Anwar Muda, Model Pendekatan Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium ..

## MODEL PENDEKATAN ALAT UJI KEPADATAN RINGAN UNTUK TANAH DI LABORATORIUM  (PENELITIAN LANJUTAN I)
( Model Approach Of Tool Test Light Density For Land In Laboratory (Advanced Research I)

## ANWAR MUDA
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan
Email : anwarmuda@gmail.com

## ABSTRACT
The  study,  entitled  "the  application  of  the  Model  as  a  means  of  Testing  the  density  of  light  to  the ground  in  the  lab  (Advanced  Studies  1)".  Backed  by  research  from  previous  research,  entitled  "the application of the Model as a means of Testing the density of light for the soil in the laboratory", in previous studies of soil clays used example is the land of clays from the village of Baringan, the city of Palangkaraya. While soil samples in this study used is the land of the village of Palopat Sub-district of Padang Sidempuan PK, Southeast, or rather in the STA 500 Padang Sidempuan 4 heading Mandailing Natal. This  study  aimed to compare the CBR and UCS clay stabilized sand and cement for the pavement
The research aims to conduct an analysis of the maximum density of soil clays based on Models by as  much  as  33  collisions  per  layer  as  much as  2  layers  obtained  the  maximum  dry  weight  (γd  max)  and optimum moisture content (w opt) and SNI 1742:2008. If the level of the margin of error is obtained and has 5%  <  assessment  of  performance  against  the  same  heap,  then  the  Model  can  be  used  as  a  means  of testing the density of light to the ground in a lab that has the same standard with SNI 1742:2008.
The results showed, that the maximum density of soil clays based on the Model there is a confidence level 98.04% ≥ 95% and a margin of error of 196% ≤ 5% against the weight of the dry content maximum (max γd) and 98.72% ≥ 95% and a margin of error of 1.28% ≤ 5% towards the optimum water content (opt.). From this analysis, based on the Model of the compaction time 33 collisions per layer as much as 2 layers have a confidence  level  ≥  95%  against  SNI  1742:2008  and  have  the  same  assessment  on  performance  of  the heap, so Models qualifies as a light density test tools for soil in the laboratory that has the same standard with SNI 1742:2008.
Keywords: model, approach, test tools, light, soil density

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul “Aplikasi  Model  Sebagai  Alat  Uji  Kepadatan  Ringan  Untuk  Tanah  di Laboratorium (Penelitian Lanjutan 1)” . Penelitian dilatarbelakangi dari penelitian sebelumnya yang berjudul “Aplikasi  Model  Sebagai  Alat  Uji  Kepadatan  Ringan  Untuk  Tanah  di  Laboratorium” ,  Dalam  penelitian sebelumnya  contoh  tanah  lempung  yang  digunakan  adalah  tanah  lempung  dari  Desa  Baringan,  Kota Palangkaraya.  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  contoh  tanah  yang  digunakan  adalah  tanah  Desa  Palopat PK,  Kecamatan  Padang  Sidempuan  Tenggara,  atau  tepatnya  di  STA  4+500  Padang  Sidempuan  menuju Mandailing Natal.
Penelitian  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  kepadatan  maksimum  tanah  lempung  berdasarkan Model  sebanyak  33  tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis  yang  diperoleh  berat  isi  kering  maksimum (γd maks) dan kadar air optimum  (w opt)  dan SNI 1742:2008. Jika tingkat margin error didapatkan < 5% dan memiliki  penilaian  yang  sama  terhadap  kinerja  timbunan,  maka  Model  dapat  digunakan  sebagai  alat  uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium yang memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.
Hasil  penelitian  menunjukkan,  bahwa  kepadatan  maksimum  tanah  lempung  berdasarkan  Model terdapat tingkat keyakinan 98.04% ≥ 95% dan margin error 196% ≤ 5% terhadap berat isi kering maksimum (γd  maks)  dan  98.72%  ≥  95%  dan margin  error 1.28%  ≤  5%  terhadap  kadar  air  optimum  (w  opt).  Dari analisis  ini,  pemadatan  berdasarkan  Model  saat  33  tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis  memiliki  tingkat keyakinan  ≥  95%  terhadap  SNI  1742:2008  dan  memiliki  penilaian  yang  sama  terhadap  kinerja  timbunan, sehingga  Model  memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  yang memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.
Kata kunci : model, pendekatan,alat uji, kepadatan ringan, tanah

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  tanah  yang  dipadatkan berdasarkan  SNI  1742:2008,  adalah  tanah  lolos saringan  no.4  dan  dipadatkan  dalam mould dengan  diameter  cetakan  101,60  mm  dan  tinggi cetakan  116,43  mm  serta  volume  cetakan  943 cm 3 dengan  alat  penumbuk  2,50  kg  dan  tinggi jatuh  30.50  cm.  Kemudian,  tanah  tersebut dipadatkan  dalam  tiga  lapis  dimana  setiap  lapis sebanyak  25  tumbukan.  Pemadatan  ini  diulang paling  sedikit  5  kali  dengan  kadar  air  tiap percobaan  divariasikan  kemudian  digambarkan sebuah  grafik  hubungan  kadar  air  dan  berat volume keringnya. Grafik ini akan memperlihatkan nilai  kadar  air  terbaik  untuk  mencapai  berat volume kering terbesar atau kepadatan maksimum.
Sedangkan tanah yang dipadatkan berdasarkan  Model  juga  sama  dengan  SNI 1742:2008  yaitu  tanah  yang lolos  saringan  no.  4. Namun  Model  dipadatkan  dalam mould diameter cetakan  70  mm  dan  tinggi  cetakan  75  mm  serta volume  cetakan  288.50  cm 3 dengan penumbuk  2 kg  dan  tinggi  jatuh  25  cm.  Kemudian,  tanah tersebut  dipadatkan  dalam  dua  lapis  dimana setiap  lapis  sebanyak  33  tumbukan.  Pemadatan ini  diulang  paling  sedikit  5  kali  dengan  kadar  air tiap percobaan divariasikan kemudian digambarkan  sebuah  grafik  hubungan  kadar  air dan  berat  volume  keringnya.  Grafik  ini  akan memperlihatkan  nilai  kadar  air  terbaik  untuk mencapai  berat  volume  kering  terbesar  atau kepadatan maksimum.
Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan  pemadatan  tanah  berdasarkan  Model dengan  judul  “ Aplikasi  Model  Sebagai  Alat  Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium ”.
Dari penelitian tersebut, bahwa contoh tanah yang akan  digunakan  adalah  tanah  lempung  Desa Baringin, Kota Palangkaraya. Kemudian, tanah ini termasuk  jenis  lanau-lempung  dengan  perkiraan kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus  atau  jenis lempung dengan perkiraan kinerja timbunan buruk sampai  sedang,  Dari  analisis  ini,  terlihat  bahwa pemadatan  Model  pada  saat  33  tumbukan  per lapis sebanyak 2 lapis dapat meningkatkan tingkat keyakinan  seiring  menurunnya margin  error terhadap  SNI  1742:2008  dan  memiliki  penilaian yang  sama  terhadap  kinerja  timbunan,  sehingga tingkat keyakinan penggunaan Model sebagai alat uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di  laboratorium semakin  bertambah  seiring  menurunnya margin error
Hasil  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul “ Aplikasi  Model  Sebagai  Alat  Uji  Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium” didapatkan bahwa  kepadatan  maksimum  tanah  lempung berdasarkan  SNI  1742:2008  didapatkan  berat  isi ker ing  maksimum  (γd  maks)  1.51  gr/cm 3 dan kadar  air  optimum  (w  opt)  22.78%.  Tanah  ini termasuk  jenis  lanau-lempung  dengan  perkiraan kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus  atau lempung dengan perkiraan kinerja timbunan buruk sampai sedang.
Kemudian,  kepadatan  maksimum  tanah lempung  berdasarkan  Model  saat  33  tumbukan per  lapis  sebanyak  2  lapis  didapatkan  bahwa berat isi kering maksimum (γd  maks) 1.51 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 23.61%. Tanah ini termasuk  jenis  lanau-lempung  dengan  perkiraan kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus  atau lempung dengan perkiraan kinerja timbunan buruk sampai sedang.
Anwar Muda, Model Pendekatan Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium ..
Dari  analisis  ini,  kepadatan  maksimum tanah  lempung  berdasarkan  Model  terdapat tingkat  keyakinan  100.00%  ≥  95%  dan margin error 0.00%  ≤  5%  terhadap  berat  isi  kering m aksimum  (γd  maks)  dan  96.48%  ≥  95%  dan margin  error 3.52%  ≤  5%  terhadap  kadar  air optimum  (w  opt).  Dari  analisis  ini,  pemadatan berdasarkan  Model  saat  33  tumbukan  per  lapis sebanyak  2  lapis  memiliki  tingkat  keyakinan  ≥ 95%  terhadap  SNI  1742:2008  dan  memiliki penilaian  yang  sama  terhadap  kinerja  timbunan, sehingga  aplikasi  Model  memenuhi  syarat sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  yang  memiliki  standar  yang  sama dengan SNI 1742:2008
Pada  penelitian  ini  yang  berjudul  “ Aplikasi Model  Sebagai  Alat  Uji  Kepadatan  Ringan  Untuk Tanah  di  Laboratorium  (Penelitian  Lanjutan  I” akan  dilakukan  dengan  mengambil  contoh  tanah dari Desa Sihitang, Kecamatan Padang Sidempuan  Tenggara,  Kota  Padang  Sidempuan atau  tepatnya  di  STA  4+500  Padang  Sidempuan menuju  Mandailing  Natal.  Contoh  tanah  yang akan  diuji  antara  lain  ukuran  butir  tanah,  berat jenis  dan  batas  plastis.  Kemudian  dilanjutkan dengan pengujian pemadatan berdasarkan Model sebanyak 33 tumbukan per lapis sebanyak 2 lapis dan sama halnya dengan pemadatan berdasarkan SNI 1742-2008. Selanjutnya, setelah didapatkan  hasil  pemadatan  dari  kedua  metode tersebut akan dilakukan penilaian terhadap kinerja timbunan  dan  menganalisis  tingkat margin  error terhadap  berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks) dan kadar air optimum (w opt). Jika tingkat margin error didapatkan  <  5%  dan  memiliki  penilaian yang  sama  terhadap  kinerja  timbunan,  maka Model dapat digunakan sebagai alat uji kepadatan
ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  yang  memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.

## KAJIAN PUSTAKA

## Ratna Yuniarti (2008)
Ratna  Yuniarti  (2008)  melakukan  penelitian yang  berjudul Perbandingan  Nilai  Daya  Dukung Tanah  Dasar  Badan  Jalan  Yang  Distabilisasi Semen dan Abu Sekam Padi menyatakan bahwa tanah  Awu  Kecamatan  Penujak  Kabupaten Lombok  Tengah  termasuk  termasuk  tanah  jenis lempung ekspansif dengan Indeks Plastisitas (PI) sebesar  84,10%.  Jika  tanah  memiliki  PI  >  17%, umumnya  tanah  ini  termasuk  jenis  lempung bersifat  kohesif  dan  plastisitas  tinggi.  Kemudian dari  hasil  uji  pemadatan  standar  Proctor didapatkan  nilai  berat  volume  kering  maksimum (γd  maks)  sebesar  1,165  gr/cm 3 dan  kadar  air optimum (w opt) sebesar 37,5%.
Warsiti (2009)
Warsiti,  (2009 ) ,  melakukan  penelitian  yang berjudul Meningkatkan Nilai CBR dan Memperkecil  Swelling  Tanah  Sub  Grade  Dengan Metode  Stabilisasi  Tanah  dan  Kapur yang dipublikasikan  dalam  Jurnal  Wahana  TEKNIK SIPIL  Vol.  14  No.  1,  April  2009  Jurusan  Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Dalam penelitiannya  mengangkat  permasalahan  kualitas tanah  asli  dengan  jenis  lempung  berlanau. Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  pengujian mekanis  dengan  metode  standar  tanah  asli mempunyai  kepadatan  kering  maksimum  (γd maks) 1,485 gr/cm 3 dan kadar air optimum (w opt) 24 %

## Deny Setyadi (2010)
Deni Setyadi (2010) dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh  Penambahan  Tanah  Gadong
Pada  Stabilisasi  Tanah  Lempung  Tanon  Dengan Semen (Studi Kasus Kerusakan Jalan Desa Jono, Tanon, Sragen) menyatakan bahwa tanah gadong merupakan tanah lempung berlanau, terklasifikasi tanah berbutir halus ( fine grained ) dengan simbol ML  (untuk  sistem USCS )  dan  A-5  (untuk  system AASHTO ),  dengan  distribusi  butiran  sebagai berikut: kerikil ( gravel ) = 0%, pasir ( sand ) = 10%, lanau  ( silt )  =  88%  dan  lempung  ( clay )  =  2%, mempunyai  berat  jenis  tanah  (Gs)  =  2.223. Kemudian  dari  hasil  pengujian  standar  Proctor bahwa  tanah  ini  mempunyai  kepadatan  kering maksimum  (γd maks) 1,09 gr/cm 3 serta kadar air optimum (w opt) sebesar 37%.

## Anwar Muda (2016)
Anwar  Muda  (2016),  melakukan  penelitian dengan  judul Model  Pendekatan  Alat  Uji Kepadatan  Ringan  Untuk  Tanah  di  Laboratorium yang dipublikasikan Infoteknik, Volume 17, Nomor 1,  Juni  2016,  Fakultas  Teknik,  Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Latar belakang  penelitian  tersebut  bahwa  selama  ini pengujian  pemadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  dengan  peralatan  standar  SNI 1742:2008.  Namun  peralatan  ini  belum  pernah dilakukan  sebagai  pembanding  atau  model pendekatan  yang  memiliki  standar  yang  sama dengan  SNI  1742:2008  dengan margin  error ≤ 5%.
Penelitian  bertujuan  untuk  menentukan apakah  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  dengan  model  dapat  digunakan sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  yang  memiliki  standar  yang  sama dengan  SNI  1742:2008  dengan margin  error ≤ 5%.  dan  memberikan  penilaian  yang  sama terhadap kinerja timbunan
Hasil  penelitian  menunjukkan,  kepadatan maksimum  tanah  lempung  Palangka  Raya berdasarkan  peralatan  standar  SNI  1742:2008 dipe roleh  berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks) 1.51  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  25.74
% dan tanah ini termasuk lanau-lempung dengan perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus atau  lempung  dengan  perkiraan  kinerja  timbunan buruk sampai sedang.
Sedangkan  kepadatan  maksimum  tanah lempung  berdasarkan  Model  untuk 5,  10,  dan  15 tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis  mempunyai berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks)  dan  kadar air  optimum  (w  opt)  dengan margin  error >  5% terhadap  SNI  1742:2008  dan  tidak  memiliki penilaian  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008 terhadap kinerja timbunan, sehingga model belum memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Sedangkan untuk  20 dan  25  tumbukan  per lapis  sebanyak  2  lapis, diperoleh berat  isi  kering maksimum  (γd  maks)  dan  kadar  air  optimum  (w opt)  dengan margin  error <  5%  terhadap  SNI 1742:2008, namun belum memiliki penilaian yang sama  dengan  SNI  1742:2008  terhadap  kinerja timbunan,  sehingga  model  belum  memenuhi syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk tanah di laboratorium.
Untuk  30  tumbukan  per  lapis  sebanyak  2 lapis, mempunyai  berat  isi  kering  maksimum  (γd maks)  dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  dengan margin  error <  5%  terhadap  SNI  1742:2008  dan memiliki  penilaian  yang  sama  dengan  SNI 1742:2008  terhadap  kinerja  timbunan,  maka model memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium dan
memiliki standar yang sama dengan

## SNI1742:2008

## Anwar Muda (2016)
Anwar  Muda  (2016),  melakukan  penelitian dengan  judul Aplikasi  Model  Sebagai  Alat  Uji Kepadatan  Ringan  Untuk Tanah  di  Laboratorium. Latar  belakang  penelitian  tersebut  bahwa  selama ini  pengujian  pemadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  dengan  peralatan  standar  SNI 1742:2008.  Namun  peralatan  ini  belum  pernah dilakukan  sebagai  pembanding  atau  model pendekatan  yang  memiliki  standar  yang  sama dengan  SNI  1742:2008  dengan margin  error ≤ 5%.
Penelitian  bertujuan  untuk  menentukan apakah  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  dengan  model  dapat  digunakan sebagai  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah  di laboratorium  yang  memiliki  standar  yang  sama dengan  SNI  1742:2008  dengan margin  error ≤ 5%.  dan  memberikan  penilaian  yang  sama terhadap kinerja timbunan
Hasil  penelitian  menunjukkan,  kepadatan maksimum  tanah  lempung  Palangka  Raya berdasarkan  peralatan  standar  SNI  1742:2008 diperoleh  berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks) 1.51  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  25.74 % dan tanah ini termasuk lanau-lempung dengan perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus atau  lempung  dengan  perkiraan  kinerja  timbunan buruk sampai sedang.
Sedangkan  kepadatan  maksimum  tanah lempung  berdasarkan  Model  untuk 5,  10,  dan  15 tumbukan  per  lapis  sebanyak  2  lapis  mempunyai berat  isi  kering  maksimum  (γd  maks)  dan  kadar air  optimum  (w  opt)  dengan margin  error >  5% terhadap  SNI  1742:2008  dan  tidak  memiliki
penilaian  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008 terhadap kinerja timbunan, sehingga model belum memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Sedangkan  untuk  20  dan  25  tumbukan per  lapis  sebanyak  2  lapis, diperoleh berat  isi kering  maksimum  (γd  maks)  dan  kadar  air optimum  (w  opt)  dengan margin  error <  5% terhadap  SNI  1742:2008,  namun  belum  memiliki penilaian  yang  sama  dengan  SNI  1742:2008 terhadap kinerja timbunan, sehingga model belum memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium.
Untuk  30 tumbukan  per lapis  sebanyak  2 lapis, mempunyai  berat  isi  kering  maksimum  (γd maks)  dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  dengan margin  error <  5%  terhadap  SNI  1742:2008  dan memiliki  penilaian  yang  sama  dengan  SNI 1742:2008  terhadap  kinerja  timbunan,  maka model memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan ringan untuk tanah di laboratorium dan memiliki standar yang sama dengan SNI1742:2008.

## METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian tidak selalu bisa diharapkan betul-betul benar yakin 100%. Karena itu, didalam sebuah penelitian diperlukan seberapa  dekat  hasil  dari  sampel  dengan  hasil kenyataannya (margin error). Margin error adalah tingkat  kesalahan  sampel  atas  populasi  yang ditentukan  oleh  peneliti  sebelum  melakukan penelitian. Pada umumnya asumsi taraf kesalahan hasil penelitian sudah ditentukan batas kesalahan  5%,  Kretjie  dan  Morgan  (www. slideshare.net, diakses 6/8/2014). Pada penelitian ini  akan  dilakukan  asumsi  taraf  hasil  penelitian
sampai  batas  0.05  atau  5%  saja.  Maksudnya hanya  ada  0,05   atau  5%  saja  kesalahan  karena kebetulan itu terjadi. Jadi, ini menunjukkan bahwa hasil  penelitian  yang  dilakukan  yakin  95%  bahwa hasil penelitian itu benar.
Kemudian, hasil dari penelitian SNI 1742:2008 dan Model memberikan penilaian yang sama    terhadap  terhadap  kinerja  timbunan. Maksudnya,  hasil  penelitian  dari  SNI  1742:2008 dan  Model  memberikan  penilaian  yang  sama terhadap kualitas kinerja timbunan.
Adapun  proses penelitian ini  terlihat  seperti pada  bagan  alir  penelitian  pada  gamar  1  berikut ini :

## Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
a.  Pengujian Sifat Fisik Tanah
Hasil  pengujian  sifat  fisik  tanah  Desa Palopat  PK,  Kecamatan  Padang  Sidempuan Tenggara dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1 Sifat fisik tanah lempung Palangkaraya
Sumber : Hasil analisis (2017)
b.  Pengujian Sifat Mekanik Tanah
Hasil pengujian sifat mekanik tanah didasarkan  alat  uji  kepadatan  ringan  untuk  tanah di  laboratorium  SNI  1742:2008  dan  Model Pendekatan seperti pada Tabel 2 pada berikut :
Tabel 2 Pengujian  Kepadatan  Ringan  Untuk Tanah Desa Palopat PK Berdasarkan
Alat Uji SNI 1742:2008 dan Model
Sumber : Hasil analisis (2017)
Pembahasan
a.  Sifat Fisik Tanah
Berdasarkan  sifat  fisik  tanah  Desa  Palopat PK,  Kecamatan  Padang  Sidempuan  Tenggara pada Tabel 4.1, bahwa dari uji saringan, tanah ini lolos  saringan  no.  200  rata-rata  sebesar  76.14%. Menurut  system  klasifikasi  Unified  (Hardiyatmo, 2012),  bahwa  tanah  ini  termasuk  sebagai  tanah berbutir  halus  (lanau/lempung),  karena  tanah  ini lolos  ayakan  saringan  no.  200  lebih  dari  50%. Sedangkan  klasifikasi  AASTHO  (Hardiyatmo, 2012),  bahwa  tanah  ini  termasuk  tanah  berbutir halus (lanau/lempung), karena dari hasil
Anwar Muda, Model Pendekatan Alat Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium ..
pengujian,  tanah  ini  lolos  saringan  no.  200  lebih dari 35%.
Sedangkan dari hasil pengujian berat jenis, bahwa tanah ini memiliki berat jenis (Gs) rata-rata 2.70.  Menurut  Hardiyatmo  (2012),  tanah  ini mengandung  lempung  anorganik,  karena  tanah yang  mempunyai  berat  jenis  (Gs)  2,68  -  2,75 termasuk jenis lempung anorganik.
Dari hasil pengujian batas plastis, tanah ini memiliki  batas  plastis  rata-rata  rata-rata  16.94%. Menurut system klasifikasi AASTHO (Hardiyatmo, 2012),  tanah  ini  mengandung  lempung,  karena tanah  yang  mempunyai  batas  plastis  kurang  dari 30%  termasuk  dalam  kelompok  A-7-6  yang memiliki jenis tanah berlempung. b.  Sifat Mekanik Tanah
Berdasarkan  hasil    pengujian  kepadatan ringan  berdasarkan  SNI  1742:2008  seperti  pada Tabel  4.2,  bahwa  tanah  Desa  Palopat  PK mempunyai berat isi kering maksimum (γd maks) 1.46  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt) 25.87%.  Sehingga,  kepadatan  tanah  maksimum berdasarkan  SNI  1742:2008  pada  saat  kadar  air optimum (w opt) 25.87%.
Menurut    Gregg  (1960),  bahwa  tanah Palangkaraya  termasuk  lanau-lempung  dengan perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai  bagus, karena  dari  hasil  pengujian  tanah  ini  mempunyai berat volume kering maksimum (γd  maks) 1.49  – 1.88  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  10 – 30%. Kemudian, tanah ini juga termasuk lempung dengan  perkiraan  kinerja  timbunan  buruk  sampai sedang,  karena  dari  hasil  pengujian  tanah  ini mempunyai  berat  volume  kering  maksimum  (γd maks)  1.41 –  1.81  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum (w opt) 15 – 30%.
Sedangkan  tanah  lempung  dipadatkan berdasarkan  Model  saat  33  tumbukan  per  lapis sebanyak  2  lapis  mempunyai  berat  isi  kering maksimum  (γd  maks)  1.53  gr/cm 3 dan  kadar  air optimum  (w  opt)  25.54%.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa  kepadatan  tanah  lempung  berdasarkan Model  terhadap  SNI  1742:2008  terdapat  tingkat keyakinan 98.04% ≥ 95% dan margin error 1.96% ≤  5%.  Kemudian,  kadar  air  optimum  (w  opt) memiliki  tingkat  keyakinan  98.72%  ≥  95%  dan margin  error 1.28%  ≤  5%.  Sehingga,  kepadatan tanah maksimum berdasarkan Model terjadi pada saat  kadar  air  optimum  (w  opt)  25.54%.  Dari analisis  ini  diperoleh  bahwa  aplikasi  Model memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  yang  memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.
Dari  hasil  pemadatan  berdasarkan  Model, Gregg  (1960),  menyatakan,  bahwa  tanah  ini termasuk lanau-lempung dengan perkiraan kinerja timbunan  buruk  sampai  bagus,  karena  dari  hasil pengujian  tanah  ini  mempunyai  berat  volume kering  maksimum  (γd  maks)  1.49  –  1.88  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  15 –  30%. Kemudian,  tanah  ini  termasuk  lempung  dengan perkiraan kinerja timbunan buruk sampai sedang, karena  dari  hasil  pengujian  tanah  ini  mempunyai berat  volume  kering  mak simum (γd  maks) 1.41  – 1.81  gr/cm 3 dan  kadar  air  optimum  (w  opt)  15 – 30%. Dari analisis ini diperoleh, bahwa Model dan SNI  1742:2008  memiliki  penilaian  yang  terhdap kinerja  timbunan,  sehingga  aplikasi  Model memenuhi  syarat  sebagai  alat  uji  kepadatan ringan  untuk  tanah  di  laboratorium  yang  memiliki standar yang sama dengan SNI 1742:2008.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  bahwa kepadatan  maksimum  tanah  berdasarkan  Model
memiliki  tingkat  keyakinan  ≥  95%  terhadap  SNI 1742:2008  dan  memiliki  penilaian  yang  sama terhadap  kinerja  timbunan,  sehingga  aplikasi Model memenuhi syarat sebagai alat uji kepadatan  ringan  untuk  tanah  di  laboratorium yang  memiliki  standar  yang  sama  dengan  SNI 1742:2008.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiyatmo,  H.C,  (2012), Mekanika  Tanah  1, Edisi  Keenam ,  Gajah  Mada  University Press, Yogyakarta
http://ivanfaisalrahman.hyperphp.com , Menghitung  Margin  Error, diakses  13 Desember 2015
http://learnmine.blogspot.co.id ,
diakses 04/01/2017 http://www.ilmulabtekniksipil.id ,
diakses 05/01/2017
http://www.ilmusipil.com , diakses 05/01/2017
Kretjie dan Morgan (www. slideshare.net), diakses 6 Agustus 2014.
Muda,  A  (2016), Analisis  Model  Sebagai  Alat  Uji
Kepadatan Ringan Untuk Tanah di Laboratorium,
Muda,  A  (2016), Jurnal  Infoteknik  Volume  17 No.1, Juni 2016 , Model Pendekatan Alat Uji
Kepadatan Ringan Untuk Tanah di
Laboratorium, Fakultas  Teknik  Universitas
Lambung Mangkurat, Banjarmasin
SNI  03-1966-1990, Metode  Pengujian  Batas Plastis Tanah
SNI  1965:2008, Cara  Uji  Penentuan  Kadar  Air Untuk Tanah dan Batuan di Laboratorium
SNI  3423:2008, Cara  Uji  Analisis  Ukuran  Butir Tanah