J. Kartika Kimia , Mei 2024, 7, (1), 64-69 Journal homepage : http://jkk.unjani.ac.id/index.php/jkk P-ISSN: 2655-1322     E-ISSN: 2655-0938

## Pembuatan Visual Strip Sensor Ion Besi(II) dengan Bahan Pendukung Kertas yang Dilapisi Poliakrilamida

## Fabricating Visual Strip Sensor for Iron(II) using Polyacrylamide Coated on Paper Supporting Material
Tetty Kemala*, Deden Saprudin, Ifri Surya Permana
Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Indonesia *E-mail: tettykemala@apps.ipb.ac.id
DOI: https://doi.org/10.26874/jkk.v7i1.259
Received : 24 April 2024, Revised : 23 June 2024, Accepted : 23 June 2024, O nline : 23 June 2024

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan membuat visual strip sensor untuk mengukur kadar besi. Sensor ini dibuat dari kertas selulosa asetat yang telah dilapisi oleh poliakrilamida dan disisipi pengompleks 1,10-fenantrolin. Pengujian visual strip sensor dilakukan pada berbagai konsentrasi besi(II) dengan membuat deret standar dan melihat kisaran  konsentrasi  besi(II) yang  dapat  terbedakan  oleh  mata.  Sensor  yang  telah  diuji  kemudian  diamati kestabilan  warnanya  selama  4  hari. Visual  strip  sensor mampu  membedakan  dengan  kisaran  5  ppm  dan sedikit terjadi peningkatan intensitas warna setelah diamati selama 4 hari. Pengukuran sampel obat penambah darah dengan 3 kali ulangan menghasilkan keterulangan yang baik. Dari hasil pengukuran visual strip sensor dibandingkan dengan spektrometri serapan atom diperoleh ketepatan 99,42%.
Kata kunci: kolorimetri, pengompleks , visual strip sensor

## Abstract
This research made a  visual strip sensor to measure the levels of iron. This sensor whose made of paper cellulose  acetate that  has  been  coated  by  polyacrylamide  and  1,10-penantroline  complex  inserted.  Visual sensor strip testing is done with various concentrations of iron(II) to create a standard series and see the range of concentrations of iron(II) which can be distinguished by the eye. The stability of the color of sensor that have been tested were observed in 4 days. Visual strip sensor  can distinguish the range of 5 ppm and slightly increased after the color intensity observed in four days. Measurement of the blood enhancing drug samples with 3 repetitions producing good. The result of visual strip sensor  was compared with AAS and obtained 99.42% accuracy.

## Keywords: colorimetry, complex, visual strip sensor

## 1 Pendahuluan
Besi  merupakan  salah  satu  unsur  esensial yang penting  bagi  mahkluk  hidup.  Besi  biasanya berada  dalam  darah  sebagai  penyusun  utama hemoglobin  dan  berperan    bagi  kehidupan organisme  dalam  proses  transpor  oksigen  dan sintesis DNA.  Defisiensi  besi  dalam  tubuh  dapat menyebabkan gejala anemia, sedangkan kelebihan besi  dapat  menyebabkan  masalah  kesehatan  dan beberapa  penyakit  serius  [1].  Defisiensi  ion  besi dalam  tubuh  pada  manusia  dapat  ditanggulangi dengan  menambah  asupan  zat  besi  melalui  obat
penambah darah yang mengandung ion besi yang terikat  pada  senyawa  besi  glukonat  maupun  besi sulfat.
Kadar  besi  dalam  tablet  penambah  darah perlu  dianalisis  untuk  menentukan  kadar  besi sebenarnya. Metode yang dapat digunakan adalah Inductively  Coupled  Plasma  Atomic  Emission Spectrometry (ICP-AES), Inductively  Coupled Plasma  Mass  Spectrometry (ICP-MS),  dan spektrofotometri  serapan  atom  (SSA)  [2-4], namun  metode  ini  tergolong  mahal.  Adapun metode  yang  murah    seperti    kalorimetri  [5],
flourometri  [6],  voltametri  [7]  dan  potensiometri [8]. Namun metode ini relatif banyak menghabiskan  pereaksi  dan  waktu  yang  relatif lama ketika digunakan pada sampel yang banyak. Untuk itu dikembangkan metode penentuan kadar besi yang murah  dan  waktu  yang  singkat.    Salah satunya adalah metode kolorimetri  menggunakan visual strip sensor [9].
Metode visual  strip  sensor merupakan  salah satu  metode  kolorimetri  yang  prinsipnya  hampir sama  dengan  pengukuran  dengan  metode spektrofotometri, secara detektor yang digunakan adalah  mata.  Kelebihan  metode  ini  yaitu  dapat digunakan in situ , murah, waktu yang singkat, dan menggunakan sedikit pereaksi kimia. Visual strip sensor dapat  mengukur  total  ion  besi  dalam larutan dengan penambahan pereduksi hidroksiamin-HCl    untuk  mereduksi  ion  Fe 3+ menjadi Fe 2+ yang nantinya dapat bereaksi dengan pengompleks pada visual strip sensor . Visual strip sensor dapat  digunakan  pada  pengukuran  besi dalam  air  dan    kadar  besi  dalam  buah  secara kualitatif   [9].    Penelitian  ini  akan  menggunakan visual  strip  sensor untuk  mengukur  kadar  besi dalam sampel obat penambah darah.
Visual  strip  sensor mengunakan  polimer yang telah sisipi pengompleks yang akan bereaksi dengan ion logam Fe 2+ . Penentuan kadar ion besi dengan visual  strip  sensor ini  menggunakan pengompleks 1,10-fenantrolin dalam poliakrilamida  yang  selektif  terhadap  ion  Fe 2+ . Reaksi  1,10-fenantrolin  dengan  Fe 2+ membentuk ion  kompleks  oktahedral [Fe(phen) 3 ] 2+ akibatnya visual  strip  sensor berubah  dari  warna  putih menjadi jingga kemerahan [9]. Beberapa pengujian dilakukan seperti pengaruh ion lain, uji ketahanan  warna,  batas  maksimal  dan  minimal konsentrasi yang dapat diukur dengan visual strip sensor ,  dan  selang  kosentrasi  kadar  besi  yang dapat  terbedakan  oleh  metode  ini.  Hasil pengukuran  sampel  dengan visual  strip  sensor akan  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran dengan  spektrofotometri  serapan  atom,  sehingga dapat  diketahui  keakuratan  pengukuran  dengan metode  ini.    Oleh  karena  itu  penelitian  ini bertujuan  membuat visual  strip  sensor untuk mengukur kadar besi.
2 Metode Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  atas  beberapa  tahapan, yaitu  pembuatan visual  strip  sensor ,  pengujian dengan larutan standar besi, pengujian ketahanan warna,  pengujian  pengaruh  ion  lain,  dan
pengaplikasian  dengan  mengukur  kadar  besi dalam  sampel  tablet  penambah  darah  kemudian dibandingkan  dengan  pengukuran  mengunakan SSA.

## 2.1 Pembuatan Visual strip sensor
Akrilamida  ditimbang  sebanyak  1,34  g; bisakrilamida sebanyak 0,27 g; α,α 0 -dimetoksi-α- fenil asetofenon  0,16 g; dan 1,10-fenantrolin  0,76 g  dimasukan  dalam  cawan  petri,  kemudian ditambahkan  4  mL  DMSO.  Campuran  diaduk sampai  semua  bahan  terlarut.  Setelah  itu,  kertas Whatman  41  yang  telah  dipotong  6x6  cm kemudian  diamkan  selama  5  jam.  Campuran disinari  dengan  lampu  UV  selama  15  menit. Visual  strip  sensor yang  sudah  terbentuk  dicuci berturut-turut dengan DMSO, metanol teknis, dan akuabides. visual strip sensor kemudian dipotong dengan ukuran 1x1 cm.

## 2.2 Pembuatan Deret Standar
Pembuatan  Larutan  stok  Fe 2+ 1000  ppm dilakukan  dengan  menimbang  0,1358  g  FeSO 4 kemudian  dilarutan  dengan  akuabides  dan  1  mL hidroksilamin dalam labu takar 50 mL. Kemudian Larutan  Fe 2+ dibuat  deret  standar  dengan  cara larutan  stok  1000  ppm  diencerkan  dalam  labu takar  25  mL  masing-masing  dengan  konsentrasi 500 ppm, 400 ppm, 300 ppm, 250 ppm, 200 ppm, 150 ppm, 125 ppm, 100 ppm, 75 ppm, 50 ppm, 40 ppm, 30 ppm, 25 ppm, 20 ppm, 15 ppm, 10 ppm, 5 ppm, 4 ppm, 3 ppm, 2 ppm, dan 1 ppm. Visual strip  sensor dimasukan  pada  masing-masing dalam gelas piala yang berisi 25 mL larutan Fe 2+ pada konsentrasi tertentu dan direndam selama 15 menit.

## 2.3 Pengujian Pengaruh Ion Mangan dan
Tembaga
Visual strip sensor dicelupkan dalam larutan masing-masing  mengandung  ion  Cu 2+ 3  ppm; Mn 2+ 3 ppm; Fe 2+ 15 ppm; campuran Cu 2+ 3 ppm dan  Fe 2+ 15  ppm;  campuran  Mn 2+ 3  ppm  dan campuran Fe 2+ 15 ppm; dan campuran Cu 2+ 3 ppm, Mn 2+ 3 ppm dan Fe 2+ 15 ppm.

## 2.4 Pengujian Kestabilan Warna
Larutan Fe 2+ dengan konsentrasi 40 ppm diuji dengan visual  strip  sensor kemudian  diamati warna  sambil  ditimbang  bobotnya  setiap  hari selama  4  hari.  Setelah  4  hari  direndam  dengan akuabides kembali.
2.5 Pengukuran Kadar Besi dalam Sampel Tablet Penambah Darah dengan Visual strip sensor
Sampel  sebanyak  0,4267  g  ditimbang  dan dilarutan  dengan  akuabides  dalam  labu  takar  50 mL.  Sampel  diambil  sebanyak  0,64  mL  dan dilarutkan  kembali  dalam  labu  takar  25  mL. Setelah itu larutan sampel dimasukan dalam labu takar  25  mL  kedalam  gelas  piala  50  mL. Visual strip  sensor dimasukan  dalam  gelas  piala  dan direndam 15 menit.

## 2.6 Pengukuran Kadar Besi dalam Sampel Tablet Penambah Darah dengan SSA
Sampel ditimbang 0,0250 g dengan tiga kali ulangan.  Masing-masing  sampel  ditambahkan  5 mL  HNO 3 kemudian  di  dalam  ruang  asam dipanaskan  pada  suhu  100-120 o C  selama  2  jam. Sampel yang telah didestruksi dimasukkan dalam labu takar 50 mL lalu diukur dengan SSA.
3 Hasil dan Diskusi
3.1 Pembuatan dan Karakter Visual strip sensor
Visual strip sensor seperti Gambar 1a dibuat dengan  melapisi  kertas  Whatman  41  dengan poliakrilamida  yang  disisipkan  pengompleks 1,10-penantrolin. Senyawa 1,10-penantrolin merupakan ligan bidentat dengan atom nitrogen di dalam  tiga  siklik  segi  enam.  Persamaan  (1) merupakan persamaan  reaksi pembentukan kompleks  [Fe(phen) 3 ] 2+ yang  berwarna  jingga kemerahan.
Gambar 1. (a) Visual strip sensor dan (b) Visual strip sensor 200 ppm Fe 2+
Kompleks  yang  terbentuk  memiliki  warna yang stabil dalam  waktu  yang  lama  dan  memilki spektrum absopsi 400 nm sampai 600 nm dengan serapan maksimum pada 515 nm [11]. Selain itu, poliakrilamida pada visual strip sensor merupakan polimer  yang  bentuk  dari  monomer  akrilamida
dengan  penautsilang  bisakrilamida  dalam  pelarut DMSO.  Proses  polimerisasi  poliakrilamida  ini mengunakan  inisiator  DMPA  dan  bantuan  sinar ultraviolet.
Persiapan  pembuatan visual  strip  sensor membutuhkan dasar yang sesuai untuk keseragaman distribusi dan stabilitas pengompleks dalam  matrik. Menurut Kumar et al penguat visual  strip  sensor yang  baik  digunakan membran  polipropilena  dengan  ukuran  pori  0.2 µm  memiliki  ketahanan  yang  baik  dan  mampu mendistribusikan  pengompleks  dalam  matrik substrat  [9].  Namun,  membran  polipropilena masih  sulit  didapatkan  dan  mahal  harganya sehingga  pada  penenelitian  ini  digunakan  kertas Whatman  41  yang  memiliki  sifat  yang  mirip dengan  membran  polipropilena  dalam  hal menyeragamkan  distribusi  pengompleks.  Kertas Whatman  41  masih  memiliki  ketahanan  yang rendah,  untuk  itu  dalam  pembuatan  visual strip dengan bahan pendukung kertas ini membutuhkan kehati-hatian. Visual strip sensor dengan substrat kertas  Whatman  41  dicobakan  untuk  melihat distribusi  pengompleks  pada  larutan  Fe 2+ 200 ppm.  Distribusi  pengompleks  sangat  baik (Gambar  1b)  karena  warna  yang  dihasilkan seragam  pada  permukaan visual  strip  sensor dengan substrat kertas Whatman 41.
3.2 Pembuatan Deret Standar Visual strip
sensor
Visual strip sensor diuji dengan larutan Fe 2+ standar yang terbuat dari FeSO 4 untuk mengetahui selang  konsentrasi  yang  dapat  dibedakan  oleh mata.  Konsentrasi  yang  digunakan  dalam pengujian visual  strip  sensor ini  diantaranya rentang  100  ppm,  50  ppm,  25  ppm,  10  ppm,  5 ppm,  dan  1  ppm.  Hasil  pengamatan  menunjukan semakin tinggi konsentrasi Fe 2+ maka warna visual strip  sensor semakin  merah,  sebaliknya  semakin rendah  konsentrasi  Fe 2+ maka  intensitas  warna visual strip sensor berkurang dan menjadi jingga (Tabel 1).
Berdasarkan Tabel 1, visual strip sensor yang digunakan pada pengukuran deret standar dengan rentang konsentrasi 100 ppm, 50 ppm, 25 ppm, 10 ppm, 5 ppm, dan 1 ppm menghasilkan warna strip yang  berbanding  lurus  dengan  konsentrasi. Semakin  tinggi  konsentrasi  Fe 2+ maka  semakin tinggi juga intensitas warna strip nya. Pada rentang konsentrasi 100 ppm yaitu antara konsentrasi 300 ppm  sampai  500  ppm  warna  merah  yang dihasilkan  sangat  pekat  dan  susah  untuk dibedakan  oleh  mata.  Hal  ini  disebabkan  pada konsentrasi  Fe 2+ 300  ppm,  1,10-fenatrolin  telah
habis  terkompleks  dengan  Fe 2+ ,  sehingga  pada konsentrasi  lebih  dari  300  ppm  warna  yang dihasilkan tidak begitu berbeda. Rentang konsentrasi  Fe 2+ 1  ppm,  warna  pada visual  strip sensor sangat  susah  terbedakan  oleh  mata, sedangkan pada 50 ppm, 25 ppm, 10 ppm, dan 5 ppm  masih  dapat  terbedakan  oleh  mata  dengan baik.  Dengan  demikian  rentang  konsentrasi  Fe 2+ terkecil  yang  dapat  diukur  oleh strip dan terbedakan  oleh  mata  dengan  baik  yaitu  rentang konsentrasi 5 ppm.
Tabel  1. Pengamatan visual  strip  sensor dalam berbagai konsentrasi Fe 2+
Visual  strip  sensor yang  digunakan  pada konsentrasi  yang  rendah  seperti  dibawah  5  ppm memiliki  warna  jingga  kemerahan  dengan intensitas  rendah.  Hal  ini  disebabkan  adanya kompetisi antara 1,10-fenantrolin dengan poliakrilamida pada strip . Poliakrilamida mengandung  gugus  fungsi  NH  dan  NH 2 yang memiliki  sepasang  pasangan  elektron  bebas sehingga  memungkinkan  Fe 2+ mengkompleks dengan  poliakrilamidanya  [12].  Sehingga  untuk konsentrasi yang rendah pengompleksan poliakrilamid  dengan  Fe 2+ akan  mengganggu pengukuran  dengan visual  strip  sensor ,  namun untuk  konsentrasi  yang  tinggi  tidak  akan  terlalu menggangu,  hanya  saja  akan  mengganggu  pada keterulangan  warna  saat  pengukuran    dengan strip.
Deret  standar  warna strip yang  telah  dibuat dapat  digunakan  untuk  pengukuran  sampel  yang mengandung  Fe 2+ .  Prinsip  pengukuran  mirip dengan  pengunaan  pH  universal,  dimana  hasil
pengukuran warna strip sampel dicocokan dengan deret standar warna strip yang telah dibuat. Hasil pengukuran  harus  dibandingkan  dengan  metode yang lebih sensitif dan selektif seperti SSA untuk menentukan ketepatan pengukuran dengan visual strip sensor .

## 3.3 Pengujian Kestabilan Warna
Visual  strip  sensor yang  telah  diuji  harus dilihat  kestabilan  warnanya  setelah  direndam dalam  larutan  Fe 2+ selama  15  menit.  Konsentrasi Fe 2+ yang  digunakan  40  ppm  dengan  rentang waktu  pengamatan  1  hari.  Poliakrilamida  dalam visual  strip  sensor memiliki  sifat  absorben  yang baik sehingga ketika visual strip sensor direndam dalam  larutan  mengandung  ion  Fe 2+ akan  terjadi absorpsi air yang mengandung ion Fe 2+ memasuki pori-pori  poliakrilamida  [11].  Pori-pori  pada poliakrilamida  mengandung  pengompleks  1,10- fenantrolin sehingga akan membentuk komplekss dengan  ion  Fe 2+ dengan  dicirikan  adanya peubahan  dari  warna  putih  menjadi  jingga kemerahan  pada  strip  sensor. Visual  strip  sensor yang  telah  diangkat  dari  larutan  Fe 2+ diamati selama  4  empat  hari  (Gambar  2a-d).  Pada  hari kedua terjadi penurunan kadar air yang signifikan dibandingkan hari pertama (Gambar 3), penurunan  ini  disebabkan  keluarnya  air  yang terkandung di dalam visual strip sensor , sehingga tebal dari visual strip sensor akan berkurang dan intensitas  warnanya  terlihat  sedikit  meningkat. Dari hari kedua sampai hari keempat kadar airnya sedikit  berubah  (Gambar  3),  sedangkan  warna visual strip dari hari kedua sampai keempat tidak ada  perubahan.  Setelah  diamati  selama  4  hari visual  strip  sensor direndam  kembali  dengan  air bides  selama  15  menit,  sehinga  warna  strip kembali seperti semula (Gambar 2e).
Gambar  2. Kestabilan  warna visual  strip  sensor konsentrasi 40 ppm selama a) 1 hari; b) 2 hari; c) 3 hari; dan  d)  4  hari  pengamatan  serta  e)  setelah  direndam menggunakan air bides selama 15 menit
Kompleks  antara  ligan  Fe 2+ dengan  ligan 1,10-fenantrolin  memiliki  bentuk  oktahedral. Menurut  teori  medan  ligan  1,10-fenatrolin merupakan  ligan  medan  kuat  sehingga  ketika mengompleks dengan Fe 2+ akan terjadi pengisian elektron  pada  orbital  t 2g cendrung  berpasangan terlebih dahulu. Akibat pengisian orbital tersebut
ion  kompleks  [Fe(phen) 3 ] 2+ sangat  stabil  dan bersifat  inner.  Inner  merupakan  parameter kinetika sehingga ligan 1,10-fenantrolin pada ion kompleks    [Fe(phen) 3 ] 2+ sulit  untuk  dapat  lepas dari ion logam pusat Fe 2+ [12]. Dengan demikian warna visual  strip  sensor yang  telah  digunakan untuk  mendeteksi  ion  besi  (II)  stabil  atau  tidak akan berubah.
Gambar 3. Penurunan bobot visual strip sensor dalam 3x pengulangan
3.4 Pengukuran Kadar Besi Dalam Sampel Tablet Penambah Darah Sampel yang diukur kadar besinya merupakan  obat  penambah  darah  yang  ada dipasaran  dan  berbentuk  kapsul.  Besi  yang  ada dalam  sampel  obat  penambah  darah  ini  terikat dalam  senyawa  besi  glukonat.  Sampel  diukur dengan visual strip sensor setelah itu dibandingkan dengan pengukuran SSA. Pengukuran  sampel  dengan visual  strip  sensor menghasilkan  warna strip dengan  keterulangan yang baik (Gambar 4). Setelah dicocokan dengan deret  standar  yang  telah  dibuat  kadar  Fe  yang terkandung sekitar 15 ppm. Berdasarkan perhitungan, kadar Fe dalam obat penambah darah dengan visual  strip  sensor rata-rata  6,87%  per kapsul  sedangkan  data  yang  didapatkan  pada pengukuran dengan SSA sebesar 6,91%.
Ketepatan  pengukuran  besi  dengan visual  strip sensor dibandingkan  dengan  SSA  sangat  bagus karena  mencapai  99,42%.  Dengan  demikian pengukuran  dengan visual  strip  sensor memiliki ketepatan  dan  ketelitian  yang  sangat  baik walaupun pengukurannya bersifat semi kuantitatif.
Gambar  4. Pengukuran  sampel  dengan visual  strip sensor pada  a)  ulangan  ke-1;  b)  ulangan  ke-2;  dan  c) ulangan ke-3

## 3.5 Pengaruh Ion lain
Sampel  obat  penambah  darah  tidak  hanya mengandung  ion  Fe 2+ saja,  namun  mengandung ion  lain  seperti  ion  mangan  dan  tembaga.  1,10- fenantrolin  sebagai  pengompleks visual  strip sensor dapat  mengkompleks  dengan  ion  bivalen lain seperti Mn 2+ , Ni 2+ , Co 2+ , Zn 2+ , Mg 2+ dan Cu 2+ [13]. Pengaruh ion Mn 2+ dan Cu 2+ penting dilihat kontribusinya  pada  pengukuran  obat  penambah darah menggunakan visual strip sensor . Untuk itu dilakukan  pula  pengujian  terhadap  ion  Mn 2+ dan Cu 2+ .  Konsentrasi  ion  Mn 2+ dan  Cu 2+ yang digunakan  3  ppm  berdasarkan  perkiraan  pada sampel  obat  penambah  darah.  Pada  Tabel  2,  Ion Mn 2+ maupun  tembaga  tidak  mengubah  warna visual  strip  sensor sedangkan  untuk  ion  Fe 2+ 15 ppm  terjadi  perubahan  dari  putih  ke  jingga kemerahan.  Campuran  ion  Fe 2+ dan  Mn 2+ , Campuran  ion  Fe 2+ dan  Mn 2+ ,  dan  campuran  ion Fe 2+ ,  Cu 2+ ,  dan  Mn 2+ menghasilkan  warna strip yang  hampir  sama  persis  dengan visual  strip sensor Fe 2+ 15  ppm  (Tabel  2).  Dengan  demikian pada kadar Cu 2+ dan Mn 2+ masing-masing dengan 3  ppm  tidak  menggangu  pengukuran  ion  Fe 2+ . Menurut S A kumar et al yang menguji visual strip sensor dengan ion Mn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Cu 2+ dan Zn 2+ dengan  konsentrasi  25  ppm,  menemukan  bahwa hanya ion logam Co 2+ yang membentuk kompleks berwarna merah muda.
Tabel 2. Pengaruh ion logam Mn 2+ dan Cu 2+ terhadap pengukuran Fe 2+ visual strip sensor
Ion logam Konsentrasi (ppm) warna strip Fe 2+ 15 Mn 2+
3
Cu 2+ 3
Fe 2+ Mn 2+ 15 3
Fe 2+ Cu 2+ 15 3 Fe 2+ Mn 2+ Cu 2+ 15 3 3 4 Kesimpulan
Visual strip sensor dari polimerisasi akrilamida  pada  kertas  Whatman  41  dan  disisipi pengompleks  1,10-fenantrolin  berhasil  dibuat. Berdasarkan  uji  yang  dilakukan, visual  strip
0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 1 2 3 4 B ob ot ( g) Hari ke- Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3
sensor mampu  membedakan  konsentrasi  Fe 2+ selang  5  ppm  dengan  minimal  kadar  konsentrasi Fe 2+ 1 ppm dan  maksimal  300  ppm.  Pengukuran kadar sampel dengan visual strip sensor memiliki keterulangan  dan  ketepatan  yang  baik  setelah dibandingkan  dengan  pengukuran  menggunakan SSA.

## Daftar Pustaka
[1] Peng B, Shen Y, Gao Z, Zhou M, Ma Y, Zhao
S. 2015. Determination of total iron water and foods by dispersive liquid-liquid microextraction  couple  with  microvolume UV-Vis  spektrophotometri. Food  chemistry . 176:288-293.
10.1016/j.foodchem.2014.12.084
[2] Abdel-Azeem SM, Bader, NR, Kuss HM, El- Shahat  MF.  2013.  Determination  of  total ironin  food  samples  after  flow  injection preconcentration  on  polyurethane  foam functionalizedwith N,N-bis(salicylidene)- 1,3-propanediamine. Food Chemistry . 138:1641-1647.
10.1016/j.foodchem.2012.11.054
[3] Kass M, Ivaska A. 2002. Spectrophotometric determination  of  iron  (III)  and  total  iron bysequential  injection  analysis  technique. Talanta .  58,  1131-1137.  10.1016/s0039- 9140(02)00439-3
[4] Shyla B, Bhaskar CV, Nagendrappa G. 2012. Iron  (III)  oxidized  nucleophilic  coupling  of catechol  with  o-tolidine/p-toluidine  followed by 1,10-fenantrolin as new and sensitivityimproved spectrophotometric methods  for  iron  present  in  chemicals, pharmaceutical,edible  green  leaves,  nuts and lake water samples. Spectrochim Acta A Mol
Biomol Spectrosc . 86: 152-158.
10.1016/j.saa.2011.09.068
[5] Knecht  R.  March,  Manish  Sethi.  2009.  Bio- inpired  colorimetric  of  Hg 2+ add  Pb 2+ heavy metal ions using Au nanoparticles. Analytical and  Bioanalytical  Chemistry .  394(1):33-46. 10.1007/s00216-008-2594-7
[6] Suarez,  B.Horskotte,  M.C  Duarte,  C.Victor.
2012. Fully-automated fluorimetric determination  of  aluminium  in  seawater  by in-syringe dispersive liquid-liqiud microextraction using lumogallion . Analytical  Chemistry .  84(21):9462-9469.
10.1021/ac302083d
[7] Gholivand MB, NH Rashidi, H Fazeli. 2005. Cathodic  adsorptive strip ping  voltametric determination  of  uranium  (VI)  complexed with  2,6-pyridinecarboxylic  acid. Talanta .
65(1):62-66. 10.1016/j.talanta.2004.05.019
[8] Qiuntar SE, JP Santagata, VA Cortinez . 2005. Determination  of  vanadium(V)  by  direct automatic potentiometric titration with EDTA using  a  chemically  modified  electrode  as  a potentiometric  sensor. Talanta .  64(7):843- 847. 10.1016/j.talanta.2005.04.010
[9] Kumar A Sanjukta, Neha Thakur, Harshala J Parab,  Shailaja  P  Pandey,  Rakesh  N  Shinde, Ashok  K  Pandey,  Sangita  D  Kumar,  AVR Reddy.  2014.  A Visual  strip  sensor for Detemination  of  Iron. ACA .  851(8):87-94. 10.1016/j.aca.2014.08.047
[10] Dinararum  Retno  Rahayu,  djarot  sugiarso. 2013.  Studi  ganguan  krom  (III)  pada analisa besi  dengan  pengompleks  1,10-fenantrolin pada  ph  4,5  secara  spektrofotometri  UV- tampak. Jurnal  Sains  dan  Seni  POMITS . 1(1):1-6. 10.12962/j23373520.v2i2.3737
[11] Abidin A Zainal, G Susanto, NMT Sastra, T Puspasari.  2012.  Sintesis  dan  karakterisai polimer  superabsorben  dari  akrilamida. Jurnal  Teknik  Kimia  Indonesia .  11(2):87-9. 10.5614/jtki.2012.11.2.5
[12] Miessler GL., Fischer PJ., Tarr DA. Inorganic Chemistry . Boston: Pearson; 2014. ISBN 978- 0-321-81105-09.
[13] Novita  S,  Djarot  Sugiarso.  2015.  Studi gangguan  Mg  (II)  dalam  analisis  besi(II) dengan pengompleks
O-fenantroli
menggunakan  spekstrofotometri  UV-Vis. Jurnal  Sains  dan  Seni. 4(1):2337-3520.
10.12962/j23373520.v4i1.9066