## Analisis Data Berat Badan dan Panjang Bayi dengan Alat Ukur Panjang dan Berat Badan Bayi Berbasis Arduino
Bayu Wahyudi 1) , Deny Julian Adella 2) , dan Muhammad Ulin Nuha ABA 3)
1,2,3) Akademi Teknik Elektro Medik Semarang
1,2,3) Jl. Kolonel Warsito Sugiarto, 172 Km 2, RW.5, Sadeng, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50222 e-mail: bayuwahyudi@atemsemarang.ac.id 1) , denijulianadella19@gmail.com 2) , ulinnuhaaba@atemsemarang.ac.id 3)

## ABSTRACT
Monitoring the nutritional status of infants at this time is mostly still using the manual method, by looking at anthropomeric standard books so that nutritional monitoring takes longer and is less practical. Babies need nutritional status based on age, weight, length of the baby (baby's height), and sex of the baby. To find out the nutritional condition of the baby, the author wants to develop a measurement tool for weight and length of the baby with the output data in Microsoft Excel. This study aims to design a baby's weight and length measurement tools with data output at Microsoft Excel and perform a function test. The process of detection in infants using ultrasonic sensors that serves to determine the height or length of the baby's body and load  cell sensors to determine the baby's  weight, then the LCD (Liquid Crystal  Display) which displays the results of ultrasonic sensors and load cell sensors and Arduino Uno. The results of this study are an infant weight and height measure- ment tool with an arduino uno-based anthropometric index method with 2 ultrasonic sensors as height and length counters, and 1 load cell sensor as a weight calculator for infants that will later be displayed on the LCD screen.

## Keywords: Weight and height, Anthropometry, Arduino uno

## ABSTRAK
Pemantauan status gizi bayi saat ini sebagian besar masih menggunakan cara manual, dengan melihat buku standar antro- pomer sehingga pemantauan gizi membutuhkan waktu yang lebih lama dan kurang praktis. Bayi memerlukan status gizi yang berdasarkan umur, berat badan, Panjang bayi (tinggi bayi), dan jenis kelamin bayi. Untuk mengetahui kondisi gizi bayi terse- but, maka penulis ingin melakukan pengembangan alat ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data di microsoft excel. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data di microsoft excel serta melakukan uji fungsi. Proses pendeteksi pada bayi dengan menggunakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk menge- tahui tinggi atau panjang badan bayi dan sensor load cell untuk mengetahui berat badan bayi, Kemudian LCD (Liquid Crystal Display)  yang  menampilkan  hasil  dari  sensor  ultrasonik  dan  sensor  load  cell  dan  arduino  uno.  Hasil  penelitian  ini  adalah sebuah alat pengukur berat badan dan tinggi badan bayi dengan metode indeks antropometri berbasis arduino uno dengan 2 sensor ultrasonik sebagai penghitung tinggi dan panjang, dan 1 sensor load cell sebagai penghitung berat badan pada bayi yang nantinya akan di tampilkan pada layar LCD
Kata kunci: P&O , Panel Surya, MPPT.

## I. P ENDAHULUAN
ntropometri  adalah  pengukuran  pada  diri pasien/klien tentang dimensi, komposisi dan/atau  pembangkakan  tubuh  [1].  Tujuan penelitian  pengukuran  antropometri,  yaitu  mengetahui kekekaran otot, kekekaran tulang, ukuran tubuh secara umum, panjang tungkai dan lengan. Salah satu parame- ter yang diukur dalam pemeriksaan antropometri adalah berat  badan  dan  tinggi  badan.  Antropometri  biasanya disajikan  dalam  bentuk  indeks,  seperti  berat  badan menurut  umur  (BB/U),  tinggi  badan  menurut  umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) [2].
Salah  satu  yang  memerlukan  data  berat  badan  dan tinggi  badan  yaitu  bayi.  Bayi  memerlukan  status  gizi yang  berdasarkan  umur,  berat  badan,  Panjang  bayi (tinggi  bayi),  dan  jenis  kelamin  bayi,  sehingga  dapat mengetahui kondisi gizi bayi tersebut. Biasanya setiap
bayi  akan  didata  menggunakan  (KMS)  untuk  menge- tahui  kenaikan  atau  penurunan  dari  berat  badan  bayi. Pengukuran  ini  dilakkukan  setiap  satu  bulan  sekali. Seorang user akan lebih mudah jika data. Sehingga user tidak  perlu  repot-repot  menulis  secara  manual  data KMS yang didapat [3] .
Oleh  karena  itu,  maka  penulis  ingin  melakukan pengembangan alat ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data kartu menuju sehat di microsoft exel. Dari latar belakang ini penulis ingin membuat alat ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data kartu menuju  sehat  di microsoft  exel yang  akan  dituangkan dalam kaya tulis ilmiah dengan judul ”Rancang Bangun Alat  Ukur  Berat  Badan  Dan  Panjang  Bayi  Dengan Output Data  Kartu  Menuju  Sehat  Di Microsoft  Exel ”. Penulis berharap hal ini akan mempermudah user dalam melakukan  pengisian kartu  menuju  sehat  (KMS)  yang biasanya digunakan di posyandu [4].

## A

## II. KAJIAN PUSTAKA

## A. Antropometri
Tujuan  penelitian  pengukuran  antropometri,  yaitu mengetahui  kekekaran  otot,  kekekaran  tulang,  ukuran tubuh secara umum, panjang tungkai dan lengan. Data ukuran tubuh manusia dalam sisi tingginya yang diukur dalam  keadaan  murni  tinggi  badan  dari  tumit  hingga ujung  kepala  tanpa  ada  benda  lain  yang  ikut  terukur. Tinggi badan di Indonesia menggunakan Arduino UNO yang memungkinkan siapa saja melakukan pembuatan prototipe  suatu  rangkaian  elektronika  yang  berbasis mikrokontroler  dengan  mudah  dan  cepat.  Secara  lebih khusus,  papan  Arduino  berbasis  mikrokontroler  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  Atmel.  Sebagai  contoh, Arduino  Uno  menggunakan  mikrokontroler  At- mega328P  [5].  Arduino  UNO  memuat  semua  yang dibutuhkan  untuk  menunjang  mikrokontroler,  mudah menghubungkamya ke sebuah komputer dengan sebuah kabel  USB  atau  mensuplainya  dengan  sebuah  adaptor AC ke DC atau menggunakan untuk memulainya  [6]
Arduino Uno berbeda dari semua board Arduino sebelumnya,  Arduino  UNO  tidak  menggunakan chip driver FTDI  USB- to-serial .  Sebaliknya,  fitur-fitur  At- mega16U2 (Atmega8U2 sampai ke versi R2) diprogram sebagai sebuah pengubah USB ke serial. Revisi 2 dari . HWB ke ground , yang membuatnya lebih mudah untuk diletakkan ke dalam DFU mode [7] . Revisi 3 dari board Arduino UNO memiliki fitur-fitur baru sebagai berikut yang ditunjukkan pada Gambar 1 :

## Gambar 1 Rangkaian Arduino UNO

## B. Load Cell
Sensor Strain Gauge ( Load cell ) adalah kompo- nen utama pada sistem timbangan digital, dimana ting- kat  keakurasian  timbangannya  bergantung  dari  jenis load cell yang dipakai. Sensor load cell , apabila diberi beban pada inti besi maka nilai-nya akan berubah yang dikeluarkan melalui tiga buah kabel, dimana dua kabel sebagai  eksitasi  dan  satu  kabelnya  lagi  sebagai  sinyal keluaran ke kontrolnya. dan jembatan wheatstone [8],. Berikut ini merupakan gambar dari loadcell yang akan ditunjukkan dalam gambar 2.

## Gambar 2 Loadcell
C. Sensor Ultrasonik
Sensor ultrasonik terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40 KHz, sebuah speaker ultrasonik, dan sebuah mikropon  ultrasonik.  Speaker  ultrasonik  mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara sedangkan mikropon ul- trasonik berfungsi untuk mendeteksi pantulan suaranya. Frekuensi  kerjanya  adalah  pada  daerah  di  atas  gelom- bang suara dari 40 KHz hingga 400 KHz [9]. Cara kerja sensor ultra dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 3 di bawah ini.

## Gambar 3 Cara Kerja Sensor Ultrasonik
Sensor  ultrasonik  adalah  sensor  yang  bekerja  ber- dasarkan  prinsip  pantulan  gelombang  suara  dan digunakan  untuk  mendeteksi  keberadaan  suatu  objek tertentu  di  depannya.  Sehingga  Ping  digunakan  untuk mengirimkan  gelombang  dan  Echo  akan  menerima pantulan gelombang tersebut.

## D. Rangkaian Power Supply
Rangkaian  power  supply  merupakan  rangkaian penyuplai / penyedia tegangan untuk semua rangkaian yang membutuhkan tegangan. Pada penelitian ini penu- lis menggunakan adaptor charger hand phone yang te- gangan keluarannya sebesar +5.1 volt dengan arus sebe- sar 1 ampere yang akan cukup untuk menyuplai semua rangkaian [10].

## III. M ETODE P ENELITIAN
Pada  jenis  penelitian  ini  yaitu  merancang  alat  ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data kartu menuju  sehat  di microsoft  exel .  Penelitian  ini  diharap bisa dimanfaatkan oleh user untuk melakukan pengisian data  kartu  menuju  sehat  (KMS).  Hasil  penelitian  ini
bukanlah suatu penemuan baru, akan tetapi merupakan aplikasi baru dari penelitian dan percobaan terdahulu

## A. Perencanaan Sistem Alat
Berikut  ini  merupakan  perencanaan  blok  diagram yang  akan  digunakan  untuk  membuat  alat  ukur  berat badan  dan  panjang  bayi  dengan output data  kartu menuju sehat di microsoft exel yang akan diperlihatkan pada gambar sebagai berikut
Gambar 4 Diagram Blok Alat
Keterangan: Input Pada bagian input terdiri dari:
a. Sensor Ultrasonik
Sensor  ini  digunakan  untuk  mengukur  panjang bayi  dengan  memanfaatkan  pantulan  gelombang ultrasonik.
b. Loadcell
Sensor ini digunakan untuk mengukur berat badan bayi  dimana  hasilnya  akan  dikuatkan  oleh  modul HX711,  serta  modul  HX711  ini  berperan  sebagai ADC sebelum menuju ke arduino.
Proses
Didalam proses mikrokontroler arduino mengen- dalikan  semua  proses  pada  alat  ukur  berat  badan  dan panjang bayi dengan output data kartu menuju sehat di microsoft exel . Ada juga modul HX711 yang berfungsi sebagai ADC – analog to digital converter 24bit yang akan  mengkonversi  nilai  resistansi  dari  jem- batan Wheatstone menjadi, nilai ini akan berbanding lu- rus dengan berat benda yang ditimbang. Selain itu juga ada  aplikasi  PLX-DAQ  yang  akan  memasukkan  data berat badan dan tinggi badan ke microsoft exel.
Output Output dari  alat  ini  adalah  data  kartu  menuju sehat (KMS) yang akan masuk ke dalam microsoft exel untuk  memudahkan  user  saat  pengambilan  data  serta pengisiannya  dan  tampilan  LCD  agar  orang  tua  bayi dapat melihat juga secara langsung hasil dari penguku- ran berat badan dan panjang bayinya.
Flowchart Penelitian
Dalam pembuatan alat ukur berat badan dan panjang bayi dengan output data kartu menuju sehat di microsoft
exel ini  diperlukan  perencanaan  dan  proses  yang  teliti agar  dihasilkan  suatu  alat  yang  baik  dan  mampu berfungsi dengan baik. Berikut adalah gambar tahapan dalam  pembuatan  alat yang  ditunjukkan  pada  Gambar Berikut:

## Gambar 5 Diagram Blok Alat
Perencanaan Desain Alat
Dalam pembuatan alat ukur berat badan dan pan- jang bayi dengan output data kartu menuju sehat di mi- crosoft exel ini penulis melakukan perencanaan desain alat sebagai berikut yang akan ditunjukkan pada gambar berikut.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengukuran dan perbandingan alat yang dibuat penulis  dengan  alat  meteran  dan  timbangan  analog. Pengukuran dilakukan pada 4 bayi yang berbeda. Hasil tersebut tertera pada Tabel 1 sebagai berikut :

## Tabel 1 Hasil Pengukuran dan Perbandingan
Sampe l Ke Pengukura n Alat berbasis arduino Timbangan Analog dan Meteran Panjan g  Bayi (cm) Bera t Bayi (kg) Panjan g  Bayi (cm) Bera t Bayi (kg) 1 38 3.21  38 3.2 2 38 3.13  38 3.2 1 43 4.89  44 4.8 2 43 4.61  44 4.8 1 55 7.15  57 7.2 2 55 7.46  57 7.2 1 64 9.58  63 9.6 2 64 9.61  63 9.6
Gambar 7 Grafik Perbandingan panjang bayi dengan alat berbasis arduino dengan meteran
Gambar 8 Grafik Perbandingan berat bayi dengan alat berbasis arduino dengan timbangan analog
Dari grafik dapat kita ambil kesimpulan bahwa hasil pengukuran  alat  tidak  jauh  berbeda  dengan  hasil  pen- gukuran  dengan  alat  ukur  standar.  Persentase  per- bandingan  alat  rancang  bangun  penulis  dan  alat  ukur
konvensional  didapatkan  dari  perhitungan  dengan  ru- mus sebagai berikut:
% Perbandingan Panjang Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
% Perbandingan Berat Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔| 𝑥 100%

## 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔
Pada  pengukuran  sampel  ke-1  dilakukan  pada  bayi sepanjang  63  cm  dan  seberat  9,6  kg.  Jadi  perhitungan perbandingan pada pengukuran panjang dan berat bayi pada sampel pertama adalah sebagai berikut:
% Perbandingan Panjang Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 = |64−63| 𝑥 100% 63 =1.5%
% Perbandingan Berat Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔
= |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%

## 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
=0.1%
Pada  pengukuran  sampel  ke-2  dilakukan  pada  bayi sepanjang  38  cm  dan  seberat  3,2  kg.  Jadi  perhitungan perbandingan pada pengukuran panjang dan berat bayi pada sampel pertama adalah sebagai berikut:
% Perbandingan Panjang Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
= |64−63| 𝑥 100%
63 =1.5%
% Perbandingan Berat Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔
= |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%

## 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
=0.1%
Pada  pengukuran  sampel  ke-3  dilakukan  pada  bayi sepanjang  57  cm  dan  seberat  7,2  kg.  Jadi  perhitungan perbandingan pada pengukuran panjang dan berat bayi pada sampel pertama adalah sebagai berikut:
% Perbandingan Panjang Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
= |64−63| 𝑥 100%
63 =1.5% % Perbandingan Berat Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔
= |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 =0.1% 0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 7 8 Panjang Bayi (cm) Alat Arduino
Panjang Bayi (cm) meteran
0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8
Berat Bayi (kg) Arduino Berat Bayi (kg)
Timbangan Analog
Pada  pengukuran  sampel  ke-4  dilakukan  pada  bayi sepanjang  44  cm  dan  seberat  4,8  kg.  Jadi  perhitungan perbandingan pada pengukuran panjang dan berat bayi pada sampel pertama adalah sebagai berikut: % Perbandingan Panjang Bayi = |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
= |64−63| 𝑥 100%
63
=1.5%
% Perbandingan Berat Bayi =
|𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔| 𝑥 100%
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔
= |𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑘𝑢𝑟−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛| 𝑥 100%

## 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛
=0.1%
Dari  hasil  perbandingan  yang  telah  dilakukan  penulis, alat  menunjukkan  hasil  panjang  bayi  dan  berat  bayi dengan selisih nilai dari alat rancangan penulis dan alat yang  sudah  jadi  menunjukan  rata-rata  persentase  per- bandingannya  adalah  1,8  %  pada  pengukuran  panjang bayi  dan  persentase  perbandingan  alat  0,9%  dari  rata- rata pengukuran berat bayi.

## V. K ESIMPULAN
Setelah  melakukan  pembuatan  alat  ini,  mulai  dari studi pustaka, perencanaan, pengambilan data dan Ana- lisa, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai beri- kut:
1. Penulis menggunakan mikrokontroler
ARDUINO UNO sebagai pengolahan data dari sensor ultrasonic untuk mengukur panjang bayi dan sensor load cell untuk mengukur berat bayi, kemudian  ditampilkan  di  Microsoft  Excel dengan  parameter  data  kartu  menuju  sehat (KMS).  Selain  itu  data  juga  ditampilkan  di LCD  16x2  sebagai  opsi  lain  jika  hanya melakukan  pengukuran  tanpa  memasukkan data menuju KMS.
2. Menurut  perbandingan  dan  analisa  dari  alat yang  dibuat  penulis  dan  alat  yang  sudah  ada, hasil  persentase  perbandingan  alat  dari  pen- gukuran panjang bayi menunjukkan angka 0% sampai 3,5% dan hasil persentase perbandingan alat  dari  pengukuran  berat  bayi  menunjukkan angka  0,1%  sampai  1,5%.  Dari  hasil  yang  di- peroleh, alat yang dibuat penulis menunjukkan kondisi yang normal.

## D AFTAR P USTAKA
[1]  N. Noviardi and A. Aperta, “Perancangan Aplikasi Tim- bangan  Bayi  pada  Posyandu  dengan  Standar  Antro- pometri  WHO  2005  Menggunakan  Arduino  Uno  R3, Ms.Visual Studio. Net 2010 dan MySQL,” CoreIT , vol. 3, no. 1, p. 1, Jan. 2018, doi: 10.24014/coreit.v3i1.2188.
[2]  T. H. A. Cahyono and E. A. Suprayitno, “Alat Ukur Be- rat Badan, Tinggi Badan dan Suhu Badan di Posyandu
Berbasis  Android,” ELINVO ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  31–38, Jul. 2018, doi: 10.21831/elinvo.v3i1.19456.
[3]  W. A. Akbar and H. H. Rachmat, “Rancang Bangun Sis- tem  Pengukur  Massa  Tubuh  dan  Panjang  Badan  El- ektronik  Terintegrasi  untuk  Evaluasi  Gizi  Balita,” ELKOMIKA ,  vol.  6,  no.  1,  p.  125,  Apr.  2018,  doi: 10.26760/elkomika.v6i1.125.
[4]  W.  A.  A.  Kustiana  and  H.  H.  Rachmat,  “Perancangan Dan Realisasi Box Alat Ukur Panjang Badan Balita El- ektronik Berbasis Personal Computer (PC),” JETT , vol. 4, no. 2, p. 551, Dec. 2017, doi: 10.25124/jett.v4i2.1121.
[5]  D. Y. Apriawan, “Alat Ukur Panjang Dan Berat Badan Balita Untuk Menentukan Kategori Status Gizi Berbasis Arduino Uno,” vol. 07, p. 8, 2018.
[6]  R.  Nurhasanah,  P.  C.  Nugraha,  and  H.  G.  Ariswati, “Politeknik  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  Sura- baya,” p. 11.
[7]  Akademi Teknik Elektro Medik Semarang, B. Wahyudi, M. Miftahudin, Akademi Teknik Elektro Medik Sema- rang,  I.  Firdaus,  and  Lampung  University,  “Rancang Bangun  Mobile  Infant  Warmer  dengan  Menggunakan Pemanas DC,” J. Teori Apl. Fis. , vol. 7, no. 2, pp. 145– 152, Jul. 2019, doi: 10.23960/taf.v7i2.2143.
[8]  R.  D.  Kinanthi,  “Politeknik  Kesehatan  Kementrian Kesehatan Surabaya,” p. 9.
[9]  I. P. T. Indrayana, T. Julian, and K. Triyana, “Pengujian Akuisisi  Data  sensor  Ultrasonik  HC-SR04  dengan Mikrokontroler Atmega 8535,” vol. 6, p. 6, 2017.
[10] B.  Wahyudi,  K.  A.  Cipta,  and  M.  U.  Nuha  ABA, “Rancang Bangun Modul Kontrol Alat Terapi Batu Gin- jal  (ESWL)  Dengan  Mikrokontroler  AT-Mega16  Ber- dasarkan  Sistem  Pernapasan  Manusia,” elektrika ,  vol. 12,  no.  2,  p.  48,  Oct.  2020,  doi:  10.26623/el- ektrika.v12i2.2267.