*) Correspondence Author (Siti Masrochah) E-mail: masrochah2@gmail.com
http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link

## PENGEMBANGAN MONITOR PERSONAL DOSIMETRI DENGAN MENGGUNAKAN PLATE DETECTOR GUNA MENUNJANG KESELAMATAN RADIODIAGNOSTIK
Siti Masrochah *)1) , Darmini 2) , Muhammad Nur 3) , Ari Soewondo 4) , Farid Agusyahbana 5) , Dimas Prakoso 6) , Marichatul Jannah 7)
1,2,6,7) Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang; Jl. Tirto Agung, Pedalangan, Kota Semarang
3,4,5) Universitas Diponegoro; Jl. Prof. Sudarto, Tembalang, Tembalang, Kota Semarang

## Abstrak
Setiap  personil  radiasi  yang melakukan  pelayanan  radiodiagnostik wajib  menggunakan monitor personal dosimetry. tetapi  karena  harganya  mahal,  tidak  semua  personel  pekerja  radiasi  difasilitasi  oleh  tempat bekerjanya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat  desain  pengembangan  alat  monitor  radiasi menggunakan Imaging  Plate  (IP) .  Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis Research  and  development dengan pendekatan eksperimental dan dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitina menunjukkan nilai sensitivitas respon  terbaik  pada Image  Plate  Computed  Radiography merek  iCRco  diperoleh  dengan  menggunakan faktor eksposur tegangan 90 kV dengan arus 6,3 mAs dan 8 mAs, energi sinar-X yang diserap oleh lapisan fosfor  (per  mA  per  satuan  luas)  dihitung  secara  teoritis  sebagai  indeks  sensitivitas  radiografi  dengan menggunakan  spektrum  foton  sinar-X  insiden  dengan  rumus  Birch-Marshall  dan  spektrum  sensitivitas untuk  rentang  40-140  kV.  Kesimpulan  bahwa  semua  respon  radiasi  memberikan  pengaruh  indeks eksposure  yang  berbeda,  sehingga  masih  diperlukan  alat  bantu  pemantau  serapan  radiasi  yang  akan dikembangkan pada periode selanjutnya yaitu mendesain monitor yang mudah digunakan petugas.
Kata kunci: Pengembangan; monitor personal; plate detector; keselamatan radiodiagnostik

## Abstact
[ DEVELOPMENT  OF  DOSIMETRIC  PERSONAL  MONITOR  USING  PLATE  DETECTOR  TO SUPPORT  RADIODIAGNOSTICS  SAFETY ]  Every  radiation  personnel  who  performs  radiodiagnostic services  must  use  a  personal  dosimetry  monitor.  but  because  the  price  is  expensive,  not  all  radiation workers  are  facilitated  by  their  place  of  work.  The  purpose  of  this  study  was  to  make  a  design  for  the development  of  a  radiation  monitoring  device  using  an  Imaging  Plate  (IP).  This  type  of  research  is research and development with an experimental approach and analyzed descriptively. The results showed that the best response sensitivity value on the iCRco Image Plate Computed Radiography was obtained by using a voltage exposure factor of 90 kV with a current of 6.3 mAs and 8 mAs, the X-ray energy absorbed by  the  phosphor  layer  (per  mA  per  unit  area)  was  calculated  sequentially.  theoretically  as  an  index  of radiographic  sensitivity  using  incident  X-ray  photon  spectra  with  the  Birch-Marshall  formula  and sensitivity  spectra  for  the range  40-140  kV.  The  conclusion  is  that  all radiation  responses  have  different exposure indices, so there is still a need for radiation absorption monitoring tools to be developed in the next period, namely designing monitors that are easy for officers to use.
Keywords : Development; personal monitors; plate detectors; radiodiagnostic safety

## 1. Pendahuluan
Penggunaan  energi  radiasi  dewasa  ini  dalam penegakan diagnosa semakin pesat penggunaanya
baik dengan mengunakan modalitas pesawat sinar- X general  purpose maupun  dengan  CT  scan. Berdasarkan  data  pelayanan  kesehatan  di Indonesia,  setiap  satu  pesawat  sinar-X  harus dioperasionalkan  oleh  2  orang  tenaga  kesehatan
(Radiografer).  pemanfaat  sumber  radiasi  pengion di Provinsi DKI Jakarta sejumlah 1.670 izin, jumlah ini  merupakan  pemanfaat  terbesar  di  Indonesia. Per April 2015, terdapat 5.665 izin pesawat sinar-X (60%),  99  izin  fasilitas  radioterapi,  dan  32  izin untuk  fasilitas  kedokteran  nuklir,  dengan  jumlah pekerja  radiasi  di  bidang  ini  sekitar  4.736  orang (Kemenkes  RI,  2019).  Hal  ini  menunjukkan  cukup banyak  personil  yang  terlibat  dalam  pemantauan radiasi (Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2015).
Sesuai ketentuan Kepala Bapeten No 8/tahun 2011  tentang  Ketentuan  Pelaksanan  Keselamatan Radiasi  pada  pelayanan  Radiodiagnosti,  semua personil  yang  melakukan  penyinaran  dengan radiasi  diwajibkan  menggunakan  alat  monitor radiasi.  Beberapa  jenis  alat  monitor  radiasi  yang direkomendasika adalah Film Badge, Termoluminisen Dosimeter (TLD), dosimeter saku (Badan Pengawas Tenaga
Nuklir,
2011). Pada pelaksanaan penggunaan monitor dosimeter tersebut,di Rumah Sakit/Klinik  adalah  TLD  dan Film  Badge ,  akan tetapi penggunaan alat tersebut masih memerlukan pihak  lain  untuk  melakukan  pembacaan  radiasi karena diperlukan alat pembaca ( reader ) terkalibrasi khusus,  hal  ini  menyebabkan  perolehan  dosis radiasi  butuh  waktu  lama,  sehingga  tidak  bisa dilakukan  upaya  preventif  terhadap  resiko  radiasi (Ginjaume et al., 2019). Selain itu penggunaan alat tersebut juga biaya operasional pelayanan monitor radiasi ini menjadi tinggi. Disisi lain perkembangan teknologi  pencitraan  digital,  telah  ditemukan bahan perekam gambar (image receptor ) memungkinkan  citra  radiograf  dapat  diproses secara cepat dan memiliki memori perekam secara digital.  Berdasarkan  kedua  fakta  tersebut,  peneliti bermaksud  mengembangkan  alat  monitor  dosis perorangan  dengan  menggunakan imaging  plate sebagai  upaya  jaminan  keselamatan  radiasi (Akhadi, 2019).
Pengembangan  alat  monitor  radiasi  dengan imaging  plate ini  diharapkan  dapat  memberikan alternatif teknologi yang dapat digunakan institusi pelayanan  radiodiagnostik  dengan  media  yang telah  dimiliki  oleh  sebagian  besar  instalasi Radiologi.  Dengan  demikian  dosis  radiasi  yang diterima  bisa  langsung  termonitor  melalui  alat Computer  Radiography (CR)  (Rahman  et  al.,  2020). Dalam bidang akademik, penggunaan alat monitor radiasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  solusi pemenuhan  kebutuhan  alat  monitor  radiasi  yang lebih  efisien  bagi  mahasiswa  praktek  (Finnerty  & Brennan,  2005).  Dalam  bidang  karya  akademik
diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi  dalam  pengadaan  peralatan  monitor radiasi  karya  anak  negeri  dan  dapat  dijadikan sebagai  salah  satu  karya  yang  dapat  dipatenkan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan  kontribusi  bagi  institusi  pendidikan untuk melengkapi monitor radiasi bagi mahasiswa, dengan  biaya  operasional  yang  lebih  efisien,  juga dapat  langsung  dilakukan  monitoring  perolehan dosis  secara  langsung  dengan  konversi  pada peralatan Computer Radiography yang telah dimiliki (Lambert  &  McKeon,  2001).  Hal  penting  yang diperhatikan  adalah  diperolehnya  referensi  acuan dosis  untuk  pasien  sebagai  jaminan  keselamatan radiasi  yang  menjadi  tuntutan  peraturan  kepala Bapeten (PERKA BAPETEN) No 8 tahun 2011 yang harus  dipenuhi  oleh center pelayanan  radiologi dalam melakukan pelayanan diagnostik.

## 2. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis Research  and development dengan  pendekatan  eksperimental yang  dilakukan  secara  bertahap  dari  tahun  2021  - 2023.  Tahapan  awal  dimulai  mencari  beberapa bahan  alternatif  yang  dapat  digunakan  sebagai bahan Imaging Plate (IP) dan variasi bahan detektor yang dapat dipilih sebagai alternatif untuk deteksi sumber  radiasi.  Pengolahan  data  yang  didapatkan dari sampel pengukuran dosis personel menggunakan  modifikasi  PMD  akan  diolah  dan dianalisa  secara  deskriptif  dibandingkan  gold standar  pengukuran  dosis  dengan  TLD  dan komparasi  dengan  peraturan  perka  Bapeten  No  8 Tahun  2011.  Pada  tahap  selanjutnya  membuat desain  holder  untuk  tempat  detektor  sehingga mudah untuk digunakan radiografer. Beberapa alat yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  : Plate  detektor,  TLD,  Phantom  antophomatrik, Kristal  NaIT,  Pesawat  sinar  x,  Grid,  CR,  sensor detektor, Dry view, Komputer viewer, dan Emulsi film  CR.  Pengolahan  data  yang  didapatkan  dari semua  prosedur  uji  coba  pengukuran  dosis personel  menggunakan  modifikasi  PMD  akan diolah dan dianalisa secara deskriptif dibandingkan  gold  standar  pengukuran  dosis dengan  TLD  dan  komparasi  dengan  peraturan perka Bapeten No 8 Tahun 2011

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam  pengambilan  data  diperoleh  40  hasil eksposi  yang  terdiri  dari  pemeriksaan  protokol
thorax,  cranium,  abdomen,  ekstremitas,  dan  vertebra yang  masing  masing  dilakukan  pengukuran  nilai indeks eksposure dari berkas utama, jarak 1 meter, jarak  2  meter,  dan  pada  meja  konsul.  Dari  data tersebut  dilakukan  evaluasi  melihat  nilai index exposure yang  terlihat  di Computed  Radiography (CR).  Masing-masing  hasil  pengukuran  dianalisis berdasarkan  tanpa  obyek  dan  adanya  obyek berupa  phantom  sesuai  pemeriksaan  yang dilakukan.
a. Pengukuran tanpa obyek phantom
Pengambilan  obyek  dilakukan  berdasarkan dalam  beberapa  eksposi  yaitu  menempatkan Imaging Plate (IP) pada berkas sinar utama, jarak 1 meter dari berkas utama, jarak 2 meter dari berkas utama,  dan  pada  meja  konsul  pemeriksaan radiologi.
1) Thorax
Berdasarkan hasil  tersebut  didapat  grafik kurva karakterstik seperti gambar 1.
(a) (b) (b) (d)
Gambar 1. Hasil kurva karakteristik faktor eksposi thorax (a) berkas utama; (b) jarak 1 meter; (c) jarak 2 meter; (d) meja konsul.
Faktor  eksposi  yang  digunakan  dalam pemeriksaan radiografi thorax adalah kV 58, mA 200, dan s 0,028 dengan pengaturan FFD 125 cm. Berdasarkan  hasil  eksposi  didapat  nilai  dosis 0,2392  mGy.  Hasil  nilai  indeks  eksposure  dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Nilai indeks eksposure pemeriksaan thorax Perlakukan ke - Jarak IP Nilai Indeks Eksposure 1 Berkas utama 2453 2 1 meter 690 3 2 meter 7 4 Meja konsul 7

## 2) Cranium
Faktor  eksposi  yang  digunakan  dalam pemeriksaan  radiografi  cranium  adalah  kV  80, mA 320, dan s 0,080 dengan pengaturan FFD 100 cm. Berdasarkan hasil eksposi didapat nilai dosis 2,529  mGy.  Hasil  nilai  indeks  eksposure  dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel  2 .  Nilai  indeks  eksposure  pemeriksaan cranium
Perlakukan ke - Jarak IP Nilai Indeks Eksposure 1 Berkas utama 3661 2 1 meter 438 3 2 meter 7 4 Meja konsul 7
Berdasarkan  hasil  tersebut  didapat  grafik kurva karakterstik seperti gambar 2.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 2. Hasil kurva karakteristik faktor eksposi cranium (a) berkas utama; (b) jarak 1 meter; (c) jarak 2 meter; (d) meja konsul.
3) Abdomen
Faktor  eksposi  yang  digunakan  dalam pemeriksaan  radiografi  abdomen  adalah  kV  80, mA 250, dan s 0,080 dengan pengaturan FFD 100
cm. Berdasarkan hasil eksposi didapat nilai dosis 1,977  mGy.  Hasil  nilai  indeks  eksposure  dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel  3 .  Nilai  indeks  eksposure  pemeriksaan abdomen
Perlakukan ke - Jarak IP Nilai Indeks Eksposure 1 Berkas utama 3615 2 1 meter 230 3 2 meter 7 4 Meja konsul 7
Berdasarkan  hasil  tersebut  didapat  grafik kurva karakterstik seperti gambar 3.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 3. Hasil kurva karakteristik faktor eksposi abdomen (a) berkas utama; (b) jarak 1 meter; (c) jarak 2 meter; (d) meja konsul.

## 4) Ektremitas
Faktor  eksposi  yang  digunakan  dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas adalah kV 70, mA 320, dan s 0,063 dengan pengaturan FFD 100 cm. Berdasarkan hasil eksposi didapat nilai dosis 1,514  mGy.  Hasil  nilai  indeks  eksposure  dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 . Nilai indeks eksposure pemeriksaan ekstremitas
Perlakukan ke - Jarak IP Nilai Indeks Eksposure 1 Berkas utama 3461 2 1 meter 403 3 2 meter 7 4 Meja konsul 7
Berdasarkan  hasil  tersebut  didapat  grafik kurva karakterstik seperti gambar 4.
(a)
(b) (c)
(d)
Gambar 4 . Hasil kurva karakteristik faktor eksposi ekstremitas (a) berkas utama; (b) jarak 1 meter; (c) jarak 2 meter; (d) meja konsul.
5) Vertebrae
Berdasarkan  hasil  tersebut  didapat  grafik kurva karakterstik seperti gambar 5.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 5. Hasil kurva karakteristik faktor eksposi vertebra (a) berkas utama; (b) jarak 1 meter; (c) jarak 2 meter; (d) meja konsul.
Faktor  eksposi  yang  digunakan  dalam pemeriksaan radiografi vertebra lateral adalah kV 100, mA 320, dan s 0,14 dengan pengaturan  FFD 100  cm.  Berdasarkan  hasil  eksposi  didapat  nilai dosis  6,779  mGy.  Hasil  nilai  indeks  eksposure dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel  5 .  Nilai  indeks  eksposure  pemeriksaan vertebrae
Perlakukan ke - Jarak IP Nilai Indeks Eksposure 1 Berkas utama 3982 2 1 meter 624 3 2 meter 473 4 Meja konsul 7
b. Pengaruh  Penggunaan  dan  tanpa  phantom terhadap nilai indeks eksposure
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh dilakukan  analisis  nilai  indeks  eksposure  yang dihasilkan  antara  tanpa  phantom  dan  dengan adanya phantom sebagai obyek.
1) Analisis nilai indeks eksposure obyek thorax Grafik  pengaruh  nilai  indeks  eksposure obyek thorax dapat dilihat pada gambar 6 dengan nilai  indeks  eksposure  tanpa  phantom  pada berkas utama adalah 2453; pada jarak 1 meter 690; pada jarak 2 meter dan pada meja konsul adalah 7.  Sedangkan  nilai  indeks  eksposure  dengan menggunakan  phantom  pada  berkas  utama adalah 728; pada jarak 1 meter, 2 meter, dan pada meja konsul adalah 7.
Gambar 6. Pengaruh phantom terhadap nilai indeks eksposure organ thorax
2) Analisis  nilai  indeks  eksposure  obyek cranium Grafik  pengaruh  nilai  indeks  eksposure obyek  cranium  dapat  dilihat  pada  gambar  7 dengan  nilai  indeks  eksposure  tanpa  phantom
pada  berkas  utama  adalah  3661;  pada  jarak  1 meter  438;  pada  jarak  2  meter  dan  pada  meja konsul  adalah  7.  Sedangkan  nilai  indeks eksposure  dengan  menggunakan  phantom  pada berkas utama adalah 1760; pada jarak 1 meter 728, dan  pada  jarak  2  meter  serta  pada  meja  konsul adalah 7.
Gambar 7 . Pengaruh phantom terhadap nilai indeks eksposure organ cranium
3) Analisis  nilai  indeks  eksposure  obyek abdomen
Grafik  pengaruh  nilai  indeks  eksposure obyek  abdomen  dapat  dilihat  pada  gambar  8 dengan  nilai  indeks  eksposure  tanpa  phantom pada  berkas  utama  adalah  3615;  pada  jarak  1 meter  230;  pada  jarak  2  meter  dan  pada  meja konsul  adalah  7.  Sedangkan  nilai  indeks eksposure  dengan  menggunakan  phantom  pada berkas utama adalah 1745; pada jarak 1 meter 674, dan  pada  jarak  2  meter  serta  pada  meja  konsul adalah 7.
Gambar 8 . Pengaruh phantom terhadap nilai indeks eksposure organ abdomen
4) Analisis  nilai  indeks  eksposure  obyek ekstremitas
Grafik  pengaruh  nilai  indeks  eksposure obyek  ekstremitas  dapat  dilihat  pada  gambar  9 dengan  nilai  indeks  eksposure  tanpa  phantom pada  berkas  utama  adalah  3461;  pada  jarak  1 meter  403;  pada  jarak  2  meter  dan  pada  meja konsul  adalah  7.  Sedangkan  nilai  indeks eksposure  dengan  menggunakan  phantom  pada berkas utama adalah 1745; pada jarak 1 meter 674, dan  pada  jarak  2  meter  serta  pada  meja  konsul adalah 7.
Gambar 9 . Pengaruh phantom terhadap nilai indeks eksposure organ ekstremitas
5) Analisis  nilai  indeks  eksposure  obyek vertebra
Gambar 10 . Pengaruh phantom terhadap nilai indeks eksposure organ vertebra
Grafik  pengaruh  nilai  indeks  eksposure obyek  vertebra  dapat  dilihat  pada  gambar  10 dengan  nilai  indeks  eksposure  tanpa  phantom pada  berkas  utama  adalah  3982;  pada  jarak  1
meter 624; pada jarak 2 meter 473; dan pada meja konsul  adalah  7.  Sedangkan  nilai  indeks eksposure  dengan  menggunakan  phantom  pada berkas  utama  adalah  2433;  pada  jarak  1  meter 1146, dan pada jarak 2 meter 583; serta pada meja konsul adalah 7.
6) Pengaruh variasi dosis radiasi terhadap nilai indeks eksposure
Dari  data  yang  diperoleh  dibuat  grafik pengaruh  antara  nilai  dosis  radiasi  yang  terlihat dari meja konsul terhadap nilai indeks eksposure.
a) Analisis  dosis  radiasi  terhadap  nilai  indeks eksposure berkas utama
Gambar 11 . Pengaruh dosis radiasi terhadap nilai indeks eksposure berkas utama
b) Analisis  dosis  radiasi  terhadap  nilai  indeks eksposure jarak 1 meter
Gambar 12 . Pengaruh dosis radiasi terhadap nilai indeks eksposure jarak 1 meter
c) Analisis  dosis  radiasi  terhadap  nilai  indeks eksposure jarak 2 meter
Gambar 13 . Pengaruh dosis radiasi terhadap nilai indeks eksposure jarak 2 meter
7) Analisis  dosis  radiasi  terhadap  nilai  indeks eksposure pada meja konsul
Gambar 14 . Pengaruh dosis radiasi terhadap nilai indeks eksposure meja konsul
Berdasarkan  kajian  diatas,  maka  dapat dijelaskan  respon  radiasi  dengan  imejing  plate sebagai berikut :
a) Image  plate  sebagai  detektor  memiliki  nilai sensitivitas yang berbeda dalam menangkap energi  radiasi  yang  menembus  material. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh  penggunaan  faktor  sensitivitas mengekspos  pelat  citra  terhadap  sinar-X. Analisis  dilakukan  berdasarkan  kurva karakteristik  yang  dibentuk  oleh  densitas versus  paparan  log.  Penelitian  dilakukan dengan  mengukur  nilai  densitas  yang terekam pada image plate untuk setiap level step dengan menggunakan variasi flow tube (Jannah, 2014).
b) Sensitivitas tegangan tabung paling mempengaruhi pelat
gambar. Nilai
sensitivitas  respon  terbaik  pada  Image  Plate Computed  Radiography  merek  iCRco diperoleh  dengan  menggunakan  faktor eksposur  tegangan  90  kV  dengan  arus  6,3 mAs dan 8 mAs. Ini didasarkan pada kurva yang  dibentuk  oleh  nilai  korelasi  linier (Jannah, 2014).
c) Energi  sinar-X  yang  diserap  oleh  lapisan fosfor  (per  mA  per  satuan  luas)  dihitung secara  teoritis  sebagai  indeks  sensitivitas radiografi  dengan  menggunakan  spektrum foton  sinar-X  insiden  dengan  rumus  Birch- Marshall  dan  spektrum  sensitivitas  untuk rentang  40-140  kV.  Media  radiosensitif diperlakukan sebagai lapisan yang melibatkan  pemuatan  massal.  Sensitivitas radiografik relatif pelat ST-II CR paling baik mendekati layar film HGM/UR2 pada 60 kV; itu jauh lebih rendah untuk pelat CR ST-II di kedua sisi 60 kV. Sensitivitas relatif pada 40 dan  140  kV  pelat  CR  ST-II  terhadap  layar film  HGM/UR2  masing-masing  menurun sebesar  16  dan  30%.  Hasil  ini  menyiratkan bahwa,  dalam  sistem  CR,  nilai  mAs  harus dinaikkan  masing-masing  sebesar  16  dan 30% pada 40 dan 140 kV. Hasil ini dijelaskan oleh  posisi  relatif  tepi  penyerapan  K  dari fosfor.  Hasil  yang  dihitung  secara  teoritis sesuai  dengan  hasil  eksperimen  yang diperoleh  dengan  phantom  resin  akrilik. Hasil  ini  akan  berguna  dalam  mencegah under  atau  overexposure  dalam  sistem  CR dan  dengan  demikian  mengontrol  dosis yang  diberikan  kepada  pasien  (Engel-Hills, 2006).
Berdasarkan hasil kajian diatas, penulis akan mengembangkan    respon  radiasi  yang  terekam dalam  imejing  Plate  menjadi  salah  satu  bahan monitor  radiasi  personal.  Dengan  diperolehnya respon  yang  berbeda      pada  setiap  eksposi  , jarak, serta   obyek materi yang ditembus dengan kurva  karakteristik  yang  berbeda,  maka  dapat dilakukan Analisa hubungan dosis yang terkena dengan    skala  keabu2an  yang  terekam  dalam computer  radiografi.  Dari  data  diatas,  semua respon  radiasi  memberikan  pengaruh  indeks eksposure  yang  berbeda,  dengan  adanya simulasi    kurva  diatas,  dapat  diprediksi  dosis radiasi  yang  diperoleh  oleh  petugas  yang dimonitor dengan Imejing Plate saat melakukan Tindakan radiografi.
Dengan adanya respon ini , masih diperlukan alat  bantu pemantau  serapan radiasi yang akan dikembangkan  pada  periode  selanjutnya  yaitu mendesain  monitor  yang  mudah  digunakan petugas.

## 4. Simpulan
Penulis  akan  mengembangkan  respon  radiasi yang  terekam  dalam  imejing  Plate  menjadi  salah satu  bahan  monitor  radiasi  personal.  Dengan diperolehnya  respon  yang  berbeda      pada  setiap eksposi, jarak, serta   obyek materi yang ditembus dengan  kurva  karakteristik  yang  berbeda,  maka dapat  dilakukan  Analisa  hubungan  dosis  yang terkena  dengan  skala  keabu2an  yang  terekam dalam Computed  Radiography .  Dari  data  diatas, semua  respon  radiasi  memberikan  pengaruh indeks  eksposure  yang  berbeda,  dengan  adanya simulasi  kurva  diatas,  dapat  diprediksi  dosis radiasi  yang  diperoleh  oleh  petugas  yang dimonitor  dengan  Imejing  Plate  saat  melakukan Tindakan radiografi.
Dengan  adanya  respon  ini,  masih  diperlukan alat  bantu  pemantau  serapan  radiasi  yang  akan dikembangkan  pada  periode  selanjutnya  yaitu mendesain  monitor  yang  mudah  digunakan petugas.

## 5. Ucapan Terimakasih
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Direktur Poltekkes  Kemenkes  Semarang  yang  telah membantu  dalam  dukungan  dana  dan  kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## 6. Daftar Pustaka
Akhadi,  M.  (2019). Dasar-Dasar  Proteksi  Radiasi . Rhineka Cipta.
Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir.  (2011). Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  8 Tahun  2011  tentang  Keselamatan  Radiasi  Dalam Penggunaan  Pesawat  Sinar  X  Radiologi Diagnostik dan Intervensional .
Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir.  (2015). Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 15
Tahun  2015  tentang  Persyaratan  untuk Memperoleh  Surat  Izin  Bekerja  Bagi  Petugas Tertentu di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion .
Engel-Hills,  P.  (2006).  Radiation  Protection  in Medical Imaging. Radiography , 12 (2), 153 – 160. https://doi.org/10.1016/j.radi.2005.04.008 Finnerty,  M.,  &  Brennan,  P.  C.  (2005).  Protective aprons in imaging departments: manufacturer stated  lead  equivalence  values  require validation. European  Radiology , 15 (7),  1477 – 1484. https://doi.org/10.1007/s00330-004- 2571-2
Ginjaume, M., Carinou, E., Brodecki, M., Clairand, I.,  Domienik-Andrzejewska,  J.,  Exner,  L., Ferrari,  P.,  Jovanović,  Z.,  Krstic,  D.,  Principi, S.,  Van  Hoey,  O.,  &  Vanhavere,  F.  (2019). Effect  of  the  Radiation  Protective  Apron  on the  Response  of  Active  and  Passive  Personal Dosemeters  used  in  Interventional  Radiology and  Cardiology. Journal  of  Radiological Protection , 39 (1), 97 – 112. https://doi.org/10.1088/1361-6498/aaf2c0 Jannah,  N.  (2014). Jannah, N.  (2014).  Analisis  Kurva Karakteristik  Image  Plate  Computed  Radiography (  CR)  Sebagai  Indikator  Sensitifitas  Terhadap Sinar-X.
Kemenkes RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia Health Profile 2018] . http://www.depkes.go.id/resources/downlo ad/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Data-dan-Informasi_Profil- Kesehatan-Indonesia-2018.pdf
Lambert,  K.,  &  McKeon,  T.  (2001).  Inspection  of Lead  Aprons. Health  Physics , 80 ,  S67 – S69. https://doi.org/10.1097/00004032- 200105001-00008
Rahman, F. U. A., Nurrachman, A. S., Astuti, E. R., Epsilawati, L., & Azhari, A. (2020). Paradigma Baru  Konsep  Proteksi  Radiasi  dalam Pemeriksaan Radiologi Kedokteran Gigi: dari ALARA  menjadi  ALADAIP. Jurnal  Radiologi Dentomaksilofasial  Indonesia , 4 (2),  27 – 34. https://doi.org/10.32793/jrdi.v4i2.555