ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 161 – 165

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi
Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Validation of UV-VIS Spectrophotometric Methods for Determination of Inulin Levels from Lesser Yam ( Dioscorea esculenta L.)
Sandra Ayu Apriliyani a , Yohanes Martono a * , Cucun Alep Riyanto a , Mutmainah b , dan Lia Kusmita b
a Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 50711, Indonesia
b Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi “Yayasan Pharmasi”, Semarang, Indonesia
* Corresponding author: yohanes.martono@staff.uksw.edu
https://doi.org/10.14710/jksa.21.4.161-165
A r t i c l e   I n fo

## A b s t r a c t
Article history:
Received: 9 July 2018
Revised: 6 August 2018 Accepted: 9 August 2018 Online: 31 October 2018
Keywords: yam ( Dioscorea esculenta L.), inulin, UV-Vis spectrophotometry, validation method
Validation  of  methods  is  necessary  to  ensure  that  the  analytical  methods  used  are appropriate and reliable. In this research, the determination of validation method and determination of inulin content from gembili bulb ( Dioscorea esculenta L.). The method used for determining inulin levels is UV-Vis spectrophotometry. Based on the results obtained,  the  maximum  wavelength  determination  of  inulin  levels  is  520  nm.  The method  of  analysis  in  this  study  meets  the  specified  validation  requirements.  These parameters include the equation on the inulin raw curve y = 0.0045x +0.109 with the coefficient  of  determination  0.9992.  The  accuracy  of  the  methods  tested  using  the recovery  test  was  96.14-106.76%  at  concentrations  of  25,  100,  and  225  ppm.  The intraday precision test is in the range of 2.67-6.82% at the same concentration as the accuracy  test.  Precision  interday  equal  to  7.41%  at  concentration  225  ppm  for  3  day analysis period. The values of LOD and LOQ are 3.58 ppm and 11.95 ppm, respectively. The concentration of inulin extract from gembili bulb is 840.44-12188.59 ppm.

## A b s t r a k
Kata Kunci:
gembili ( Dioscorea esculenta L.), inulin, spektrofotometer UV- Vis, validasi metode
Validasi  metode  perlu  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa  metode  analisis  yang digunakan sudah sesuai dan dapat diandalkan. Pada penelitian ini dilakukan penentuan validasi metode dan penetapan kadar inulin dari umbi gembili ( Dioscorea esculenta L . ). Metode yang digunakan untuk penetapan kadar inulin adalah spektrofotometri UV-Vis. Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  panjang  gelombang  maksimum  penetapan  kadar inulin  adalah  520  nm.  Metode  analisis  pada  penelitian  ini  memenuhi  persyaratan validasi  yang  ditentukan.  Parameter  tersebut  meliputi  persamaan  pada  kurva  baku inulin y=0,0045x+0,1009 dengan koefisien determinasi 0,9992. Akurasi metode yang diuji menggunakan tes recovery adalah  96,14 – 106,76% pada konsentrasi 25, 100, dan 225  ppm.  Uji    presisi intraday pada  kisaran  2,67-6,82%  pada  konsentrasi  yang  sama dengan  uji  akurasi.  Presisi interday sebesar  7,41%  pada  konsentrasi  225  ppm  untuk periode  analisis  3  hari.  Nilai  LOD  dan  LOQ  adalah  3,58  ppm  dan  11,95  ppm,  secara berurutan.  Konsentrasi  ekstrak  inulin  dari  umbi  gembili  adalah  sebesar  840,44- 12188,59 ppm.
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 161 – 165 162

## 1. Pendahuluan
Inulin  merupakan  polimer  alami  yang  dapat digolongkan sebagai oligo- atau polisakarida berdasarkan  panjang  rantainya  dan  termasuk  fruktan dalam  kelompok  karbohidrat  [1].  Menurut  Temkov dkk. [2],  inulin  terdiri  dari  monomer  D-fruktosa  yang dihubungkan dengan ikatan β (2 → 1) dan diakhiri dengan residu D-glukosa yang dihubungkan dengan D-fruktosa melalui ikatan α (1 → 2). Sebagai bahan pangan fungsional, inulin  banyak  dimanfaatkan  sebagai  pengganti  gula  & lemak yang memiliki nilai kalori rendah.
Inulin terdapat dalam beberapa jenis umbi-umbian, salah  satunya  adalah  gembili.  Gembili  merupakan tanaman  merambat  dengan  daun  berbentuk  ginjal berwarna hijau dan memiliki batang yang berduri, umbi gembili memiliki warna kulit coklat dan warna dagingnya adalah  putih.  Berdasarkan  penelitian  yang  pernah dilakukan  pada  beberapa  umbi-umbian  yang  ada  di Indonesia,  umbi  gembili  merupakan  umbi  yang  paling banyak mengandung inulin yaitu mencapai 14,77%[3].
Penetapan  kadar  inulin  dapat  dilakukan  dengan beberapa metode analisis seperti penelitian Nisa dkk. [4] yang  melakukan  penetapan  kadar  inulin  dalam  ekstrak umbi dahlia menggunakan metode KLT densitometri. Di Venere dkk. [5]  juga  melakukan  penetapan  kadar  inulin namun  menggunakan  metode  HPLC.  Metode  lain  yaitu secara  spektrofotometri,  kelebihan  dari  metode  ini adalah  sederhana,  lebih  cepat  dalam  pelaksanaannya, dan  cocok  digunakan  untuk  analisis  rutin  laboratorium sehingga  secara  keseluruhan  metode  spektrofotometri lebih  efisien  dibandingkan  metode  lain  seperti kromatografi [6]. Namun demikian, beberapa penelitian tentang penetapan kadar inulin secara spektrofotometri belum melakukan  validasi metode  salah  satunya  adalah penelitian Iskandar dkk yang melakukan penetapan kadar inulin  dari  ekstrak  umbi  dahlia  secara  spektrofotometri [7].
Validasi metode sangat diperlukan untuk menjamin metode analisis yang digunakan memberikan data yang valid  dan  dapat  diandalkan.  Menurut  Muharrami  [8], validasi metode adalah serangkaian seri percobaan yang digunakan untuk memastikan metode analisis yang akan dipakai  telah  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan. Validasi  metode  merupakan  hal  yang  penting  untuk dilakukan  karena  digunakan  sebagai  jaminan  suatu pengukuran  dapat  diandalkan  [9].  Berdasarkan  latar belakang yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan validasi metode dan penetapan kadar inulin  dari  umbi  gembili  menggunakan  metode spektrofotometri.

## 2. Metodologi

## Alat dan Bahan
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah inulin standar (Sigma-aldrich, Germany), vanilin standar (Merck, Germany), akuades, dan asam sulfat 98%. Semua bahan kimia yang digunakan berderajat pro analisis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah neraca analitik dengan ketelitian 0,1 mg (OHAUS PA214),
spektrofotometer  UV-Vis  (SHIMADZU  1240),  kuvet plastik, vorteks, dan peralatan gelas laboratorium.

## Metode

## Pembuatan Reagen Vanilin [10].
Seberat 1,52 g vanilin dilarutkan dalam 200 mL asam sulfat 98% hingga homogen, larutan ini akan digunakan sebagai reagen dalam pengukuran selanjutnya.

## Penentuan Panjang Gelombang Maksimum [10]
Penentuan  panjang  gelombang  maksimum  inulin standar  dilakukan  dengan  cara  pemindaian  (scanning) pada  panjang  gelombang  200-700  nm  dengan  blanko akuades.

## Pembuatan Kurva Baku Inulin [10] dan Uji Linieritas [11]
Larutan standar inulin dibuat dalam konsentrasi 10- 350 mg/L kemudian ditambahkan reagen vanilin dengan perbandingan  1:1  dan  didiamkan  selama  15  menit. Absorbansi  seri  larutan  standar  diukur  menggunakan spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  gelombang maksimum.  Hasil  absorbansi  diplotkan  dalam  bentuk kurva  kemudian  dibuat  suatu  persamaan  garis  regresi linear dan ditentukan koefisien determinasinya.

## Akurasi [12].
Akurasi dilakukan dengan pengukuran 3 konsentrasi larutan  standar  (25,  200,  dan  225  mg/L)  yang  masing- masing  dibuat  secara  triplo,  pengukuran  dilakukan menggunakan  spektrofotometri  UV-VIS.  Nilai  trueness dari hasil pengukuran dihitung dengan rumus:
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑢𝑘𝑢𝑟 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠 × 100% (1)

## Presisi [13]
Presisi intraday dilakukan dengan menghitung nilai RSD  hasil  pengukuran  3  konsentrasi  larutan  yang masing-masing  dibuat  secara  triplo  dalam  hari  yang sama.  Presisi  interday  dilakukan  dengan  menghitung nilai  RSD  dari  1  konsentrasi  larutan  yang  diulang pembuatannya  selama  3  hari  berturut-turut.  Nilai  RSD dihitung dengan rumus:
𝑅𝑆𝐷 = 𝑆𝐷 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑘𝑢𝑟 × 100% (2)

## Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ) [14]
Pembuatan  blanko  diulang  minimal  10  kali  dan dilakukan  pengukuran  menggunakan  spektrofotometer UV-Vis. Hasil absorbansi kemudian dimasukkan ke dalam rumus:
𝐿𝑂𝐷 = 3×𝑆𝐷 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 (3) 𝐿𝑂𝐷 = 10×𝑆𝐷 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 (4)

## Analisa Sampel [10]
Ekstrak  inulin  dari  umbi  gembili  ditambah  dengan reagen  vanilin  dengan  perbandingan  1:1  kemudian didiamkan  selama  15  menit.  Pengukuran  dilakukan menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang
gelombang  maksimum.  Konsentrasi  inulin  dihitung berdasarkan kurva baku.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Penentuan Panjang Gelombang Maksimum.
Panjang gelombang maksimum merupakan panjang gelombang  di  mana  terjadi  eksitasi  elektronik  yang memberikan absorbansi maksimum. Pengukuran dilakukan  pada  panjang  gelombang  maksimum  karena pada  panjang  gelombang  maksimum  perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar, sehingga  akan  diperoleh  kepekaan  analisis  yang maksimum [15]. Berdasarkan hasil pemindaian, panjang gelombang  maksimum  inulin  yang  diperoleh  yaitu  520 nm,  ditunjukkan  pada Gambar  1 .  Hasil  yang  didapat sejalan  dengan  penelitian  Dobre  [16]  yang  menyatakan bahwa inulin membentuk kompleks berwarna merah tua ketika  direaksikan  reagen  vanilin  dan  memiliki karakteristik dalam spektrum serapan 520 nm.
Gambar 1. Panjang Gelombang Maksimum Inulin
Kurva Baku Inulin dan Uji Linieritas.
Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui kemampuan  standar  sehingga  adanya  hubungan  linier antara  konsentrasi  analit  dengan respon detektor  dapat diketahui  [17].  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh,  ada  3 kurva  baku  inulin  yang  dihasilkan  pada  penelitian  ini dengan  persamaan  masing-masing  yang    dapat  dilihat pada Tabel 1 . Kurva baku terpilih yaitu kurva baku ke-3 yang  dengan  persamaan 𝑦 = 0,0045𝑥 + 0,1009 dan koefisien determinasi sebesar 0,9992 yang dapat dilihat pada Gambar  2 .  Kurva  baku  ke-3  ditetapkan  sebagai kurva  baku  inulin  pada  penelitian  ini  karena  memiliki linieritas  yang  baik.  Menurut  Chan  dalam  Riyanto  [9], koefisien  determinasi  yang  dihasilkan  sudah  sesuai  dan dapat diterima karena nilai yang dihasilkan mendekati 1 dan > 0,9970.
Tabel 1. Persamaan Kurva Baku Inulin
Kurva Persamaan Koefisien Determinasi 1 𝑦 = 0,0045𝑥 + 0,0879 0,9982 2 𝑦 = 0,0045𝑥 + 0,1045 0,9981 3 𝑦 = 0,0045𝑥 + 0,1009 0,9992
Gambar 2. Kurva Baku Inulin

## Akurasi.
Akurasi  merupakan  ukuran  yang  menunjukkan kedekatan  hasil  analisis  dengan  kadar  analit  yang sebenarnya  dan  dinyatakan  sebagai  persen  perolehan kembali  atau  persen  recovery  [14].  Pada  penelitian  ini akurasi  dinyatakan  dalam  nilai  trueness  karena  metode yang  digunakan  adalah  pengukuran  standar.  Dari  hasil perhitungan,  nilai trueness yang didapatkan berada pada range  96,14 – 106,76%    ( Tabel  2) .  Hasil  perhitungan  ini memenuhi  syarat  karena  untuk  larutan  dengan konsentrasi  10 µg/mL nilai trueness berkisar 80-100% dan untuk larutan dengan konsentrasi  100 µg/mL nilai trueness  berkisar  90-107% [12]. Dengan  demikian  hasil uji  akurasi  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  dapat diterima.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Akurasi Konsentrasi 25 100 225 Nilai trueness 106,76 106,69 96,14
Presisi.
Menurut  Chandra dkk. [11],  presisi  merupakan ukuran  yang  menunjukkan  kedekatakan  hasil  analisis apabila  pengukuran  dilakukan  oleh  analis  yang  sama dengan  waktu  yang  berbeda.  Hasil  uji  presisi  intraday yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3 .
Tabel 3 . Hasil Uji Presisi
Intraday Konsentrasi Teoritis Rata-Rata Konsentrasi Terukur SD RSD (%) 25 26,69 1,82 6,82 100 106,69 4,08 3,82 225 216,32 5,77 2,67 Interday Konsentrasi Teoritis Rata-Rata Konsentrasi Terukur SD RSD (%) 225 226,25 16,77 7,41
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 161 – 165
Berdasarkan  hasil  perhitungan  presisi  pada penelitian ini, hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan standar yang ada dan dapat diterima karena dalam satuan ppm, presisi dapat diterima jika memiliki nilai RSD ±16% [9]. Selain itu karena hasil pada uji presisi memiliki nilai RSD lebih dari 2% maka dilakukan perbandingan dengan koefisien  variasi  Horwitz.  Hasil  yang  diperoleh  dari perbandingan  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  RSD  lebih kecil dari koefisien variasi Horwitz oleh karena itu hasil dapat diterima dan dinyatakan presisi.

## Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantitasi (LOQ).
Batas  deteksi  adalah  jumlah  terkecil  analit  dalam sampel  yang  dapat  dideteksi  dan  masih  memberikan respon  signifikan  dibandingkan  dengan  blanko, sedangkan  batas  kuantitasi  adalah  kuantitas  terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat  dan  seksama[13].  Berdasarkan  hasil  yang diperoleh,  nilai LOD  sebesar 3,58  ppm  dan LOQ sebesar 11,95 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa pada konsentrasi 3,58 ppm masih dapat dilakukan mendeteksi sampel yang memberikan  hasil  ketelitian  suatu  alat  berdasarkan tingkat  akurasi  individual  hasil  analisis  dan  apabila dilakukan  pengukuran,  pada  konsentrasi  11,95  ppm masih dapat memberikan kecermatan analisis [18].

## Analisa Sampel.
Konsentrasi  ekstrak  inulin  dari  umbi  gembili didapatkan  dengan  memplotkan  hasil  absorbansi  ke dalam persamaan pada kurva baku dan dikalikan dengan faktor pengenceran, hasil dapat dilihat pada Tabel 4 . Dari pengukuran ini, hasil yang diperoleh melebihi nilai LOQ sehingga  konsentrasi  ekstrak  inulin  masih  dapat dideteksi oleh metode analisis.
Tabel 4 . Konsentrasi Ekstrak Inulin (n = 3,00)
Sampel Konsentrasi (mg/Kg) ± SD 1 258,22 ± 0,0200 2 1511,11 ± 0,0167 3 3129,33 ± 0,0062
Keterangan:  sampel  1  =  ekstrak  air  Gembili  secara maserasi. Sampel 2 = ekstrak air Gembili secara maserasi. Sampel 3 = ekstrak terpurifikasi Gembili

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  diperoleh  panjang gelombang  maksimum  penetapan  kadar  inulin  adalah 520  nm.  Metode  analisis  penelitian  ini  memenuhi persyaratan validasi yang ditentukan. Parameter tersebut meliputi persamaan pada kurva baku inulin 𝑦 = 0,0045𝑥 + 0,1009 dengan  koefisien  determinasi  0,9992.  Akurasi metode  yang  diuji  menggunakan  tes recovery adalah 96,14 – 106,76 % pada konsentrasi 25, 100, 225 ppm. Uji presisi intraday pada  kisaran  2,67-6,82%  pada konsentrasi  yang  sama  dengan  uji  akurasi.  Presisi interday sebesar  7,4104%  pada  konsentrasi  225  ppm untuk periode analisis 3 hari. Nilai LOD dan LOQ adalah 3,5839  ppm  dan  11,9464  ppm,  secara  berurutan.
Konsentrasi  ekstrak  inulin  dari  umbi  gembili  adalah sebesar 840,44-12188,59 ppm.

## 5. Ucapan Terima Kasih
Peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada  Kementrian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi yang telah mendanai penelitian ini melalui Hibah Penelitian  Kerja  Sama  Perguruan  Tinggi  (PKPT)  tahun anggaran  2017  pendanaan  2018  dan  Universitas  Kristen Satya Wacana (UKSW) yang telah memfasilitasi publikasi ilmiah ini.

## 6. Referensi
[1]  Maarten A. Mensink, Henderik W. Frijlink, Kees van der Voort Maarschalk, Wouter L. J. Hinrichs, Inulin, a flexible oligosaccharide I: Review of its physicochemical characteristics, Carbohydrate Polymers , 130, (2015) 405-419 https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.05.026
[2]  Mishela Temkov, Nadezhda Petkova, Panteley Denev, Albert  Krastanov,  Characterization  of  inulin  from Helianthus  tuberosus  L.  obtained  by  different extraction  methods – Comparative  study,  Food Science, Engineering and Technology 2015, Plovdiv, Bulgaria, (2015).
[3]  Sri  Winarti,  Eni  Harmayani,  Rudi  Nurismanto, Karakteristik  dan  Profil  Inulin  Beberapa  Jenis  Uwi (Dioscorea  spp.), Agritech ,  31,  4,  (2012)  378-383
https://doi.org/10.22146/agritech.9647
[4]  Khoirun Nisa, Yuni Retnaningtyas, Nia Kristiningrum,  Penetapan  Kadar  Inulin  dalam Ekstrak  Umbi  Dahlia  variabilis  dan  Dahlia  pinnata dengan Metode KLT Densitometri (Determination of Inulin Content in Dahlia variabilis and Dahlia pinnata Tuber Extract by TLC Densitometry Method), Pustaka Kesehatan , 3, 2, (2015) 284-288
[5]  D.  Di  Venere,  V.  Linsalata,  B.  Pace,  V.V.    Bianca,  P. Perrino,  Polyphenol  and  Inulin  Content  in  a Collection of Artichoke, ISHS Acta Horticulturae 681: IV International Congress on Artichoke , 681, (2005) 453 – 460 http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2005.681.63
[6]  Nadezhda  Petkova,  Panteley  Denev,  Methods  for determination of inulin, Monograph of 4rd European young engineers conference, (2015).
[7]  Yetti  Mulyati  Iskandar,  Sri  Pudjiraharti,  Diah Ratnaningrum,  Kandungan  Inulin  dari  Umbi Dahliasp  yang  Ditanam  pada  Jenis  Tanah  Vertisol, Inceptisol  dan  Andisol, Jurnal  Kimia  Terapan Indonesia , 16, 1, (2014) 25-41 https://doi.org/10.14203/jkti.v16i1.5
[8]  Laila  Khamsatul  Muharrami,  Penentuan  Kadar Kolesterol  dengan  Metode  Kromatografi  Gas, Agrointek , 12, 2, 28-32
[9]  Riyanto,  Validasi  Dan  Verifikasi  Metode  Uji, Deepublish, Yogyakarta, 2014.
[10] Wasan Omar Noori, Selection of Optimal Conditions of  Inulin  Extraction  from  Jerusalem  Artichoke (Helianthus Tuberosus L.) Tubers by using Ultrasonic Water Bath, Journal of Engineering , 20, 10, (2014) 110- 119
[11]  Boy  Chandra,  Harrizul  Rivai,  Marianis  Marianis, Pengembangan  Dan  Validasi  Metode  Analisis Ranitidin  Hidroklorida  Tablet  Dengan  Metode Absorbansi Dan Luas Daerah Di Bawah Kurva Secara Spektrofotometri Ultraviolet, Jurnal Farmasi Higea , 8,
2, (2016)
[12] B. Nugraheni, A. B Anggoro, Validasi Metode Analisis Ciprofloksasin  Menggunakan  High  Performance Liquid  Chromatography, Inovasi  Teknik  Kimia ,  1,  1,
(2016) 6-8
[13] Yandi Syukri, Agung Endro Nugroho, Ronny Martien, Endang  Lukitaningsih,  Validasi  Penetapan  Kadar Isolat  Andrografolid  dari  Tanaman  Sambiloto (Andrographis  paniculata  Nees)  Menggunakan HPLC, Jurnal Sains Farmasi & Klinis 2, 1, (2015) 8-14 http://dx.doi.org/10.25077/jsfk.2.1.8-14.2015
[14] Harmita  Harmita,  Petunjuk  Pelaksanaan  Validasi Metode  dan  Cara  Perhitungannya, Pharmaceutical Sciences  and  Research  (PSR) ,  1,  3,  (2012)  117-135 http://dx.doi.org/10.7454/psr.v1i3.3375
[15] Wiranti Sri Rahayu Rahayu, Pri Iswati Utami, Sochib Ibnu  Fajar,  Penetapan  Kadar  Tablet  Ranitidin Menggunakan  Metode  Spektrofotometri  Uv-Vis dengan Pelarut Metanol, Pharmacy , 6, 3, (2009) 104-
125 http://dx.doi.org/10.30595/pji.v6i3.881
[16] T Dobre, M Stroescu, A Stoica, E Draghici, N Antohe, Inulin  extraction  and  encapsulation, Chem.  Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timişoara) , 53, 67, (2008) 215- 217
[17] Laras Andria Wardani, Validasi Metode Analisis dan Penentuan  Kadar  Vitamin  C  pada  Minuman  Buah Kemasan  dengan  Spektrofotometri  Uv-Visible, Departemen  Kimia,  Skripsi.  Depok:  Universitas Indonesia, Depok
[18] Grace Pricilia Tulandi, Sri Sudewi, Widya Astuty Lolo, Validasi  Metode  Analisis  untuk  Penetapan  Kadar Parasetamol dalam Sediaan Tablet
Secara
Spektrofotometri  Ultraviolet, PHARMACON,  Jurnal Ilmiah Farmasi 4, 4, (2015) 168-178