## VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV PADA ANALISIS PENETAPAN KADAR ASAM MEFENAMAT DALAM SEDIAAN TABLET GENERIK
Siska Musiam, Riza Alfian
Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin E-mail : siska.musiam@gmail.com

## ABSTRAK
Pengawasan  dan  pemeriksaan  mutu  sediaan  farmasi  dimaksudkan  untuk menjamin  sediaan  obat  mengandung  bahan  dengan  mutu  dan  jumlah  yang  telah ditetapkan dan mengikuti prosedur analisis standar. Contoh sediaan obat yaitu tablet generik  Asam  mefenamat.  Penetapan  kadar  Asam  mefenamat  tablet  dapat dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometri UV. Sebelum dilakukan analisis  penetapan  kadar  perlu  dilakukan  validasi  metode  analisis  untuk membuktikan metode tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  validasi  metode spektrofotometri UV pada analisis penetapan kadar Asam mefenamat tablet generik yang ditentukan berdasarkan parameter-parameter tertentu. Jenis penelitian adalah penelitian  deskriptif  dengan  melakukan  validasi  metode  spektrofotometri  UV menggunakan tablet generik Asam mefenamat sebagai sampel dari PT. X. Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  sampel  yang  mengandung  Asam  mefenamat. Pengujian  ini  dilakukan  replikasi  sebanyak  3  kali.  Parameter  validasi  meliputi Akurasi, Presisi, limit deteksi (LOD) dan limit kuantitasi (LOQ).
Hasil penelitian menunjukkan metode spektrofotometri UV dapat digunakan (valid)  untuk  penetapan  kadar  Asam  mefenamat  dalam  sediaan  tablet  generik karena  dari  hasil  uji  validasi  metode  ini  menunjukkan  nilai  linieritas  sebesar  r  = 0,9980, akurasi (99,86%) dan presisi (1,73%) yang valid dan memenuhi syarat uji validasi dengan batas deteksi (LOD) 1,4828 ppm dan batas kuantitas (LOQ) 4,9425 ppm. Hasil penelitian menunjukkan kadar Asam mefenamat dalam sediaan tablet generik adalah 102,081% ± 0,1298 memenuhi standar persyaratan tablet menurut Farmakope Indonesia Edisi V Tahun 2014 yaitu tidak kurang dari 95% dan tidak lebih  dari  105%.  Maka  berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa metode  spektrofotometri  UV  pada  analisis  penetapan  kadar  Asam  mefenamat dalam  tablet  generik  berdasarkan  parameter  akurasi,  presisi,  LOD  dan  LOQ dinyatakan valid.
Kata kunci : Asam mefenamat, Validasi metode, Spektrofotometri UV

## Abstract
Supervision and quality control of pharmaceutical preparation are intended to ensure the medicine contains material with predetermined quality and amount which follow standart  analysis  procedure. For example, Mefenamic acid tablets. Determination of Mefenamic acid can be analyzed by using UV spectrophotometry method. Before determination of Mefenamic acid analysis is done, it is necessary to  validate  the  method  of  analysis  in  order  to  prove  that  the  method  meets  the requirement for use.
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  validation  of  UV spectrophotometry  method  in  the  analysis  determination  of  Mefenamic  acid  in generic tablets produced by looking at certain parameters. The type of the research was descriptive which is done by validating UV spectrophotometry method by using a generic tablet as a sample from the PT. X. The Population in this research were all  generic  tablets  containing  Mefenamic  acid.  The  test  was  performed  3  times replication.  The  validation  parameters  included  accuracy,  precision,  limit  of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ).
The  results  showed  UV  spectrophotometry  method  can  be  used  (valid)  to determination  of  Mefenamic  acid  in  the  generic  tablet  because  of  this  method validation  test  results  demonstrated  the  linearity  value  of  r  =  0,9980,  accuracy (99.86%)  and  precision  (1.73%)  were  valid  and  qualified  validation  test  to  the detection limit (LOD) 1.4828 ppm and quantity limit (LOQ) 4.9425 ppm. The result showed determination of Mefenamic acid in tablet generic is 102,081%±0,1298 is fulfill  determination  of  requirments  contained  in  the  Indonesian  Pharmacopoeia 2014 Edition V is not less than 95% and not more than 105%. Therefore, based on the result of this study, it can be concluded that the UV spectrophotometry method in  the  analysis  determination  of  generic  Mefenamic  acid  tablets  based  on parameters of accuracy, precision, LOD and LOQ is valid.
Key word : Mefenamic acid, Method validation, UV spectrophotometry

## PENDAHULUAN
Validasi instrumen adalah suatu proses pembuktian melalui pengujian analisis di laboratorium untuk memberikan data tentang kehandalan suatu  metode  dari  suatu  prosedur yang  digunakan.  Validasi  instrumen merupakan  bagian  dari  program penjaminan  mutu  sebagai  upaya untuk  memberikan  jaminan  terhadap
khasiat,  kualitas  dan  keamanan produk-produk industri farmasi. Salah  satu  jenis  validasi  adalah validasi  metode  analisis.  Tujuan validasi metode analisis adalah untuk membuktikan  bahwa  semua  metode analisis  (cara  /  prosedur  pengujian) yang  digunakan  dalam  pengujian maupun pengawasan mutu senantiasa
mencapai  hasil  yang  diinginkan secara  konsisten.  Parameter  validasi metode analisis yaitu akurasi, presisi, linearitas,  batas  deteksi  / Limit  Of
Detection (LOD) dan batas kuantitasi
/ Limit  Of  Quantitation (LOQ), selektivitas, kekasaran, dan ketahanan (Aswad dkk., 2008).
Sediaan farmasi pada umumnya harus melalui pengawasan dan pemeriksaan mutu. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin bahwa sediaan  obat  mengandung  bahan dengan  mutu  dan  jumlah  yang  telah ditetapkan  dan  mengikuti  prosedur analisis standar, sehingga sediaan ini mencapai efek terapeutik yang diharapkan (Naid dkk., 2011).
Saat  ini  banyak  dijumpai  zat aktif dalam berbagai  bentuk  sediaan, salah  satunya  adalah  tablet.  Dalam sediaan  obat  tersebut  dinyatakan bahwa  sediaan  tersebut  mengandung zat  aktif  sesuai  dengan  komposisi (Anggraeni, 2015). Asam mefenamat merupakan salah satu contoh sediaan tablet yang beredar dipasaran.
Asam  mefenamat  merupakan salah  satu  obat  yang  paling  banyak dijumpai di masyarakat, selain mudah diperoleh,  Asam  mefenamat  juga
memiliki  harga  yang  terjangkau (Noviny dkk., 2015). Untuk mengetahui mutu dari obat, salah satu hal  yang  biasanya  dilakukan  adalah dengan  melakukan  uji  penetapan kadar  yang  dapat  dilakukan  dengan metode analisis yang biasanya digunakan dalam penetapan kadar.
Sebelum  dilakukan  penetapan kadar dengan
menggunakan spektrofotometer, maka perlu dilakukan validasi metode penetapan kadar.  Untuk  melakukan  validasi metode maka parameter yang digunakan  yaitu  akurasi,  presisi  dan liniearitas.  (Gandjar  dan  Rohman, 2007). Dari pernyataan diatas penulis memilih  metode  spektrofotometri ultraviolet  sebagai  metode  yang digunakan  pada  penetapan  kadar Asam  mefenamat  dalam  sediaan tablet. Metode ini memiliki keuntungan antara lain dapat digunakan  untuk  analisis  suatu  zat dalam  jumlah  kecil,  pengerjaan mudah, sederhana, cukup sensitif dan selektif  biayanya  relatif  murah  dan menpunyai  kepekaan  analisis  cukup tinggi. Untuk menguji keabsahan dari metode ini dilakukan validasi dengan parameter  akurasi,  presisi,  limit
deteksi  dan  limit  kuantitasi.  Oleh karena itu, peneliti melaukan penelitian validasi
metode spektrofotometri  UV  pada  analisis penetapan  kadar  Asam  mefenamat dalam sediaan tablet generik.
Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  validasi metode  spektrofotometri  UV  pada penetapan  kadar  Asam  mefenamat tablet generik yang dihasilkan dengan cara  melihat  parameter  akurasi, presisi, LOD dan LOQ.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam analisis deskriptif dengan melakukan validasi metode Spektrofotometri UV pada analisis kadar Asam mefenamat. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh tablet generik yang mengandung  Asam  mefenamat  dari PT.  X.  Metode  pengambilan  sampel dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan teknik Aksidental yaitu
teknik pengambilan sampel berdasarkan spontanitas. Kriteria
Inklusi adalah tablet Asam
mefenamat generik dari PT. X, tablet Asam  mefenamat  generik  500  mg, tablet Asam mefenamat generik tidak bersalut.  Kriteria  Eksklusi  adalah
tablet  Asam  mefenamat  kombinasi, tablet Asam mefenamat generik yang sudah rusak atau kadaluarsa.

## Alat dan Bahan
Alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  spektrofotmetri UV  rayleight  1800,  erlenmeyer, timbangan analitik, labu takar 10 ml; 25 ml; 50  ml; 100 ml, gelas ukur 10 ml,  gelas  beker,  batang  pengaduk, mikro  pipet  100µ  -  1000µ  (Dragon Lab), corong, kuvet quartz dan kertas saring. Bahan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  serbuk  Asam mefenamat pro analisis , metanol pro analisis , tablet generik Asam mefenamat PT. X.

## Pengambilan Sampel
Sampel  diperoleh  dari  Apotek Y di Kota Banjarmasin. Sampel yang digunakan yaitu tablet Asam mefenamaf generik dari pabrik PT. X. Pembuatan  Larutan  Baku  Asam mefenamat konsentrasi 500 ppm
Ditimbang 50 mg Asam mefenamat pro analisis dimasukan ke dalam  labu  ukur  dan  Tambahkan metanol  hingga  volume  100,0  ml, dikocok    hingga  homogen  sehingga diperoleh  konsentrasi  500  ppm  yang
akan digunakan untuk pembuatan seri konsentrasi.

## Penentuan Operating Time
Dari  larutan  baku  500  ppm diambil 1,3 ml  kemudian diencerkan dengan  metanol  hingga  volume  25,0 ml  dikocok  hingga  homogen  dan dimasukkan ke dalam kuvet kemudian dibaca absorbansinya sampai  hasil  absorbansi  yang  di peroleh  relatif  konstan  pada  panjang gelombang 285 nm hingga diperoleh nilai absorbansi yang sama minimal 3 kali dengan rentang waktu 1 menit. Penetapan  Panjang  Gelombang Maksimum
Dari larutan baku Asam mefenamat  500  ppm  diambil  1,3  ml lalu  diencerkan  dengan  metanol hingga  volume  25,0  ml  sehingga diperoleh konsentrasi 13 ppm.
Larutan  dengan  konsentrasi  13  ppm tersebut dikocok hingga homogen dan
dimasukkan ke dalam kuvet kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 200-400 nm.

## Pembuatan Kurva Baku
Dari  larutan  baku  500ppm dibuat seri konsentrasi 7, 9, 13, 17, 21 dan 25 ppm dengan memipet 0,35 ml ; 0,45 ml; 0,65 ml; 0,85 ml; 1,05 ml;
dan  1,25  ml  kemudian  diencerkan dengan  metanol  hingga  volume  25,0 ml  kocok  hingga  homogen  dan  baca absorbansinya pada panjang gelombang  maksimum.  Dari  data hasil  absorbansi  dapat  dihitung persamaan  kurva  bakunya  sehingga diperoleh persamaan garis y = bx + a. Ketepatan (Accuracy)
Ditimbang  12,5  mg  Asam mefenamat pro  analisis dimasukkan ke  dalam  labu  ukur  tambahkan metanol  hingga  volume  25,0  ml kocok  hingga  homogen,  kemudian dibuat larutan seri 17, 21 dan 25 ppm dengan memipet  0,34 ml; 0,42 ml dan 0,5  ml  tambahkan  metanol  hingga volume  10,0  ml  kocok  hingga homogen kemudian dibaca absorbasinya pada panjang gelombang maksimum dengan masing-masing  replikasi  sebanyak  3 kali.

## Ketelitian (Precision)
Dari  data  hasil  absobansi ketepatan  ( accuracy )  diperoleh  nilai rata-rata  % recovery kemudian dihitung nilai Relative Standar Deviasi (RSD) recovery .
Penentuan Batas Deteksi / Limit of Detection (LOD) dan Batas
Kuantitasi  /  Limit  of  Quantitation (LOQ)
LOD  dan  LOQ  dihitung  melalui persamaan  garis  linier  dari  kurva kalibrasi, dengan rumus :
𝑄 = 𝑘 𝑥 𝑆𝑏 𝑆1
Ket:
Q = LOD atau LOQ K  =  3  untuk  batas  deteksi  atau  10 untuk batas kuantitasi Sb = Simpangan baku respon analitik dari blanko S1 = arah garis linier (kepekaan) dari kurva antara respon terhadap konsentrasi = slope (b pada persamaan garis y = bx + a) Penetapan Kadar Asam

## Mefenamat
Enam  tablet  Asam  mefenamat generik  digerus  hingga  halus  dan homogen  kemudian  ditimbang  bobot serbuknya,  kemudian  dari  serbuk tersebut diambil 14,8 mg kemudian di larutkan  dalam  metanol  hingga volume  25,0  ml  kocok  hingga homogen.  Dari  larutan  tersebut
diambil  0,34  ml  tambahkan  metanol hingga  volume  10,0  ml  kemudian baca  absorbansinya  pada  panjang gelombang maksimum.

## HASIL PENELITIAN
Penggambilan Sampel
Sampel  diperoleh  dari  Apotek Y di Kota Banjarmasin, yaitu sampel tablet  Asam  mefenamat  generik. Selanjutnya  sampel  dianalisis  di Laboratorium Kimia Farmasi,
Akademi Farmasi ISFI Banjarmasin.

## Penentuan Operating Time
Penentuan Operating Time dilakukan untuk mengetahui kestabilan Optimal.  Penentuan Operating  Time ditentukan dengan mengukur absorbansi  pada  panjang  gelombang maksimum yang terdapat pada literatur  yaitu  285  nm  hingga diperoleh nilai absorbansi yang sama minimal 3 kali dengan konsentrasi 13 ppm  dengan  rentang  waktu  1  menit menujukan  absorbansi  yang  stabil pada  menit  ke  –  6  dengan  hasil absorbansi yaitu 0,379. Data
Operating  Time dapat  dilihat  pada tabel 1
Tabel 1. Data Operating Time
Time (menit) Absorbansi 1 0,379 2 0,380 3 0,379 4 0,379 5 0,378 6 0,379 7 0,379 8 0,379 Penetapan  Panjang  Gelombang Maksimum Tujuan penentuan panjang gelombang maksimum agar
mengetahui  daerah  serapan  yang dapat  dihasilkan  dari  larutan  baku Asam  mefenamat  yang  dilarutkan dengan  metanol.  Penentuan  panjang gelombang  dilakukan  pada  larutan Asam  mefenamat  konsentrasi  13
ppm, diukur serapannya pada panjang gelombang  antara  200  –  400  nm bersama  dengan  larutan  blanko. Larutan  blanko  yang  digunakan adalah metanol pro analisis . Metanol pro analisis berfungsi untuk menghilangkan serapan dari zat yang tidak  diuji  atau  pelarut  agar  tidak mempengaruhi  serapan  dari  Asam mefenamat.
Gambar 1. Kurva Panjang Gelombang Maksimum Larutan Asam Mefenamat 13
Stabil
Menurut  gambar  1  diketahui panjang gelombang maksimum Asam mefenamat adalah 280,5 nm, sedangkan  hasil  panjang  gelombang tersebut tidak sama dengan teori yaitu 285  nm.  Hal  itu  terjadi  akibat pergeseran panjang gelombang Asam mefenamat disebut pergeseran hipokromik, yaitu pergeseran gelombang  kearah  yang  lebih  kecil disebabkan suatu gugus atau
perubahan pelarut sehingga menyebabkan penurunan nilai intensitas serapan maksimum.
Penentuan  Kurva  Baku  Asam
Mefenamat dan Uji Linieritas Metode analisis biasanya didasarkan pada literatur  yang  sudah ada  menggunakan  instrumen  yang sama atau hampir sama (Gandjar dan Rohman, 2007). Oleh karena itu perlu dilakukan  validasi  metode  diawali dengan  pembuatan  kurva  baku  dan linieritas yang diperoleh dengan cara membuat  seri  konsentrasi  7  ppm,  9 ppm, 13 ppm, 17 ppm, 21 ppm dan 25 ppm sehingga diperoleh hasil absorbansi  pada  panjang  gelombang maksimum.
Persamaan  kurva  baku  merupakan hubungan antara sumbu x dan sumbu
y dimana sumbu x dinyatakan dengan konsentrasi yang diperoleh
sedangkan  sumbu  y  merupakan absorbansi atau serapan yang diperoleh  dari  hasil  pengukuran sehingga persamaan regresi linier dari kurva baku yang diperoleh adalah y = 0,0261 x +  0,1054  dengan  koefisien kolerasi  r  =  0,9980.  Harga  koefisien kolerasi  (r)  yang  mendekati  1 menyatakan  hubungan  yang  linier antara  konsentrasi  dengan  serapan yang  dihasilkan,  dengan  kata  lain peningkatan  nilai  absorbansi  analit berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi  yang  sesuai  dengan kriteria penerimaan koefisien kolerasi (r)  yang telah memenuhi persyaratan koefisien  korelasi  menurut  literatur yang  berkisar  antara  0,998  -  1,002 (Ambarwati dkk., 2015). Hasil penentuan  linieritas  dari  konsentrasi yang  telah  dibuat  dapat  dilihat  pada pada tabel 2.
Tabel 2. Data Absorbansi Larutan Seri Kadar No. Konsentrasi (ppm) Absorbansi 1 7 0,297 2 9 0,345 3 13 0,434 4 17 0,532 5 21 0,665 6 25 0,763
Kurva larutan Asam mefenamat dapat dilihat pada gambar 2
Gambar 2. Kurva Baku Larutan Asam Mefenamat

## Ketepatan (Accuracy)
Akurasi dihitung berdasarkan data absorbansi larutan kadar 17 ppm, 21 ppm dan 25 ppm. Data absorbansi dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Data Hasil Absorbansi Akurasi
Konsentrasi (ppm) Replikasi Absorbansi 17 1 0,546 2 0,547 3 0,546 21 1 0,644 2 0,643 3 0,643 25 1 0,772 2 0,771 3 0,771 y = 0.0261x + 0.1054 R² = 0.9980 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 5 10 15 20 25 30 A b sor b an si Konsentrasi (ppm)
Dari data tersebut dapat dihitung nilai recovery atau perolehan kembali dari kadar  yang terukur atau kadar hasil dibandingkan dengan kadar  yang sebenarnya dikalikan  100%.  Nilai  inilah  yang  akan  dijadikan  nilai  akurasi. Recovery dapat dirumuskan sebagai berikut :
𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 = 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎 𝑥 100%
Nilai recovery dari larutan sampel bisa dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Data Nilai Recovery dan Relative Standar Deviasi (RSD) Larutan Sampel Konsentrasi (ppm) Replikasi Abs Kadar hasil (ppm) Recovery 17 1 0,546 16,881 99,301% 2 0,547 16,920 99,527% 3 0,546 16,881 99,301% 21 1 0,644 20,636 98,267% 2 0,643 20,598 98,084% 3 0,643 20,598 98,084% 25 1 0,772 25,540 102,16% 2 0,771 25,502 102,008% 3 0,771 25,502 102,008% Recovery = 99,86% RSD Recovery = 1,73%
Pada penelitian ini berdasarkan tabel rata-rata nilai % recovery adalah 99,86%  berada  dalam  rentang  98- 102%  (US  FDA),  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  data  di  atas memiliki  nilai recovery yang  valid dan memenuhi persyaratan uji validasi yang ditetapkan.
Ketelitian (Precision)
Pengujian presisi dengan menggunakan rumus Relative Standar Deviasi (RSD) dari
serangkaian  data recovery pada pengujian akurasi dengan cara membandingkan  Standar  Deviasi (SD)  nilai recovery pada  uji  akurasi dengan rata-rata nilai recovery dikalikan  100%.  Rumus  RSD  dapat dilihat dibawah ini :
𝑅𝑆𝐷 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 (𝑆𝐷) 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑥 100%
𝑆𝐷 =   √ ∑(x − x̅)² 𝑛 − 1
Persyaratan  uji  ini  dikatakan valid  dan  memenuhi  persyaratan  uji validasi  apabila  memiliki  nilai  RSD lebih  kecil  dari  2%  (Gandjar  dan Rohman,  2007).  Pada  penelitian  ini berdasarkan  data  nilai recovery larutan  sampel,  diperoleh  nilai  RSD sebesar 1,73%  yang berarti  memiliki nilai presisi yang valid dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penentuan Batas Deteksi / Limit of Detection (LOD) dan Batas
Kuantitasi  /  Limit  of  Quantitation
(LOQ)
Setelah  mendapatkan  kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan analisis, selanjutnya data yang
diperoleh  dari  kosentrasi  tiap  analit yang memberikan absorbansi berbeda untuk diolah untuk menentukan batas deteksi  (LOD)  dan  batas  kuantitas (LOQ).  Pada penelitian ini diperoleh nilai  LOD  yaitu  1,4828  ppm  yang artinya pada kosentrasi tersebut masih dapat  dilakukan  pengukuran  sampel yang  memberikan  hasil  ketelitian suatu alat berdasarkan tingkat akurasi individual  hasil  analisis,  sedangkan nilai  LOQ  yaitu  4,9425  ppm  artinya pada kosentrasi tersebut bila dilakukan  pengukuran  masih  dapat memberikan kecermatan analisis. Penetapan Kadar Asam

## Mefenamat Tablet Generik
Tabel  dibawah  ini  merupakan  hasil penetapan  kadar  Asam  mefenamat pada sediaan tablet generik.
Tabel 5. Data Hasil Kadar Asam Mefenamat dalam Sediaan Tablet Generik
Sampel Replikasi Abs Kosentrasi (ppm) Kadar (%) Kadar rata-rata (%) ± SD Asam Mefenamat Generik 1 0,558 18,490 102,006% 102,081 ± 0,1298 2 0,558 18,490 102,006% 3 0,559 17,379 102,231%
Berdasarkan data diatas, kadar Asam mefenamat dalam sediaan tablet generik diperoleh  kadar  rata-rata  102,081%  dan  SD  yaitu  0,1298.  Hasil  kadar  rata-rata dalam persen tablet generik ini menunjukan kadar Asam
mefenamat dalam sediaan tablet generik memenuhi persyaratan kadar
yang tertera dalam Farmakope Indonesia  Edisi  V  tahun  2014  yaitu tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari  105%  dari  jumlah  yang  tertera pada etiket.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  maka  dapat  diambil kesimpulan  yaitu  metode  penetapan kadar Asam mefenamat dalam sediaan tablet generik dengan menggunakan
metode
spektrofotometri UV dinyatakan valid, karena hasil uji validasi metode ini  menunjukkan  akurasi  (99,86%) dan  presisi  (1,73%)  yang  valid  dan memenuhi  syarat  uji validasi  dengan batas deteksi (LOD) 1,4828 ppm dan batas  kuantitas  (LOQ)  4,9425  ppm. Hasil  penelitian  dalam  penetapan kadar Asam mefenamat tablet generik diperoleh  rata  –  rata  kadar  yaitu 102,081% dan SD yaitu 0,1298 yang
menunjukkan bahwa Asam mefenamat  tablet  generik  memenuhi standar  persyaratan  tablet  Asam mefenamat menurut Farmakope
Indonesia  Edisi  V  Tahun  2014  yaitu tidak kurang dari 95% dan tidak lebih
dari  105%  dari  jumlah  yang  tertera pada etiket.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati, M. F. Palupi dan Patriana U.,  2008, Validasi  Metode
Uji Kadar Albendazol dengan menggunakan Spektrofotometer UV/Vis,
Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan, Bogor.
Anggraeni,  A.N.  2015, Validasi
Metode Spektrofotometri UV
Pada  Analisis  Paracetamol Dalam Tablet Generik ,
Banjarmasin: Akademi
Farmasi ISFI Banjarmasin.
Anonim, 2014, Farmakope Indonesia Edisi V . Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
Aswad, M., Fatmawaty, A.,
Nursamsiar.,  Rahmawanti., 2011, Validasi Metode Spektrofotometri Sinar Tampak Untuk Analisis Formalin Dalam Tahu , Makassar: Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin Makassar dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi
(STIFA) Kebangsaan
Makassar.
Gandjar, I.G., dan Rohman, A., 2007,
Kimia  Farmasi  Analisis ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Naid,  T.,  Kasim,  S.,  Pakaya,  M.,
2011, Majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol 15, Fakultas Farmasi , Universitas Hasanuddin Makassar. Noviny,  R.U.,  Sri,  S.,  Widya,  A.L., 2015, Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT  Vol.  4 No.  4  November .  Program Studi Farmasi FMIPA UNSRAT, Manado