## Uji Akurasi  Modul KWH Meter Digital PZEM-004T Berbasis Pengendali Digital ESP32
Yani Prabowo 1 , Arsanto Narendro 2* , TW Wisjhnuadji 3 ,  Siswanto 4 1,2,3,4 Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia E-mail: 1* wisjhnuadji@budiluhur.ac.id, 2 yani.prabowo@budiluhur.ac.id, 3 siswanto@budiluhur.ac.id (* : corresponding author)

## Abstrak
Untuk  tujuan  yang  lebih  praktis  dalam  melakukan  pencatatan  penggunaan  energi  listrik,  tanpa  harus secara  fisik didepan KWH meter yang terpasang, maka perlu diciptakan sistem yang mampu melakukan akuisisi  data  secara  digital  mengenai  penggunaan  energi  listrik  secara  online  dengan  menggunakan fasilitas  jaringan  komunikasi.  Oleh  karena  itu  dirancang  sistem  pengukuran  KWH  berbasis  IoT  yang memungkinkan pemantauan besaran KWH dapat dilakukan secara mobile bahkan dari jarak jauh melalui jaringan  internet    dalam  sebuah  dashboard,  sehingga  lebih  praktis  dan  efisien.  Komponen  utama  terdiri dari  modul  PZEM-004T  yang  berfungsi  sebagai  pengukur  arus  AC  dan  tegangan  listrik  AC  yang digunakan oleh beban, sedangkan modul ESP32 melakukan pemrosesan hasil pengukuran yang dilakukan oleh  PZEM-004T    untuk  kemudian  dikoneksikan  dengan  komputer  sehingga  bisa  muncul  nilai  hasil pengukuran oleh PZEM-004T. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ketelitian hasil pengukuran arus dan  tegangan  beban,  jika  dibandingkan  dengan  hasil  pengukuran  manual  menggunakan  alat  voltmeter digital  dan  ampere  meter  menunjukkan  selisih  dibawah  satu  persen,  artinya  hasil  pengukuran  secara remote dengan PZEM-004T memberikan nilai akurasi yang baik. Sehingga penggunaan metode ini secara efektif dapat mengatasi permasalahan yang ada.
Kata kunci : KWH, PZEM-004T, energi listrik, voltmeter, amperemeter

## Abstract
For a more practical purpose in recording the use of electrical energy, without having to physically be in front  of  the  installed  KWH  meter,  it  is  necessary  to  create  a  system  capable  of digitally  acquiring  data regarding the use of electrical energy online using communication network facilities.  Therefore, an IoT- based KWH measurement system is designed that allows monitoring of KWH quantities to be carried out mobile or even remotely via the internet network in a dashboard, making it more practical and efficient. The main components consist of the PZEM-004T module which functions as a measure of AC current and AC  voltage  used  by  the  load,  while  the  ESP32  module  processes  the  results  of  measurements  made  by PZEM-004T and then connects to a computer so that the measured values can appear by PZEM- 004T. The results obtained show that the accuracy of the current and load voltage measurement results, when compared  with  the  results  of  manual  measurements  using  a  digital  voltmeter  and  ammeter,  shows  a difference of below one percent, meaning that the results of remote measurements with the PZEM-004T provide a good accuracy value. So that the use of this method can effectively overcome existing problems.
Keywords : KWH, PZEM-004T, electrical energy, voltmeter, ammeter

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu kebutuhan hidup manusia pada saat ini salah satunya adalah energi listrik,  dengan listrik  maka  akan  banyak  hal  bisa  diselesaikan  dengan  efektif  dan  efisien  [1].  Listrik  bisa dimanfaatkan  pada  banyak  sektor,  antara  lain  sektor  pertanian,  industri,  perkebunan, pendidikan, dunia hiburan, bisnis serta telekomunikasi. Besarnya energi listrik yang dikonsumsi akan  sangat  tergantung  dari  beban  yang  diaplikasikan  serta  lamanya  waktu  penggunaan. Sehingga besar pemakaian energi listrik ini akan secara langsung berkorelasi dengan biaya yang harus dialokasikan [2].
Tujuan  dari  penelitian  in  adalah  menciptakan  sistem  pengukuran  berbasis  IoT  sehingga proses dapat dipantai melalui sebuah dashboard tanpa harus berada didepan KWH meter, karena seperti  kita  ketahui  kendala  pencatatan  tagihan  pembayaran  penggunaan  energi  listrik  yang
terkadang  diluar  perhitungan  adalah  karena  pengguna  tidak  setiap  saat  secara  realtime  dapat mengontrol  atau  mengawasi  konsumsi  data  listrik  yang  digunakannya.  Salah  satu    solusi  agar pengguna  tetap  dapat  memantau  penggunaan  energi  listriknya  adalah  penggunaan  teknologi Smart-Meter  [3],  dengan  teknologi  ini  pengguna  selalu  dapat  memantau  penggunaan  daya listriknya  setiap  saat  secara  realtime  dan  hal  itu  dapat  dilakukan  dimanapun  dan  kapanpun dengan bantuan fasilitas koneksi WiFi. Dengan fasilitas sebuah dashboard maka selain aktivitas pemantauan,  dapat  juga  dilengkapi  dengan  fasilitas  pengendalian  yaitu  kemampuan  untuk mengaktifkan  dan  menonaktifkan  penggunaan  listrik  baik  yang  diperlukan  maupun  tidak diperlukan.
Manfaat  penggunaan  sistem  yang  dibangun  dengan  menggunakan    prinsip  teknologi  ini adalah  dapat  membantu  pengguna  untuk  mengoptimalkan  penggunaan  energi  listrik  serta menghindari  pemborosan  pemborosan  yang  tidak  perlu  [4].  Beberapa  penelitian  sebelumnya antara lain yang dilakukan oleh Fathoni Nur Habibi [5], dimana digunakan PZEM-004T sebagai alat  utama  untuk  mengukur  arus  ,  tegangan  beban    serta    penggunaan  daya  listrik  dengan ketelitian voltase sebesar 1.07 % , daya nyata 3.93%, arus 3.45 % serta energi 18.6% . Demikian juga riset yang dilakukan oleh Salwin Anwar[6] dengan PZEM-004T dan ESP32 menghasilkan ketelitian  pengukuran  yang  cukup  baik    yaitu  0.2  %  untuk  voltage  serta  0.2  %  untuk  arus. Berdasarkan  latar  belakang  dan  beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang  penggunaan  PZEM- 004T  dan  ESP32  dalam  pengukuran  dan  monitoring  penggunaan  daya  listrik,  arus  serta tegangan beban , maka kami akan melakukan pendalaman dengan melakukan analisa ketelitian pengukuran  yang  dihasilkan  oleh  sistem  dengan  PZEM-004T  diatas,  caranya  adalah  dengan melakukan pembandingan besaran terukur dengan menggunakan peralatan analog konvensional standar seperti voltmeter, ampere meter serta pencatat waktu guna mencari besaran penggunaan Energi liatrik dalam satuan kWH.
Dengan  melakukan  pembandingan  hasil  dari  kedua  sistem  tersebut,  yaitu  pencatatan  data yang dilakukan secara otomatis dengan PZEM-004T dan ESP32  dan pencatatan secara manual dengan  alat    alat  ukut  standar  seperti  ampere  meter,  voltmater  serta  stopwatch  sebagai  alat pencatat  waktu,  diharapkan  akan  menghasilkan  informasi  tentang  besarnya  tingkat  ketelitian pencatatan  otomatis  terhadap  pencatatan  yang  dilakukan  secara  manual,  dalam  bentuk prosentase error yang timbul.

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Blok Diagram Sistem
Gambar 1. Diagram Blok Sistem
Modul dan alat ukur yang digunakan dalam sistem perlihatkan  dalam Gambar 1.
1) Komputer  dengan    OS  Windows-10,  serta  terpasang  Perangkat  Lunak  Arduino  IDE, sebagai sarana pemrograman dan Monitoring.
2) Modul  ESP32  adalah  modul  utama  yang  berfungsi  sebagai  interface  antara  Modul Pengukuran PZEM-004T dengan PC Dashboard (laptop)
3) Modul  PZEM-004T  adalah  modul  pengukuran  parameter  kelistrikan  ,  berupa  arus  dan tegangan yang dihasilkan dari pengukuran beban.
4) Voltmeter AC /400 Volt, adalah alat ukur  analog untuk mengukur tegangan listrik  (AC) dengan range 0 - 400 Volt/AC
5) Ampere Meter AC/10A, adalah alat ukur analog untuk mengukur arsus listrik AC, dengan range 0-10A.
6) Beban  dalam  hal  ini  adalah  Alat  Listrik  yang  akan  diukur  arus  (ampere)  ,tegangan  (volt) dan Energi listrik (kWH)

## 2.2. Diagram Alir Sistem

## Gambar 2. Diagram Alir Sistem
Diagram  Alir  dari  sistem  terlihat  pada  gambar  2  dimana  urutan  prosesnya  dapat digambarkan sebagai berikut.
1) Mambangun  layout  rangkaian  kelistrikan  seperti  pada  diagram  blok  sistem  yang  terlihat pada Gambar 1.
2) Source  Program  yang  telah  disiapkan  pada  Arduino  IDE  dial  dilakukan  proses  kompilasi dan downloading kedalam sistem ESP32
3) Persiapkan Beban yang akan diukur penggunaan Energi listriknya.
4) Persiapkan alat pengukur durasi waktu, dalam hal ini menggunakan Stop Watch Digital
5) Pada saat Start, Stopwatch dan Beban  Bekerja dan alat ukur analog baik arus dan tegangan akan bekerja.
6) Lakukan Pencatatan Arus dan Tegangan pada alat ukur Analog setiap 10 menit.
7) Demikian  Juga  Secara  sinkron  lakukan  pencatatan  Arus,  Tegangan  ,    Dan  Energi  Listrik yang Muncul pada Serial Monitor Arduino IDE
8) Buat  Tabel  Perbandingan  Antara  Hasil  Pengukuran  Analog  pada  Ampere  Meter  dan Voltmeter  terhadap Hasil Pengukuran Digital yang muncul pada Serial Monitor.

## 2.3. Deskripsi Hardware
a. ESP32
Espressif  Sistem  menciptakan    mikrokontroler  ESP32  yang  sudah  dilengkapi  dengan modul WiFi dan Bluetooth guna mendukung sistem yang berbasis IoT dalam melakukan kerja operasionalnya [7] . Seperti terlihat pada Gambar 3.

## Gambar 3. Kontroler ESP32
Espressif System memperkenalkan mikrokontroler ESP32 yang sudah dilengkapi dengan modul WiFi dan Bluetooth guna mendukung sistem yang berbasis IoT dalam melakukan kerja operasionalnya.  Pada  dasarnya  ESP32  sudah  terintegrasi  dan  memiliki  antenna  switch  yang built-in, dirancang untuk keperluan alat seluler, perangkat  berbasis IoT, ESP32  konsumsi daya relatif irit  memiliki pilihan hemat energi terdapat didalamnya [8].

## b. PZEM-004T
Modul PZEM-004T seperti pada Gambar 4. memiliki kemampuan untuk mengukur arus, tegangan,  daya  dane  energi  listrik,  output  dari  modul  ini  dekeluarkan  dengan  mode  serial, sehingga  jika  akan  digunakan  untuk  masukan  ke  kontroler  yang  lain,  maka  harus  digunakan mode  komunikasi  slerial.  Penggunaan  Modul  ini  cukup  mudah,  karena  luaran  dapat  dibaca langsung  oleh  kontroler  yang  lain.  Salah  satu  kelemahannya  adalah  bahwa  pengukuran  pada level mili ampere modul ini memiliki ketelitian yang rendah. Dimensi PZEM-004T 3.1 cm × 4 cm.  Modul  Pzem-004t  ini  dilengkapi  transformer  arus    3.3  cm  yang  dapat  dipakai  mengukur arus listrik maksimum 100A [1] [5] .

## Gambar 4.  PZEM-004T

## c. Ampere Meter Analog
Ampere  Meter  Analog  seperti  pada  Gambar  5.  merupakan    piranti  ukur  yang  dipakai mengukur  besarnya  kuat  arus  listrik,  dalam  hal  ini  adalah  arus  AC [2] .    Cara  kerja  dari amperemeter analog adalah sesuai dengan prinsip gaya megnetik Lorentz , Gaya Lorentz akan muncul jika sebuah kumparan yang berada dalam jangkauan medan magnet yang dilewati oleh arus  listrik,  Gaya  Lorentz  inilah  yang  mampu  menggerakkan  jarum  membentuk  simpangan sesuai dengan bearnya arus listrik yang melewati kawat kumparan tersebut. Jika  arusnya besar maka penyimpangan jarum akan besar pula, sdangkan jika arusnya kecil, maka penyimpangan jarumnya akan kecil. Ketika tidak ada arus listrik yang lewat maka jarum akan kembali ke posisi semula.  Sedangkan  penggunaan  alat  ini  pada  suatu  rangkaian  listrik  harus  dipasang  dengan mode serial terhadap beban [1].
Gambar 5. Ampere Meter Analog

## d. Voltmeter Analog
Volt  meter  analog  seperti    Gambar  6.  merupakan  piranti  ukur  yang  digunakan  untuk mengukur  voltage listrik [2] .  Cara kerja dari voltmeter analog adalah sesuai dengan prinsip gaya megnetik  Lorentz,  Gaya  Lorentz  akan  muncul  jika  sebuah  kumparan  yang  berada  dalam pengaruh medan magnet diberi tegangan sehingga timbul arus listrik, Gaya Lorentz inilah yang mampu  menggerakkan  jarum  membentuk  simpangan  sesuai  dengan  bearnya  arus  listrik  yang melewati  kawat  kumparan  tersebut.  Arus  listrik  yang  timbul  tersebut  sebenarnya  berasal  dari tegangan  listrik  yang  diberikan  pada  beban  yang  dapat  berupa  sebuah  resitor.  Jika  tegangan besar  maka  penyimpangan  jarum  akan  besar  pula,  sedangkan  jika  tegangan  kecil,  maka penyimpangan  jarumnya  akan  kecil.  Ketika  tidak  ada  tegangan  listrik  yang  lewat  maka  jarum
akan  kembali  ke  posisi  semula.  Sedangkan  penggunaan  alat  ini  pada  suatu  rangkaian  listrik harus dipasang dengan mode paralel terhadap beban [9].
Gambar 6. Voltmeter Analog

## 2.4. Deskripsi Software
Gambar 7. Tampilan Awal Arduino IDE
Arduino  IDE  ( Integrated  Development  Environment )  seperti  pada  Gambar  7.  adalah software yang  dipakai  pada  pembuatan  program  dilingkungan    modul  Arduino.  Jadi  Arduino IDE adalah media yang digunakan untuk membuat program yang ada dalam board Arduino [10] .
Gambar 8. Arduino IDE Text Editor
Perangkat  lunak  ini  dapat  diunduh  gratis  pada  situs  resmi  Arduino.  Perangkat  lunak  ini juga  berfungsi  sebagai  text-editor  untuk  melakukan  editing  program,  juga  untuk  malakukan validasi program yang dibuat [11] . Selain itu dilengkapi fitur untuk melakukan upload program yang  dibuat  kedalam  board  arduino.  Program  yang  dibuat  pada  IDE  ini  biasa  disebut  dengan istilah  "sketch"  dari  Arduino  yang  memiliki  file  dengan  ekstension  .ino  [10],  Text  Editor digunakan untuk menulis source code seperti terlihat pada Gambar 8.
Sedangkan  Untuk  melihat  Response  atau  Output  dari  program  yang  dieksekusi  dapat dilihat pada Monitor Serial Arduino [1] seperti pada Gambar 9 .
Gambar 9. Serial Mnitor

## 2.5. Rumus Daya dan Energi Listrik
Daya Listrik sama dengan jumlah energi listrik setiap satuan waktu atau besarnya energi listrik setiap detik
Satuan adalah dalam watt. Hubungan antara Daya Listrik dengan Arus (I) dan tegangan (V) listriknya dapat dinyatakan dengan rumus
P = VI ....................................................................(1)
Satuan : Watt
Sedangkan  Energi  Listrik  adalah  tegangan  (V)  dan  arus  (I)  yang  telah  digunakan  untuk  usaha dalam jangka waktu (t) tertentu. Sehingga energi listrik dapat dinyatakan dengan rumus
E = V.I.t...................................................................(2) Satuan : KWH
Power Factor
Gambar 10. Power Factor
Power  Factor atau  faktor-daya  merupakan  rasio  antara  daya-aktif  terhadap  daya-semu [12] . Seperti yang terlihat pada Gambar 10.
S= Apparent Power P= Active Power Q= Reactive Power
RMS RMS
S V I  ....................................................(3) Cos( ) RMS RMS P V I   ....................................(4) Sin( ) RMS RMS Q V I   ........................................... (5)
2 2
S P Q   ....................................................(6)
Kondisi ideal adalah jika sudut θ = nol, atau power factor = 1, artinya arus dan tegangan memiliki  fasa  yang  sama.  Tapi  dilapangan,  kondisi  ini  tidak  pernah  tercapai,  karena  adanya komponen  komponen  reaktif  dalam  pemakaian  alat  alat  listrik,  yang  mana  menyebabkan  arus dan tegangan mengalami pergeseran fasa, sehingga power factor < 1 [12].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan  data  dilakukan  berdasarkan  pencatatan  hasil  uji  coba  dengan  modul  yang digunakan,  antara  lain  modul  PZEM-004T,  ampere  meter,  voltmeter,  serta  stopwatch  pencatat waktu.
Tabel 1. Beban 450W, Sampling Rate 10 menit
No V(Volt) I(A) P(Watt) E(kWH) 1 220 2,05 451 0,075 2 221 1,99 439 0,148 3 222 1,97 437 0,226 4 222 1,99 441 0,302 5 224 1,91 427 0,376 6 220 1,95 429 0,458 7 218 2,00 436 0,520 8 219 2,05 448 0,608 9 218 2,03 442 0,673 10 222 2,00 444 0,752
Pada  Tabel  1,  beban  berupa  tungku  pemanas  air  dengan  spesifikasi  220V/450W, Pengukuran dilakukan 10 kali dengan waktu sampling per 10 menit. tegangan, arus, power dan energi yang tercatat pada arduino IDE serial monitor selama percobaan dicatat tiap 10 menit dan ditabelkan. Mulai dari 10 menit pertama, energi dalam kWH sudah tercatat sebesar 0,075 kWH, kemudian  akumulasi  energi  itu  akan  terus  meningkat  tiap  10  menit  berikutnya  seperti  terlihat pada Tabel 1. Grafiknya terlihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Grafik Sampling Rate vs Energi Listrik
Tabel 2 . Beban 100 Watt, Sampling Rate 10 menit No V(Volt) I(A) P(Watt) E(kWH) 1 219 0,50 109 0,016 2 218 0,49 106 0,030 3 224 0,46 103 0,049 4 219 0,49 107 0,066 5 221 0,49 108 0,082 6 223 0,45 100 0,096 7 220 0,41 90 0,114 8 219 0,50 109 0,126 9 219 0,41 89 0,142 10 222 0,41 91 0,163
Pada Tabel 2, beban berupa bohlam lampu  dengan spesifikasi 220V/100W, pengukuran dilakukan 10 kali dengan waktu sampling per 10 menit. tegangan, arus, power dan energi yang tercatat pada arduino IDE serial monitor selama percobaan dicatat tiap 10 menit dan ditabelkan. Mulai dari 10 menit pertama, energi dalam kWH sudah tercatat sebesar 0,016 kWH, kemudian akumulasi energi itu akan terus meningkat tiap 10 menit berikutnya seperti terlihat pada Tabel 2.
Sedangkan grafik untuk melihat perubahan energi dalam kWH dapat dilihat pada Gambar 12.
Gambar 12. Garfik Energi vs Sampling Rate
Tingkat ketelitian PZEM-004T dibandingkan alat ukur analog standar, berdasarkan data hasil pengukuran yang terlihat pada tabel 3 dan tabel 4.
Tabel 3. Perbandingan Ketelitian Pada Beban 450W Tabel 4. Perbandingan Ketelitian  Pada  Beban 100 W
Hasil  Perbandingan  berdasarkan  Tabel  3.  dan  Tabel  4.  dapat  dihitung  tingkat  ketelitian PZEM-004T dibandingkan alat ukur analog standar, yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Prosenasi Error Pada PZEM-004
Beban 450 W Beban 100 W Tegangan : 1,8% Tegangan 1,9% Arus : 9,4% Arus: 9,9%
grafik energi vs beban dapat dilihat pada kedua grafik pada gambar 13. dan gambar 14. dimana keduanya diplot dalam satu frame sehingga dapat lebih jelas perbedaan diantara keduanya.
Gambar 13. Grafik Energi Pada Beban  100W
Gambar 14. Grafik Energi pada Beban  450W
Dari  Gambar  13.  dan  Gambar  14.  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  warna  biru  untuk (PZEM-004T) dan warna coklat untuk meter analog, Perbandingan Hasil pengukurannya  dapat dilihat pada grafik di atas.

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  tujuan  riset  yang  dilakukan  untuk    melakukan  analisa  tingkat  ketelitian pengukuran arus listrik,  tegangan listrik  serta energi listrik  menggunakan modul PZEM-004T , hasil  pengukuran  dan  perhitungan  menunjukkan  tingkat  error  yang  relatif  kecil,  yaitu  sebesar 2% untuk hasil pengukuran tegangan listrik , 10% untuk hasil pengukuran arus listrik, serta 5% untuk  hasil  pengukuran  kWH  dari  energi  listrik.  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  modul  PZEM- 004T cukup baik dan akurat untuk digunakan sebagai alat ukur besaran besaran listrik berbasis IoT.  Sehingga  modul  ini  efektif  jika  digunakan  sebagai  sistem  untuk  menggantikan  cara pencatatan  penggunaan  energi  listrik  secara  manual  didepan  KWH  meter  menjadi  sistem pencatatan otomatis dari jarak jauh berbasis IoT.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] I. Abed and H. Naser, “ESP32 Microcontroller Based Smart Power Meter System Design and Implementation,” Al-Rafidain Eng. J. , vol. 25, no. 2, pp. 137–145, 2020.
[2] S.  M.  Siagian  and  S.  Chrisna  HS,  “Analisis  Karakteristik  Hasil  Pengukuran  Terhadap Arus Dan Tegangan Pada Suatu Resistansi,” J. Vor. , vol. 2, no. 1, pp. 48–52, 2021.
[3] S.  George  and  G.  B,  “IoT  Based  Smart  Energy  Management  System  using  Pzem-004t Sensor & Node MCU,” Int. J. Eng. Res. Technol. , vol. 9, no. 7, pp. 45–48, 2021.
[4] I. A. Current and E. Parameters, “Monitoring System,” 2022.
[5] F.  N.  Habibi,  S.  Setiawidayat,  and  M.  Mukhsim,  “Alat  Monitoring  Pemakaian  Energi Listrik Berbasis Android Menggunakan Modul PZEM-004T,” Pros. Semin. Nas. Teknol. Elektro Terap. , vol. 1, no. 1, pp. 157–162, 2017.
[6] S.  Anwar,  T.  Artono,  N.  Nasrul,  D.  Dasrul,  and  A.  Fadli,  “Pengukuran  Energi  Listrik Berbasis  PZEM-004T,” Pros.  Semin.  Nas.  Politek.  Negeri  Lhokseumawe ,  vol.  3,  no.  1, pp. 272–276, 2019.
[7] A.  Putra,  D  C;  Bachrah,  A;  Kiswantono,  “Remote  Reading  Beban  Listrik  Rumah  yang Terintegrasi  Menggunakan  IOT,” Aisyah  J.  Informatics  Electr.  Eng.  Univ.  Aisyah Pringsewu , vol. 3, no. 2, pp. 143–147, 2021.
[8] I. Surya and J. Kustija, “Implementation of the Electricity Load Monitoring Trainer and Internet of Things-based Power Factor Improvement,” vol. 12, no. 11, pp. 206–215, 2022.
[9] M. Suari, “Karakterisasi Ampermeter Voltmeter Terhadap Penambahan Hambatan Pada Pengujian  Sensor  Mekanik  Multimeter  Analog,” Nat.  Sci.  J.  Penelit.  Bid.  IPA  dan Pendidik. IPA , vol. 6, no. 1, pp. 102–113, 2020.
[10]  N.  M.  Yohanes,  Saghoa  Sompie,  Sherwin  R.U.A.,  Tulung,  “Kotak  Penyimpanan  Uang Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” J.  Tek.  Elektro  dan  Komput. ,  vol.  7,  no.  2,  pp. 167–174, 2018.
[11]  N.  Ali  Jasim  and  H.  ALRkabi,  “Design  and  Implementation  a  Smart  System  for Monitoring the Electrical Energy based on the Internet of Things,” Wasit J. Eng. Sci. , vol. 10, no. 2, pp. 92–100, 2022.
[12]  Y.  Esye  and  S.  Lesmana,  “Analisa  Perbaikan  Faktor  Daya  Sistem  Kelistrikan,” Sains Teknol. , vol. 11, no. 1, pp. 103–113, 2021.