## PENGUKURAN LAJU DOSIS PAPARAN RADIASI HAMBUR PADA RUANG COMPUTER TOMOGRAPHY (CT) SCAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
Astuti, Sahara, dan Sri Zelviani Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar Email: astuti.tuti96@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  determine  the  effect  of  exposure  to radiation  dose  on  the  distance  from  the  radiation  source,  determine radiation  dose  exposure  with  variations  in  exposure  factors  (voltage),  and to determine the radiation exposure received by workers / operators  in the CT-Scan  room  at  Bhayangkara  Hospital  Makassar  and  using  a  sensitive Surveymeter with variations in the exposure factor (voltage) of 100 kV, 120 kV, and 135 kV and a variation of the distance from the radiation source of 0 m, 1 m, 2 m. The results showed that the highest dose was on the front side  with  a  voltage  of  135  kV  at  a  distance  of  0  m,  namely  1.5  nSv  /  h. While  the  lowest  dose  is  on  the  left  side  with  a  voltage  of  100  kV  at  a distance  of  2  m,  namely  0.6  nSv  /  h.  Radiation  exposure  received  by workers  /  operators  in  the  CT-Scan  room  at  Bhayangkara  Hospital Makassar  at  a  voltage  of  135  kV,  a  distance  of  1  m  from  the  radiation source,  namely  1.5  nSv  /  h.  This  is  in  accordance  with  the  provisions  of BAPATEN, namely the value of the dose received does not exceed 50 mSv in (one) year.
Keywords : Sinar-X, radiasi, CT-Scan

## 1. PENDAHULUAN
Pada  masa  sekarang  pemanfaatan  sinar-X  pada  bidang  kedokteran merupakan  salah  satu  penunjang  untuk  menegakkan  diagnosa.  Sejak ditemukannya  sinar-X  oleh  Wilhem  Condrad  Roentgen  pada  tahun  1895  dan kemudian  diproduksinya  peralatan  radiografi,  pemanfaatan  tersebut  sangat berguna dibidang kesehatan. Pesawat sinar-X adalah alat radiografi yang dipakai untuk  memproduksi  sinar-X.  Pesawat  ini  terdiri  atas  tabung  sinar-X  dan  variasi rangkaian elektronik yang saling terpisah.
Sinar-X  adalah  pancaran  gelombang  elektromagnetik  dengan  panjang gelombang  yang  sangat  pendek,  yaitu  hanya  1/10.000  panjang  gelombang cahaya  yang  kelihatan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan sinar-X  dapat menembus benda-benda.  Sinar-X  mempunyai  efek  biologi,  apabila  terpapar  pada  tubuh maka akan menimbulkan perubahan biologi pada jaringan. Efek biologi ini dapat diperankan  pada  pengobatan  radioterapi,  akan  tetapi  apabila  dosis  pemberian sinar-X  terlalu  besar  maka  akan  berpengaruh  negatif  terhadap  tubuh  karena sinar-X  merupakan  radiasi  pengion,  kejadian  inilah  yang  memungkinkan timbulnya efek radiasi terhadap tubuh, baik yang bersifat stokastik, deterministik maupun  efek  genetik.  Namun demikian,  sesuai  dengan  prinsip  ALARA  ( As  Low As  Reasonably  Achievable ),  setiap  pemanfaatan  sumber  radiasi  selalu menghendaki  adanya  penerimaan  dosis  serendah  mungkin  terhadap  pasien, pekerja  radiasi  maupun  masyarakat.  Berbagai  cara  dapat  dilakukan  untuk
meminimalkan  bahaya  radiasi  diantarana  pengaturan  waktu  dan  jarak  dari paparan  radiasi.  Namun  hal  ini  dianggap  kurang maksimal  sehingga  diperlukan perisai radiasi.
Penggunaan  radiasi  sinar-X  untuk  keperluan  medis  termasuk  fotografi, sering  pula  dilakukan  di  ruangan  CT-Scan  pada  ruangan  tersebut  terdapat pasien dan petugas CT-Scan itu sendiri yang ruangan tersebut tanpa dilengkapi dengan proteksi radiasi. Dengan demikian diperlukan upaya yang terus menerus untuk  melakukan  kegiatan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dalam  medan radiasi pengion melalui tindakan proteksi radiasi, berupa kegiatan survey radiasi untuk meminimalkan  tingkat  paparan  radiasi  yang  diterima  oleh  pekerja  radiasi, pasien maupun lingkungan dimana pesawat radiasi pengion dioperasikan.
Salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam sistem proteksi radiasi adalah surveymeter  yang  berfungsi  untuk  memonitor  laju  paparan  radiasi  dari  suatu lokasi  yang  diperkirakan  ada  benda  atau  zat  yang  mengandung  radioaktif. Surveymeter  radiasi  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  radiasi  dan  biasanya memberikan  data  hasil  pengukuran  dalam  laju  dosis  (dosis  radiasi  per  satuan waktu),  misal  dalam  mrem/jam  atau  μSv/jam.  Surveymeter  terdiri  dari  detektor dan peralatan penunjang elektronik lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  data  pengukuran  laju  dosis  radiasi  hambur  diperoleh pada  Ruang  CT-Scan  Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit  Bhayangkara  Makassar dengan  menggunakan  CT-Scan,  surveymeter,  meteran,  dan  phantom  kepala. Data  laju  dosis  radiasi  hambur  memvariasikan  jarak  0  m,  1  m,  dan  2  m  dari sumber serta variasi faktor eksposi 100 kV, 120 kV, 135 kV dengan 100 mA dan 1  s.  pada  empat  sisi  yang  berbeda  yaitu  sisi  depan,  belakang,  kiri  dan  kanan seperti digambarkan pada gambar 1 .
Gambar 1. Posisi Pengambilan Data
Dalam  melakukan  pengukuran  dosis  radiasi,  nilai  yang  ditampilkan  alat harus  dikalikan  dengan  faktor  kalibrasinya,  secara  ideal,  faktor  kalibrasinya bernilai  satu.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  banyak  alat  ukur  yang
mempunyai  faktor  kalibrasi  sama  dengan  satu.  Nilai  yang  masih  dapat  diterima berkisar antara 0,8 sampai 1,2.
Faktor  kalibrasi  merupakan  suatu  parameter  yang  membandingkan  nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dan nilai dosis sebenarnya.
Dsebenarnya = Dterukur x Faktor Kalibrasi Menganalisis laju dosis paparan radiasi dengan menggunakan rumus: Laju paparan = Dosis radiasi bacaan alat ukur - Dosis radiasi latar

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum menyalakan pesawat X-Ray, pertama-tama dilakukan pengukuran  pada  3  titik  yaitu  jarak  0  m,  1  m,  dan  2  m  dari  sumber  radiasi, kemudian  menyalakan  dan  meletakkan  surveymeter  pada  tiap  jarak  yang ditentukan  dan  mulai  mengukur  radiasi  latar.  Setelah  mengukur  radiasi  latar, kemudian  menyalakan  sumber  radiasi  dan  mulai  mengukur  radiasi  sinar-X. Penelitian  ini  memvariasikan  jarak  0  m,  1  m,  dan  2  m,  serta  tegangan  100  kV, 120 kV, dan 135 kV.
Gambar 1. Grafik Pengaruh Dosis Terhadap Jarak pada Sisi Depan
Gambar 2 . Grafik Pengaruh Dosis Terhadap Jarak pada Sisi Belakang
0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0 1 2 3 D osi s R adi asi ( nS v/ h) Jarak (m) Tegangan 100 Kv Tegangan 120 Kv Tegangan 135 Kv 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0 1 2 3 D osi s R adi asi ( nS v/ h) Jarak (m) Tegangan 100 kV Tegangan 120 kV
Tegangan 135 kV
Gambar 3. Grafik Pengaruh Dosis Terhadap Jarak pada Sisi Kiri
Gambar 4. Grafik Pengaruh Dosis Terhadap Jarak pada Sisi Kanan
Jika dibandingkan dengan sisi depan, sisi belakang, sisi kiri dan sisi kanan, dosis  radiasi  terbesar  terlihat  pada  sisi  depan  dengan  jarak  0  m  dengan tegangan 135 kV dengan akurasi dosis 1,5 nSv/h.   Hal ini disebabkan pada sisi depan  dipengaruhi  oleh  perisai  kaca  operator  yang  kurang  tebal  sehingga menghasilakn  dosis  radiasi  yang  besar.  Hal  tersebut  di    dukung  dengan penelitian sebelumnya [9], yang menyatakan bahwa “semakin tinggi besaran kV yang  digunakan  maka  semakin  besar  pula  daya  tembus  sinar,  demikian  pula sebaliknya. Umumnya jumlah kV menunjukkan kualitas radiasi. Bila kV dinaikkan, maka densitas foto meninggi, kontraks rendah dan sinar hambur meningkat.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Telah  berhasil  mengetahui  paparan  radiasi  hambur  pada  ruang  CT-Scan menggunakan  surveymeter  menunjukkan  bahwa  semakin  dekat  jarak  terhadap sumber maka semakin besar pula radiasi yang dihasilkan, dan semakin besar kV atau  tegangan  yang  digunakan  maka  semakin  besar  pula  daya  tembus  sinar-X yang dihasilkan. Paparan radiasi yang diterima oleh pekerja/operator pada ruang CT-Scan adalah 1,5  nSvh.  Dapat  disimpulkan  bahwa  ruang CT-Scan di  Rumah
0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0 1 2 3 D os is Ra d ia si ( n Sv /h ) Jarak (m) Tegangan 100 kV Tegangan 120 kV Tegangan 135 kV 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 0 1 2 3 D os is Ra d ia si ( n Sv /h ) Jarak (m) Tegangan 100 kV Tegangan 120 kV
Tegangan 135 kV
Sakit Bhayangkara sudah memenuhi persyaratan ruangan yang ditetapkan oleh bapaten yaitu 10 nSv/h.

## DAFTAR PUSTAKA
Abimanyu,  Adi,  dkk.  2013. Modifikasi  Surveymeter  Dengan  Penambahan Fasilitas  Pesan  Singkat  (SMS). Batan.  Yogyakarta:  Seminar  Nasional  VIII SDM Teknik Nuklir.
Akhadi, Mukhlis. Dasar-Dasar Proteksi Radiasi. Jakarta: PT. Renika Cipta. 2000. Bushong,  S.C.,  2001, Radiologic  Science  for  Technologists , Sevent  Edition,
Mosby Company, Toronto.
Hanna  H. Upaya  Proteksi  Radiasi  Di  Bidang  Kedokteran  Gigi  Dengan  Proyeksi Radiografi Yang Tepat . Majalah Ilmiah Kedokteran Gigi. 2006: 2(2): 75-9. Maryanto,  Djoko.  2008. Analisis  Keselamatn  Kerja  Radiasi  Pesawat  Sinar-X  di Unit  Radiologi  RSU  Kota  Yogyakarta. Yogyakarta:  Seminar  Nasional  IV SDM Teknologi Nuklir
Rasad Esjahriar. Buku Radiologi Diagnostik . Jakarta: 2005: (15-7)- (25-9). Ruslan Hani. Ahmadi dan Riwidikno. Handoko. Fisika Kesehatan. Nuha Medika, Yogyakarta, 2007, September. 2007.
Sjahriar Rasad, Sukonto Kartoleksono, Iwan Eka uda, Radiologi Diagnostik. Balai Jakarta: FKUI. 1990 Wiryosimin, S., Mengenal Asas Proteksi Radisi. Bandung: ITB. 1995. Yunus  Barunawaty,  Murtala  Bachtiar.  Pemanfaatan Hounsfield  Unit Pada  CT- Scan  Dalam  Menentukankepadatan  Tulang  Rahang  Untuk  Pemasangan Implan Gigi. Jurnal Dentofasial. 2010: 1
Zubaidah, A. 2005. Efek Paparan Radiasi pada Manusia . Jakarta: Badan  Tenaka Nuklir.