## ANALISA RANGKAIAN PENDETEKSI PUTARAN MOTOR PADA ALAT SYRINGE PUMP MERKTERUMO TYPE TE-331

## oleh
Tuful Zuchri Siregar 1)
Sriwida Harahap 2)
Kesya Nirma Lumbantobing 3)
Roy Candra Nainggolan 4)
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binalita Sudama 1,2,3,4)
E-mail: tufulsiregar212@gmail.com 1) sriwidaharahap@gmail.com 2) kesyanirmatobing@gmail.com 3 ) roycandrawk88@gmail.com 4)

## ABSTRACT
The  health  sector  is  one  of  the  top  priority  areas  in  the  development  of  the  Indonesian nation.  Health is  one  of  the  important factors  that  concerns  many  people.  Likewise  with medical tools. Along with the development of science and technology, this can be seen by the emergence of increasingly sophisticated and practical, efficient, and effective medical equipment that provides many benefits to the world of medicine. One of the health support tools  is  a  syringe  pump.  The  syringe  pump  is  a  medical  device  that  functions  to  enter medicinal  fluids  into  the  patient's  body  regularly  for  a  certain  period  by  the  required dosage.  The  syringe  pump  is  a  medical  device  that  is  used  to  provide  fluids  into  the patient's body in a certain amount and period regularly, syringe pump can also be used to provide  nutrients  or  drugs  such  as  insulin  or  other  hormones,  antibiotics,  chemotherapy drugs, and painkillers in a controlled way.
Key Word : Motor Rotation Syringe Pump

## ABSTRAK
Bidang  kesehatan  merupakan  salah  satu  bidang  yang  menjadi  prioritas  utama  dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kesehatan adalah salah satu faktor penting yang menjadi perhatian  banyak  orang.  Demikian  juga  dengan  alat  kedokteran.  Seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  munculnya peralatan kedokteran yang semakin canggih serta bersifat praktis, efisien, dan efektif yang memberikan banyak manfaat bagi dunia kedokteran. Salah satu alat penunjang kesehatan adalah  syringe  pump.  Syringe  pump  adalah  alat  kedokteran  yang  berfungsi  untuk memasukkan cairan obat kedalam tubuh pasien secara teratur dalam jangka waktu tertentu yang    sesuai  dengan  dosis  yang  dibutuhkan.  Syringe  pump  merupakan  perangkat  medis yang digunakan untuk memberikan cairan kedalam tubuh pasien dalam jumlah dan jangka waktu  tertentu  secara  teratur,  syringe  pump  dapat  juga  digunakan  untuk  memberikan nutrisi  atau  obat    seperti  insulin  atau  hormon  lainnya,  antibiotik,  obat  kemoterapi,  dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali.
Kata Kunci: Putaran Motor, Syringe Pump.

## 1. PENDAHULUAN
Bidang  kesehatan  merupakan  salah satu bidang yang menjadi prioritas utama dalam  pembangunan  bangsa  Indonesia.
Kesehatan  adalah  salah  satu  faktor penting  yang  menjadi  perhatian  banyak orang.  Demikian  juga  dengan  alat kedokteran. Seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan munculnya  peralatan  kedokteran  yang semakin  canggih  serta  bersifat  praktis, efisien,  dan  efektif  yang  memberikan banyak  manfaat  bagi  dunia  kedokteran. Salah  satu  alat  penunjang  kesehatan adalah syringe pump . Syringe pump adalah alat  kedokteran  yang  berfungsi  untuk memasukkan  cairan  obat  kedalam  tubuh pasien secara teratur dalam jangka waktu tertentu  yang    sesuai  dengan  dosis  yang dibutuhkan.
Secara  khusus  alat  ini  menitik beratkan atau  memfokuskan pada  jumlah cairan  yang  dimasukkan  kedalam  tubuh pasien,  dengan  satuan  milliliter  per  jam (ml/h).  Secara  operasional  alat syringe pump dilengkapi  dengan syringe dengan ukuran  ( size )  yang  berbeda-beda.  Ukuran syringe yang  digunakan  di  sesuaikan dengan  jenis  terapi  dan  dosis  yang  akan diberikan.  Ukuran syringe yang  di  pasang pada  alat syringe pump  akan  terdeteksi
secara otomatisoleh sistem mikrokontroller.Otomatis pendeteksian ukuran syringe oleh  mikrokontroller diperlukan  untuk  sinkronisasi  kecepatan putaran  motor  sebagai  penggerak  laju aliran  ( Flowrate ) cairan yang dimasukkan ke  tubuh  pasien.  Kesalahan  dalam penggunaan ukuran syringe akan berakibat  terhadap  kesalahan  dalam penetapan  laju  aliran,  sehingga  dapat mempengaruhi keberhasilan terapi. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, diperlukan suatu anlisa tentang cara kerja rangkaian pendeteksi ukuran syringe pada alat syringe pump yang dituangkan dalam suatu  Penelitian  dengan  judul  : “ analisa rangkaian pendeteksi syringe size pada alat  syringe pump merkterumo type te- 331 ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Syringe Pump
Syringe pump merupakan perangkat medis yang  digunakan  untuk  memberikan  cairan kedalam  tubuh  pasien  dalam  jumlah  dan jangka  waktu  tertentu  secara  teratur, syringe  pump dapat  juga  digunakan  untuk memberikan  nutrisi  atau  obat  seperti insulin  atau  hormon  lainnya,  antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara yang terkendali.
Gambar 1. Syringe Pump  Merk Terumo Type TE-331
Prinsip Dasar Syringe Pump
Alat syringe pump merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan cairan  atau  obat  kedalam  tubuh  pasien dalam  jangka  waktu  tertentu  secara teratur.  Secara  khusus  alat  ini menitikberatkan  atau  menfokuskan pada jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam  tubuh  pasien,  dengan  satuan
milliliter  per  jam  (mL/  h).  Alat  ini menggunakan  motor  dc  sebagai  tenaga pendorong syringe yang  berisi  cairan atau  obat  yang  akan  dimasukkan kedalam tubuh pasien. Juga menggunakan sistem elektronik mikroprosesor  yang  berfungsi  dalam pengontrolan  dalam  pemberian  jumlah cairan  ke  tubuh  pasien  ,  sensor  dan alarm.  Dalam  sistem  mekanik  yaitu dengan  gerakan  motor  sebagai  tenaga pendorong. Pada dasarnya syringe pump terdiri  dari  beberapa  rangkaian  yaitu rangkaian pengatur laju motor (pendeteksi rpm), rangkaian komperator,  dan  rangkaian  sinyal referensi.  Motor  akan  berputar  untuk menggerakkan  spuit  merespon  sinyal yang diberikan oleh rangkaian pengendali motor, tetapi putaran motor itu  sendiri  tidak  stabil  sehingga perubahan-perubahan  itu  akan  di diteksi oleh rangkaian rpm. Sinyal yang  didapat  dari pendeteksi  rmp  akan  dibandingkan dengan  sinyal  referensi,  dimana  hasil dari  perbandingan  tersebut  akan meredakan ketidakstabilan motor. Motor  akan  mengurangi  lajunya  jika terlalu  pelan  sehingga  didapatkan putaran motor yang stabil. Syringe pump didesain  agar  mempunyai  ketepatan yang tinggi dan mudah untuk digunakan syringe  pump dikendalikan  dengan mikrokontroler dengan dilengkapi sistem alarm yang menyeluruh.

## Gambar 2. Blok Diagram Syringe Pump
B. Fitur Syringe Pump (TE – 331) Syringe merk Terumo 10, 20, 30 dan  50  mL  menerima  dan  memakai jarum  suntik  merek  lainnya  yang  di tentukan dalam manual ini. Tiga tingkat dipilih  tekanan  oklusi  deteksi  (I,  II,  III) dan  oklusi  tekanan  monitor  yang menunjukkan  tekanan  in-line  sebelum mencapai  oklusi.  Indikator  Operasi
dilengkapi untuk memudahkan identifikasi  status  operasi  dan  alarm. Sebuah  layar  besar  mudah  dibaca dengan  perbedaan  yang  jelas  antara seluruh  jumlah  dan  angka  desimal. Berbagai  pengaturan  tingkat  arus  (0,1 sampai  300mL/h  untuk  10,20,30mL jarum  suntik,  dan  0,1-1200  mL/jam untuk 50 mL jarum suntik) (default dari
pabrik: pengaturan laju aliran maksimum  adalah  999.0mL  /  h.    Laju aliran  (dan  batas  pengiriman)  dapat diatur  dengan  mudah  dengan  dial. Bunyi  terdengar  sebagai  peringatan bagi  operator  bahwa  laju  aliran  lebih dari 10 mL / jam. Volume disampaikan dari  awal  infus  dapat  ditampilkan  dan dibersihkan  dengan  menekan  [сΣml] saklar  tanpa  mematikan  daya.  Dengan baterai internal, pompa dapat beroperasi  sekitar  5  jam.  Pengisian baterai  status  dan  kapasitas  baterai yang  tersisa  dapat  dipantau  dengan indikator baterai. Antarmuka komputer, RS_232C  atau  RS_485  tersedia  pada produk  tertentu.  Fungsi  siaga  dapat menghapus  sementara  alarm  start- pengingat  selama  20  menit.  Dalam kondisi  terkunci,  operasi  kunci  tidak dapat  diaktifkan  kecuali  untuk  3 tindakan kunci.
C. Bagian – bagian Alat Syringe Pump
1. AC/DC indicator
a. Lampu  menyala  pada  saat  pompa beroperasi pada AC atau DC power.
b. Menyala  ketika  alat  beroperasi menggunkan baterai internal.
2. Baterai Indikator a. Menunjukkan  tingkat  pengisian  saat baterai sedang diisi ulang.
b. Menunjukkan  kapasitas  saat  baterai sedang digunakan. 3. Ukuran Syringe Indikator a. Otomatis  menunjukkan ukuran syringe (10,20,30,50mL)  ketika syringe di pasang pada alat.
b. Semua  indikator  lampu  menyala bila  tidak  syringe  yang  terpasang pada alat.
4. Flow  Rate / Delivery  Limit / Volume Delivered Display
a. Menampilkan  laju  aliran  yang ditetapkan  (mL/jam)  dan  batas pemberian (mL). b. Menampilkan  volume  pemberian cairan (mL). c. Berkedip  ketika  baterai  internal digunakan
Gambar 3.  Bagian - Bagian Alat Syringe Pump
5. Display  Select Swicth
a. Memilih  tampilan  antara flow rate , delivery limit , dan volume delivered.
6. Operation Indicator a. Lampu  hijau  menyala  dan berputar saat alat sedang
bekerja.
b. Berkedip  hijau  saat  alat  di setting .
c. Alarm  berbunyi  ketika  operasi alat dihentikan.
d. Lampu  merah  ketika alarm diaktifkan.
e. Lampu hijau dan merah bergantian ketika alat stand-by.
. 7. Dial
a. Digunakan  untuk  mengatur  laju aliran,  batas  pemberian  cairan,
dll.
b. Diputar  ke  belakang  untuk meningkatkan  nilai setting pada
layar.
c. Diputar ke depan untuk
menurunkan  nilai setting pada layar. d. Tidak akan merubah nilai setting selama  awal  setengah  putaran sebagai pengaman. 8. Operational Panel a. Memutar tombol sambil menekan  tombol  [ STOP ]  akan merubah  nilai  setting  /h  pada saat 10.0mL .

## Gambar 4.  Operasional Panel
9. Occolusion Limit Indicator a. Menunjukkan batas yang ditetapkan  tekanan  oklusi  (I,  II, atau III). 10. Occolusion  Pressure  Monitor  dan Occolusion Alarm Indicator
a. Indikator  monitor  menunjukkan tekanan in-line dalam 3 tingkat.
b. Indikator  alarm  menunjukkan bahwa jalur tersebut tersumbat.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  Studi  lapangan  dan identifikasi  masalah.  Perumusan  Masalah,
Meninjau  daftar  pustaka  dan  peralatan yang  di  gunakan  untuk  persiapan penelitian, Memahami penggunaan
peralatan  yang  akan  digunakan  dalam pengukuran syringe pump elektronik, juga memahami  tentang  hasil  analisa  dari pengukuran  yang  dilakukan.  Melakukan pengukuran  dan  pengujian  alat syringe
pump serta  mencatat   hasil  pengukuran pengujian  dan  kalibrasi  (Pengambilan Data),  pengolahan  dan  analisa  data. Pengukuran  didapatkan  dengan  cara pengukuran  langsung  nilai  resistansi  dan tegangan  pada  titik-titik  pengukuran rangkaian  pendeteksi syringe  size pada Alat Syringe  Pump Merk  Terumo  Type TE-331.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Titik  Pengukuran  1  (TP1), berfungsi  untuk  mengetahui  nilai resistansi  pada  rheostat  saat pemasangan  syringe  ukuran  10 ml,
20 ml, 30ml, dan 50 ml.
2. Titik Pengukuran 2 (TP2), berfungsi untuk mengetahui tegangan  keluaran pada  rheostat saat  pemasangan  syringe  ukuran 10  ml,  20ml,  30ml,  dan  50ml.

## Gambar 5. Posisi Titik Pengukuran pada rangkaian
Alat Yang Digunakan :
a. Syringe Pump  Merk : Terumo  Type : TE-331  Serial Number : 08110234 b. Multimeter  Nama Alat : Multimeter Digital  Merk : Sanwa  Type : SD 800a  Serial Number :  10055010956 c. Toolset Mini : 1 set

## 5. SIMPULAN
Posisi  titik  pengukuran  pada rangkaian  pendeteksi syringe  size pada alat  syringe  pump  merk  Terumo  Type TE-331.  Pengukuran  dilakukan  untuk  4 variabel  jenis  syringe  yang  digunakan yaitu  10ml,  20ml,30ml,  dan  50ml dengan  2  parameter  pengukuran yaitu pengukuran  resistansi  dan pengukuran tegangan. Untuk menghasilkan pengukuran  yang akurat, maka  masing-masing  titik  pengukuran dilakukan  pengukuran  sebanyak  6
(enam)  kali,  hasil  pengukuran  tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk tabel pengukura

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Dessy Sisca Satumalay.(2007). Syringe Pump menggunakan  Mikrokontroller  dengan tampilan  volume  penggunaan  obat .
Surabaya: Akademi Teknik Elektromedik Malvino  Barwani, Prinsip-prinsip  Elektronika Edisi ketiga Jilid 2, Erlangga. Tri  Wiyanto.(2001). My  Tutorial. Surabaya: Akademi Teknik Elektromedik TriWiyanto.(2006). MyTutorial café  . Surabaya: Akademi Teknik Elektromedik. Wasito.  S,(1996). Data  Sheet  edisi  1 .  PT Elex  Media  Komputindo  Kelompok Gramedia : Jakarta.
Buku  Service  manual  Syringe  Pump  Merk Terumo TE-331 Manual Book Syringe Pump Terumo TE-331