Hyperastuty & Mukhammad / Jurnal  IJPN  Vol.2, No.1  Juni 2021, Hal : 1-6

## MONITORING SATURASI OKSIGEN MENGGUNAKAN SPO2 MAX 30100 BERBASIS ANDROID
Oxygen Saturation Monitoring Using Android-Based Spo2 Max 30100
Agoes Santika Hyperastuty 1 , Yanuar Mukhammad 2
1,2 Prodi D-III Teknik Elektromedis Universitas Kadiri Alamat Korespondensi : Prodi D-III Teknik Elektromedis Jl. Selomangkleng No.1 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia E-mail : santika@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Pandemi COVID 19 melanda 188 negara dunia menyebabkan krisis global di tahun 2020. Salah  satu fenomena  yang  terjadi  adalah  munculnya  gejala happy  hypoxia yang  diduga  membuat sejumlah pasien COVID-19 di Indonesia meninggal tanpa menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Pulse oximetry m erupakan suatu metode non-invasive untuk memonitor persentase saturasi oksigen dalam darah sehingga dapat  mendeteksi  dini  kondisi  hipoksia sebelum terjadi keadaan fatal dan dapat dengan  segera  mendapat  pertolongan.
Penelitian  ini  menggunakan  sensor    Max  30100  sebagai  pengambilan  data.  Peneliti melakukan  pengambilan  data  sebanyak  5  kali  pada  5  responden.  Sensor  Max30100  melakukan penyadapan  Spo2 kemudian data tersebut diproses menggunakan WeMos D1 Mini serta ESP8266 yang nantinya akan ditampilkan pada LCD serta terdapat  aplikasi blynk untuk mengirimkan data menuju android.
Hasil  penelitian  didapatkan  nilai  yang  bervariasi  pada  responden  dikarenakan  fluktuasi pembacaan  sensor  terus  berjalan  sehingga  terjadi  naik  turun  nilai  namun  tidak  terlalu  signfikan. Tingkat keakuratan alat bisa dilihat dari nilai yang hasilkan dan juga nilai yang terbaca antara kadar oksigen pada responden ke 1 hingga ke 5.
Sensor  dapat  mendeteksi  dengan  baik  kadar  oksigen  dalam  darah  dan  sensor  max30100 dapat mendeteksi kadar oksigen dalam darah dengan tingkat keakuratan yang baik sehingga hasil pengukuran pada responden 1 hingga 5 setiap orangnya tidak terlalu jauh.
Kata kunci — Happy Hypoxia, Pulse Oximetry, SpO2

## ABSTRACT
The COVID 19 pandemic has hit 188 countries worldwide causing a global crisis in 2020. One  of  the  phenomena  that  occurs  is  the  appearance  of  happy  hypoxia  symptoms  which  are thought to have caused a number of COVID-19 patients in Indonesia die without showing any signs at all. Pulse oximetry is a non-invasive method for monitoring the percentage of oxygen saturation in the blood so that it can early detect hypoxic conditions before fatal conditions occur and can immediately get help
This  study  uses  the  Max30100  sensor  as  a  data  retrieval.  The  researcher  collect  data  5 times on 5 respondents. Sensor Max30100 perform SpO2 tapping then the data is processed using WeMos  D1  Mini  and  ESP8266  which  will  later  be  displayed  on  the  LCD  and  there  is  a  blynk application to send data to android.
The result showed that the value varies in the respondents due to the fluctuation in sensor reading, so that the value fluctuates but it is not too significant. The level of accuracy of the tool can be seen from the value generated and also the value read between the oxygen level of the 1 st to 5 th respondents.
The sensor can detect the oxygen level in the blood properly and the max30100 sensor can detect the oxygen level in the blood with a good level of accuracy so that the measurement result from respondent 1 to 5 are not too far.
Keywords— Happy Hypoxia, Pulse Oximetry, SpO2

## PENDAHULUAN
Pandemi coronavirus  disease 2019 (COVID  19)  melanda  188  negara  dunia menyebabkan terjadinya krisis global di tahun 2020 dan di Indonesia upaya untuk mengatasi krisis  terus  berlangsung  sampai  dengan  saat ini.  COVID-19 merupakan penyakit baru yang masih  terus  diteliti.  Berbagai  fakta  baru mengenai virus tersebut mulai terungkap salah satunya  adalah  munculnya  gejala happy hypoxia yang  diduga  membuat  sejumlah pasien  COVID-19  di  Indonesia  meninggal tanpa menunjukkan tanda-tanda sama sekali.
COVID-19  pada  dasarnya  adalah penyakit  pernapasan,  dan  pada  kasus  yang parah,  penyakit  tersebut  dapat  mengurangi jumlah  oksigen  yang  dapat  diserap  paru-paru. Itulah  mengapa  tingkat  oksigen  darah  yang sangat rendah ditemukan pada sejumlah pasien COVID-19 di Indonesia.
Beberapa  pasien  COVID-19  tidak mempunyai      gejala      pernapasan      atau mendapati    fenomena happy    hypoxia yaitu suatu kondisi   dimana   tubuh   dengan kadar oksigen    darah    yang    sangat rendah,  akan tetapi    tidak    ada    gejala  dispnea          dan pasien          masih          bisa  melakukan  aktivitas normal,        seperti  mengobrol  dan  berjalan. Padahal  secara  teori  pasien    dengan    kadar oksigen rendah dalam  darah seharusnya tidak sadar  bahkan  dapat  mengalami gagal   organ. Akan      tetapi,      dilaporkan  kasus    pasien positif    Covid-19    datang  dengan  presentasi klinis  tidak  ada  gejala  gangguan  pernapasan ataupun kesulitan bernapas.
Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Dr. Martin  J.  Tobin,  seorang  profesor  kedokteran paru dan perawatan kritis di Loyola University Medical  Center,  di  Maywood,  IL,  pada  16 pasien  COVID-19  dengan  tingkat  oksigen yang  rendah  (memiliki  nilai  50  persen  dari kisaran  normal  95-100  persen)  yang  tidak mengalami  sesak  napas  atau  dispnea ditemukan  beberapa  mekanisme  patofisiologis bertanggung  jawab  atas  sebagian  besar kasus silent  hypoxia ,  termasuk  penilaian  awal tingkat oksigen pasien dengan pulse oksimetri. Puls e  oksimetri  sangat  akurat saat  pembacaan oksigen  tinggi,  namun  alat  tersebut  dapat melebih-lebihkan  tingkat  keparahan  kadar oksigen  yang  rendah  pada  seseorang  saat pembacaan  rendah.  Bagaimana  respon  otak terhadap  tingkat  oksigen  yang  rendah  juga adalah  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan pengidap  COVID-19  tidak  merasakan  gejala apa-apa saat mengalami hypoxia. Ketika kadar oksigen  pengidap  menurun,  otak  tidak merespons  sampai  oksigen  turun  ke  tingkat yang  sangat  rendah.  Selain  itu,  lebih  dari separuh  pengidap  COVID-19  juga  memiliki kadar karbon dioksida yang rendah yang dapat mengurangi  dampak  kadar  oksigen  yang sangat  rendah.  Dr.  Tobin  juga  mencurigai bahwa  virus  corona  dapat  memengaruhi reseptor tubuh sehingga tidak merespons pada tingkat oksigen yang rendah. Hal ini dikaitkan dengan kurangnya penciuman yang ditemukan pada dua pertiga pasien COVID-19.
Pulse oximetry m erupakan suatu metode non-invasive yang  digunakan  di  luar  organ tubuh  untuk  memonitor  persentase  saturasi
oksigen  dalam  darah.  sehingga  dapat mendeteksi    dini    kondisi    hipoksia  sebelum terjadi keadaan fatal dan dapat dengan  segera mendapat    pertolongan.  Seiring    dengan perkembangan    waktu,    oximeter        terus dikembangkan  bahkan        kini  beberapa smartphone  telah  disematkan  sensor  oximeter yang  dapat  mendeteksi        saturasi        oksigen dalam darah  (Naufal F, dkk).
Smartphone yang dimiliki hampir semua orang    lebih  portable,  bisa  diakses    di    mana pun  dan  kapan    pun  sehingga Pulse oximeter berbasis smartphone diharapkan          dapat meningkatkan  deteksi  dini happy  hypoxia dan dapat mengurangi   angka   pasien   perawatan intensif  (ICU),  perawatan  invasif  (ventilator dan    intubasi),    dan    mortalitas  pasien  karena COVID-19.

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  yang  akan  dibahas pada penelitian ini meliputi :
1. Bagaimana  merancang  dan  membangun pulse  oximetry dengan  dua  parameter pengukuran yaitu SpO2 dan pulse rate .
2. Bagaimana cara kerja sistem alarm prioritas sebagai  penanda  terjadinya  kegagalan  pada pulse oximetry.

## Batasan Masalah
Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka adapun batasan masalah yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini yaitu :
a. Rancang bangun pulse oximetry dengan
SpO2 dan pulse rate sebagai parameter utama untuk memantau keadaan pasien dengan menggunakan ATmega 8535.
b. Pelaksanaan sistem alarm prioritas untuk menunjukkan prioritas kegagalan yang harus segera ditangani dan sebagai vital monitoring terhadap kondisi pasien.

## Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:
a. Merancang dan membangun pulse oximetry dengan dua parameter utama yaitu SpO2 dan pulse rate.
b.  Membangun  aplikasi  penampilan  dua parameter  tersebut  sebagai  vital  monitoring terhadap pasien.
c.  Membangun  sistem  alarm  prioritas  pada pulse  oximetry  sebagai  penanda  terjadinya kondisi  yang  tidak  normal  pada  pasien maupun alat

## BAHAN DAN METODE
A. Rancangan penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sensor Max  30100  sebagai  pengambilan  data. Peneliti  melakukan  pengambilan  data sebanyak 5 kali pada 5 responden
1. Alat dan Bahan Penelitian ini menggunakan sensor Max 30100 sebagai penyadap Spo2.
Tampilan  pada  alat  ini  menggunakan LCD 16x2 serta aplikasi Blynk sebagai aplikasi untuk android
2. Percobaan Dalam  studi  ini,  setelah  desain  jadi, dilakukan pengujian hasil dari
pembacaan  sensor  Max  30100.  Hasil dari  pembacaan  dapat  di  monitoring
ditampilkan  di  LCD  dan  Blnyk    vital monitoring terhadap kondisi pasien.

## B. Blok diagram
Dalam  penelitian  ini,  sensor  Max30100 melakukan  penyadapan    Spo2.  Kemudian data  tersebut  diproses  menggunakan
WeMos  D1  Mini  serta  ESP8266  yang nantinya akan ditampilkan pada LCD serta terdapat
aplikasi blynk untuk
mengirimkan data menuju android .
Gambar.1. Blok diagram 1. Max 30100 Max 30100 berfungsi sebagai penyadap Spo2. 2. LCD
LCD  sebagai  tampilan  yang  akan menampilkan  hasil  sadapan  sensor
Max30100.
3. WeMos D1 mini Wifi
WeMos D1 mini Wifi sebagai pengolah data .
4. Aplikasi Blynk
Aplikasi  Blynk  adalah  Aplikasi  untuk iOS dan OS Android untuk mengontrol WeMos  D1,  dapat  di  gunakan  untuk mengendalikan  perangkat  hadware, menampilkan data sensor dan lain-lain.
Gambar 2. Aplikasi Blynk

## C. Diagram Alur
WeMos D1 Mini Esp8266 Wifi SPO2 MAX 30100 LCD Hospot Wifi phone Aplikasi Blynk Mulai Hasil Tampilan LCD Pembacaan Sensor Max3010 0 Selesai Inisialisasi Deteksi Spo2 Koneksi Hospot Wifi Pengiriman Data Ke Blynk Tidak
Ya
Gambar.4. Diagram alur recevier
Pada  saat  alat  mulai  start  maka LCD    akan  menginisialisasi  pada  saat itu  juga  sensor  Max30100  akan memulai  penyadapan  sudah  berjalan. Kemudian  hasil  akan  ditampilkan  pada layar  LCD  dan  hasil  data  akan dikirimkan  melalui  Aplikasi  blynk ditunjukan pada gambar.2
Pada  saat  Aplikasi  Blynk  sudah terkoneksi  internet  kemudian  data  akan dikirimkan  melalui  hospot  wifi  yang sudah  terhubung  dan  akan  ditampilkan di  Aplikasi  Blynk  yang  sudah  dibuat penampilan datanya.
D. Skema rangkaian Perancangan perangkat keras untuk alat montoring  Spo2  terdiri  dari  beberapa komponen dasar yaitu sensor Max30100, Mikrokontroller WeMos D1
mini  dan  LCD    16x2.  Sensor  yang digunakan  adalah  Max30100  karena tingkat  akurasi  yang  baik  dikarenakan sensor ini adalah sensor digital sehingga mudah untuk di kalibrasi.
Gambar.5. Skema rangkaian alat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  didapat  dari  pengujian  5  kali percobaan didapat hasilnya cukup akurat yaitu seperti pada tabel 1 berikut
Pasien Kadar1  Kadar2  Kadar3  Kadar4 Kadar5 Orang  ke 1 96 92 86 95 98 Orang  ke 2 89 96 95 97 93 Orang  ke 3 97 94 91 88 96 Orang  ke 4 97 98 96 94 98 Orang ke 94 98 95 97 98
Tidak Mulai Koneksi Hospot Wifi Esp Wifi Terhubung Pembacaan Data Hasil Tampil Di Blynk Real Time Selesai
Pada Tabel 1 terlihat nilai yang bervariasi tiap orangnya dikarenakan fluktuasi pembacaan  sensor  terus  berjalan  sehingga terjad  naik  turun  nilai  namun  tidak  terlalu signfikan.  Jadi  dilakukan  5  kali  percobaan pada  setiap  orang  dengan  alat  yang  sama  lalu nilai  yang  dihasilkan  di  catat.  Tingkat keakuratan  alat  bisa  dilhat  dari  nilai  yang hasilkan  dan  juga  nilai  yang  terbaca  antara kadar1  hingga  ke  5.  Pada  percobaan disimpulkan  bahwa  sensor  dapat  mendeteksi dengan  baik  kadar  oksigen  dalam  darah dengan  akuratan  sensor  max30100  yang  bisa dipakai ini dibuktikan dengan perbedaan kadar 1  hingga  5  tiap2  orang  tidak  terlalu  jauh bedanya.

## PENUTUP
Bahwa sensor max30100 dapat mendeteksi kadar oksigen dalam darah dengan keakuratan yang baik sehingga hasil sample 1 hingga 5 setiap orangnya tidak terlalu jauh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih  kepada  Laboratorium Elektromedik  Universitas  Kadiri  yang  telah memberikan tempat untuk perngerjaan alat dan juga penyusunan artikel.

## DAFTAR PUSTAKA
Naufal,  F.,  Rifa’I,  A.  (2020).  Smartphone Pulse  Oximeter  :  Solusi  Deteksi  Dini  Happy Hypoxia. JIMKI volume 8 no 3.
Eryanda  Bima  Mahendra,  Bambang Guruh,  Irianto,  EndroYulianto,  (2019).  “ Perancangan  Smartwatch  Spo2  dan  BPM Dengan Tampilan Android,.
M.  Erliyanto  and  S.  S.  Ir,  (2008). “Perancangan  Perangkat  Monitoring  Denyut Jantung  (Heart-Beat  Monitoring)  Dengan Visualisasi  Lcd  Grafik  Berbasis  Atmel At89C51,” Konf.  Nas.  Sist.  dan  Inform. ,  pp. 294–299.
R. H. Simanjuntak, J. N. A. Engka, and S. R. Marunduh. (2016). “Pengaruh Latihan Fisik Akut Terhadap Saturasi Oksigen Pada Pemain Basket  Mahasiswa  Fakultas  Kedokteran Unsrat,” J.  e-Biomedik ,  vol.  4,  no.  1,  pp.  20– 24.
M. W. E. Tirajoh, J. F. Rumampuk, and F. LIntong. (2016). “Pengaruh Minuman
Berkadar  Oksigen  Tinggi  Terhadap  Saturasi Oksigen Pada Olahraga Lari,” J. Kedokt. Klin. , vol. 1, no. 1, pp. 76–82.