved from
Hardisari,  R.,  &  Koiriyah,  B.  (2016). Gambaran  Kadar  Trigliserida  (Metode  Gpo- Pap) Pada Sampel Serum  dan Plasma EDTA. Jurnal  Teknologi  Laboratorium,  5 (1),  27-31. Retrieved from

## PERBEDAAN  KADAR ALBUMIN PADA SERUM LIPEMIK DENGAN DAN TANPA PENAMBAHAN FLOKULAN 8