## SISTEM PENENTUAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR BERSIH SUNGAI SABURAKE SEBAGAI AIR IRIGASI DI KELURAHAN TANJUNG MAS SEMARANG
Ririn Nurmandhani 1 , Lency Aryani 1 , Aries Jehan Tamamy 2 , Eko Hartini 1 1 Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro
2 Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro Email: nurmandhani@dsn.dinus.ac.id

## ABSTRAK
Masyarakat  di  Kelurahan  Tanjung  Mas  masih  kekurangan  air  bersih  terutama untuk  penyiraman  tanaman  di  lahan  pertanian.  Sungai  Saburake  tidak  dapat dimanfaatkan sebagai air irigasi karena tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga. Berdasarkan standar baku mutu menurut PP RI No 82 tahun 2001 hasil uji  laboratorium  kualitas  air  Sungai  Saburake  menunjukkan  tingkat  cemaran sedang,  terdapat  beberapa  parameter  yang  tidak  memenuhi  syarat  yaitu  total phosphate  (1,16-1,19  mg/liter),  COD  (89,7-92,8  mg/liter),  BOD  (35,7-52,3 mg/liter),  DO  (0,72-0,86  mg/liter),  dan  total  coliform  (840.000-1.300.000 jumlah/100ml).  Sehingga  dibutuhkan  alat  untuk  dapat  menjernihkan  air  dengan cara  filtrasi,  serta  sensor  air  untuk  mengetahui  tingkat  kekeruhan  air.  Filtrasi dapat memisahkan artikel secara fisik, kimia, dan biologi untuk memisahkan atau menyaring partikel yang tidak terendapkan disedimentasi melalui lapisan berpori. Sensor  air digunakan  untuk mengukur  kualitas air  bersih  dengan mempertimbangkan nilai electrical  conductive dan conductive  factor secara  real time. Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan, didapatkan bahwa kadar  Besi,  Seng,  Timbal,  pH,  dan  suhu  sudah  sesuai dengan  baku  mutu yang telah ditetapkan sebelum air melalui proses filtrasi. Kadar BOD5 air filtrasi turun jauh  dari  30  mg/l  pada  air  sungai  menjadi  2,2  mg/l  pada  air  hasil  filtrasi,  dan sudah memenuhi kadar maksimal untuk air irigasi. Kadar COD air sungai adalah 75  mg/l  dan  setelah  dilakukan proses filtrasi  turun  menjadi  28  mg/l, namun  jika dibandingkan  dengan  kadar  maksimal  (3  mg/l)  untuk  air  irigasi  masih  belum memenuhi  standar.  Namun  air  hasil  proses  filtrasi  sudah  dapat  digunakan  oleh masyarakat  di  sekitar  untuk  digunakan  sebagai  air  irigasi  tanaman  budidaya Kelompok Wanita Tani Tunas Bahagia.
Kata Kunci: Kualitas Air Bersih, Sungai

## ABSTRACT
Community  in  Tanjung  Mas  Village  still  lack  of  clean  water,  especially  for watering  plants  on  agricultural  land.  The  Saburake  River  cannot  be  used  as irrigation water because it was polluted by garbage and household waste. Based on  the  quality  standard  according  to  PP  RI  No.  82  of  2001,  the  results  of laboratory  tests  of  the  water  quality  of  the  Saburake  River  showed  moderate levels  of  contamination,  there  were  several  parameters  that  did  not  meet  the requirements,  total  phosphate  (1.16-1.19  mg/liter),  COD  (89,  7-92.8  mg/liter),
JKM Jurnal Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
BOD  (35.7-52.3  mg/liter),  DO  (0.72-0.86  mg/liter),  and  total  coliform  (840,000- 1,300,000 total/100ml ). So it took a tool to be able to purify water by means of filtration, as well as a water sensor to determine the level of turbidity of the water. Filtration can separate articles physically, chemically, and biologically to separate or  filter  out unsettled particles  that  are sedimented  through  a porous  layer.  The water sensor was used to measure the quality of clean water by considering the value  of  electrical  conductive  and  conductive  factor  in  real  time.  Based  on  the results of laboratory tests that have been carried out, it was found that the levels of  Iron,  Zinc,  Lead,  pH,  and  temperature  were  in  accordance  with  the  quality standards that had been set before the water went through the filtration process. The BOD5  level of the  filtered water dropped  from  30  mg/l  in  river water  to 2.2 mg/l in the filtered water, and has met the maximum level for irrigation water. The COD level of river water is 75 mg/l and after the filtration process it drops to 28 mg/l, but when compared to the maximum level (3 mg/l) for irrigation water it still did  not  meet  the  standard.  However,  the  water  from  the  filtration  process  can already be used by the surrounding community to be used as irrigation water for the cultivation of Kelompok Wanita Tani Tunas Bahagia.
Keywords : Clean Water Quality, River

## LATAR BELAKANG
Kajian  global  kondisi  air  di  dunia  pada  World  Water  Forum memproyeksikan  bahwa  akan  terjadi  krisis  air  di  beberapa  negara.  Air bersih  menjadi  unsur  penting  kehidupan  menjadi  permasalahan  dalam kesediaannya  hanya  memiliki  3%  dari  keseluruhan  air  pada  bumi. Aksesibilitas  air  bagi  masyarakat  miskin  di  Semarang  berada  pada  taraf menengah.  Masyakat  harus  menghabiskan  5%  dari  pendapatan  setiap bulan untuk mendapatkan air bersih.  [1]
Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  tinggi  telah  mengakibatkan tidak  semua  komponen  masyarakat  dapat  menikmati  air  bersih.  Provinsi Jawa  Tengah  dengan  jumlah  penduduk  mencapai  4,733  juta  orang (14,56%) lebih banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih.  Kelompok  penduduk  miskin  lebih  rentan  merasakan  dampak terbatasnya  akses  terhadap  air  bersih.  Di  Kota  Semarang  beberapa daerah  yang  tergolong  sulit  untuk  mendapatkan  air  bersih  salah  satunya adalah Kelurahan Tanjung Mas di daerah sekitar. Untuk mendapatkan air bersih  penduduk  wilayah  tersebut  melakukan  upaya  lebih  besar dibandingkan kelompok masyarakat lain. [2]
Sungai Saburake terletak di Kelurahan Tanjung Mas dimana wilayah tersebut  masih  kekurangan  untuk  kualitas  air  bersih  terutama  untuk penyiraman  tanaman  di  lahan  pertanian.  Sungai  Saburake  tidak  dapat dimanfaatkan sebagai air irigasi karena tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga. Air limbah adalah kombinasi dari sampah air yang berasal dari industrik, perdagangan, perkantoran, dan pemukiman) dan cairan. Air limbah  biasanya  mengandung  bahan-bahan  berbahaya  sehingga berpotensi  mencemari  lingkungan  dan  dapat  mengganggu  kelestarian hidup dan kehidupan manusia. Di daerah perkotaan air limbah sumbernya bermacam-macam,  diantaranya  adalah  air  limbah  industri,  berasal  dari berbagai  macam  jenis  industri  yang  pada  umumnya  mempunyai  variasi yang luas serta lebih sulit dalam pengolahannya, air limbah rumah tangga, mempunyai komposisi yang terdiri dari tinja dan urin, air kamar mandi dan
bekas cucian dapur, yang sebagian besar merupakan bahan organik, dan air limbah kotapraja, berasal dari daerah perkotaan, perdagangan, tempat ibadah, sekolah, dan tempat umum lainnya.[3]
Berdasarkan standar baku mutu menurut PP RI No 82 tahun 2001 [4] hasil  uji  laboratorium  kualitas  air  Sungai  Saburake  menunjukkan  tingkat cemaran  sedang,  terdapat  beberapa  parameter  yang  tidak  memenuhi syarat  karena  masih  di  atas  ambang  batas  yaitu  total  coliform  sebesar 54.600 CFU/100 ml, E. coli sebesar 21.000 CFU/ml, Klorida sebesar 103,8 mg/l,  BOD  sebesar  2,2  mg/l,  dan  COD  sebesar28  mg/l.  Berdasarkan penjelasan  di  atas  maka  perlu  adanya  alat  yang  dapat  digunakan  untuk mengolah  air  limbah  menjadi  air  yang  memiliki  kualitas  yang  layak sehingga dapat digunakan sebagai sumber penyiraman tanaman di lahan pertanian.  Cara  yang  paling  sederhana  dan  mudah  dilakukan  adalah dengan membuat alat filtrasi yang dapat digunakan untuk menjernihkan air serta sensor air untuk mengetahui kualitas air yang dihasilkan dari proses filtrasi.  Filtrasi  dapat  memisahkan  artikel  secara  fisik,  kimia,  dan  biologi untuk  memeisahkan  atau  menyaring  partikel  yang  tidak  terendapkan  di sedimentasi melalui berpori. [5]

## METODE PENELITIAN
Dalam pengambilan data terkait kualitas Sungai Saburake diperlukan beberapa  tahapan  untuk  mengetahui  hasil  dari  sampel  awal  dengan melakukan yaitu dengan observasi, dimana teknik ini untuk mengumpulkan  data  awal  dari  titik  awal  aliran  sungai  sampai  akhir. Dilakukan  uji  sampel  awal  untuk  pengecekan  kualitas  air  sungai  tersebut pada laboratorium Pemerintah. Sehingga akan  mengetahui data indikator kualiatas  air  bersih  apa  saja  yang  memenuhi  syarat  dan  tidak  memenuhi syarat.    Kedua  adalah  studi  pustaka  yaitu  dengan  mengumpulkan berbagai teori-teori dan informasi dari berbagai literatur dilakukan sebagai untuk penentuan dan pemantauan sistem filtrasi dan sensor air kekeruhan
bisa  lebih  didetailkan  untuk  pemanfaatan  alat  tersebut.  Serta  penelitian sebelumnya untuk sebagai acuan dalam pengembangan kualitas alat ini.
Hasil  dalam  pengumpulan  data  uji  sampel  awal  terkait  beberapa indikator  kualitas  air  bersih  dengan  studi  pustaka  kemudian  disesuikan untuk  pembuatan  alat  filtrasi  serta  sensor  kekeruhan  air.  Pada  rancang alat  filtrasi  tersebut  untuk  pengolahan  kualitas  air  bersih  di  Sungai Saburake  yang  tercemar  limbah  rumah  tangga  dilengkapi  dengan  sensor kekeruhan air untuk pemantauan awal jika terjadi kekeruhan yang sangat pekat pada air sehingga bisa dikendalikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Desain alat
Berikut  adalah  skema  rancang  alat  yang  akan  digunakan  sebagai alat filtrasi pengolahan air Sungai Saburake yang tercemar limbah rumah tangga dengan level sedang sehingga dapat dimanfaat sebagai air irigasi lahan pertanian.
Gambar 3.1 Rancang Alat Filtrasi yang Dilengkapi Alat Sensor Electrical Conductive dan Conductive Factor Sensor air metode EC dan CF inlet outlet Sensor air metode EC dan CF

## Konstruksi Alat
Alat filtrasi dengan sensor kualitas air dibagi menjadi 3 bagian yaitu:
1.  Bak Pertama : Bak Koagulasi, Flokulasi dan Sedimentasi
a.  Terdapat sebuah alat sensor EC dan EF untuk mengetahui kualitas air yang masuk ke dalam bak.
b.  Bak  terbuat  dari  fiber  glass  volume  650  liter  yang  dihubungkan dengan pipa PVC ukuran 4 inchi dengan beberapa belokan seperti pada gambar.
c.  Bak  pertama  diisi  dengan  zeolit  ukuran  5  cm  diletakkan  di  bagian bawah  setinggi  40  cm,  zeolit  ukuran  1-2  cm  diletakkan  di  lapisan kedua setinggi 40 cm.
d.  Pada  bagian  lapisan  ketiga  dipasang  sekat-sekat  posisi  miring dengan jarak antarsekat adalah 20 sm setinggi 80 cm.
Gambar 1 Rangkaian Bak Filtrasi
2.  Bak kedua dengan proses penyaringan
a.  Bak  kedua  terbuat  dari  fiber  glass  dengan  volume  500  liter  yang dipasangkan  pipa  PVC  ukuran  ¾  inchi  untuk  saluran  air  yang dialirkan  dari  dasar  bak  keluar  sepanjang  50  cm  dengan  lubang berdiameter  5  mm.  yang  pada  bagian  akhir  terdapat  sebuah  alat sensor EC dan EF untuk mengetahui kualitas air yang sudah diolah di dalam bak.
b.  Bak  kedua  diisi  susunan  media  penyaringan  dengan  susunan lapisan  yang  terdiri  dari  zeolit  yang  dipasang  pada  lapisan  dasar
setinggi  10  cm,  lapisan  carbon  aktif  setinggi  30  cm,  pasir  aktif setinggi  30  cm,  dan  batu  bata  2  buah  tepat  pada  titik  tempat jatuhnya air agar pasir tetap stabil.
c.  Di bagian atas bak dipasang juga pipa jika ingin digunakan secara bersamaan.
d.  Terdapat sebuah alat sensor EC dan EF untuk mengetahui kualitas air yang keluar dari dalam bak.
3.  Sensor Kualitas Air
Desain  alat  ukur  kualitas  air  yang  telah  dibangun  dengan microcontroller  terdiri  dari  mikrocontroller  ESP32  dengan  inputan  dari sensor  pH  dan  TDS  kemudian  diteruskan  dengan  outputan  motor driver L298N.

## Gambar 2 Desain Alat Ukur Kualitas Air
Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  skematik  desain rangkaian perangkat keras di bawah ini.

## Gambar 3 Skematik Rangkaian Perangkat Keras
Skematik di atas adalah gambaran rangkaian pada mikrocontroller yang dapat dilihat dengan lebih jelas. Mikrocontrollernya  sendiri  disupply  dengan  power  5V  dan  memiliki  2 inputan  yaitu  sensor  pH  dan  sensor  TDS  terhubung  ke  pin  ADC ESP32.  Ouputannya  berupa  LED  dan  buzzer  yang  digunakan  untuk memberikan informasi  kepada pengguna  jika  kadar  EC  atau  PH  pada tandon  air  telah  melebihi  batas.  Hasil hardware elektrik  yang  sudah disebutkan didapat rancangan elektrical kontrol sebagai berikut:
Gambar 4 Rangakaian Elektrical Kontrol
Pada penerapan hardware elektrical kontrol sensor terkoneksi ke micro esp 32 sesuai dengan alamat tujuannya, untuk probe pH bagian data masuk ke pin adc 32 sedangkan probe sensor tds masuk ke pin
adc 35 dan untuk driver motor untuk pin ENA masuk ke dalam pin 14 dan  IN  1  masuk  kedalam  pin  26  dan  IN  2  kedalam  pin  27  dengan output pompa dc 6-12v. Terlebih dahulu setiap sensor harus dilakukan kalibrasi agar nilai yang dibaca sensor tidak berupa nilai acak. Sensor pH  maupun  sensor  TDS  dikalibrasi  dengan  larutan  khusus  untuk kalibrasi  nilai  awal  sensor.  Larutan  kalibrasi  berupa  nilai  tetap  yang menjadi acuan untuk sensor yang akan digunakan.

## Prosedur Kerja
Berikut adalah prosedur kerja alat filtrasi dan sensor kualitas air yang digunakan  untuk  mengolah  air  Sungai  Saburake  menjadi  air  yang  layak untuk penyiraman tanaman di lahan pertanian:
1.  Sensor air EC dan CF memantau indikator air sungai yang akan masuk ke bak.
2.  Air baku mengalir masuk ke dalam alat melalui pipa PVC  yang berada pada bak pertama.
3.  Dalam  pipa  PVC  terjadi  pencampuran  antara  air  baku dengan larutan tawas dan kaporit.
4.  Air mengalir melewati batu-batu zeolit yang terdapat dalam pipa PVC.
5.  Air  dan  gumpalan-gumpalan  yang  terjadi  melewati  bagian  pipa  yang diberi sekat yang berfungsi untuk mempercepat sedimentasi.
6.  Sedimen akan terkumpul pada dasar bak pertama yang menghasilkan air bening.
7.  Air tersebut mengalir keluar melalui saluran keluar yang telah dipasang di atas bak pertama untuk selanjutnya masuk ke bak kedua.
8.  Di dalam bak kedua terjadi penyaringan, air bersih akan keluar melalui saluran pengeluaran di bagian bawah bak.
9.  Pada  saat  proses  pencucian,  air  pencuci  masuk  melalui  saluran  di bagian bawah bak dan keluar melalui saluran di bagian atas bak.
10. Sensor air EC dan CF memantau indikator air sungai yang akan keluar dari bak.

## Gambar 5 Pemasangan Alat Filtrasi dan Sensor Kualitas Air
Berikut  adalah  hasil  air  luaran  dari  proses  filtrasi  dengan menggunakan alat filtrasi yang telah dibuat sebelumnya.

## Gambar 6 Hasil Penjernihan Air Sungai Saburake dengan Alat Filtrasi
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  alat  filtrasi  yang telah  dibuat  dapat  digunakaan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan melalui  Botol  1  yang  mana  merupakan  air  sungai  yang  diambil  sebagai sumber  air  untuk  proses  filtrasi.  Botol  2  adalah  hasil  dari  proses  filtrasi
pada bak pertama, kemudian untuk Botol 3 adalah hasil filtrasi dari proses filtrasi bak kedua.
Indeks  pencemaran  berkaitan  erat  dengan  konsentrasi  senyawa pencemar yang berfungsi untuk suatu keperluan dan dapat dikembangkan bagi  seluruh  bagian  badan  air  atau  hanya  sebagian  dari  suatu  daerah perairan.  Fungsi  dengan  adanya  indeks  pencemaran  adalah  untuk melakukan  penentuan  terhadap  tingkat  pencemaran  relatif  terhadap parameter  kualitas  air.(6)  Hasil  uji  laboratorium  yang  dilakukan  sebelum dan sesudah pemasangan alat filtrasi adalah sebagai berikut:

## Tabel 1 Perbandingan Hasil Uji Laboratorium Air Sungai Saburake dan Air Hasil Filtrasi
No. Parameter Satuan Air Sungai Air Filtrasi Kadar Maks (Air Bersih) 1. BOD5 mg/l 30 2,2 3 2. COD mg/l 75 28 25 3. Besi (Fe) mg/l < 0,07 < 0,07 1 4. Seng (Zn) mg/l < 0,01 < 0,01 15 5. Timbal (Pb) mg/l < 0,0013 < 0,0013 0,05 6. pH mg/l 6 7 6,5-8,5 7. Suhu °C 30 30 16-40
Berdasarkan  hasil  uji laboratorium  yang  telah  dilakukan,  didapatkan bahwa  kadar  Besi,  Seng,  Timbal,  pH,  dan  suhu  sudah  sesuai  dengan baku mutu yang telah ditetapkan sebelum air melalui proses filtrasi. Kadar BOD5 air filtrasi turun jauh dari 30 mg/l pada air sungai menjadi 2,2 mg/l pada  air  hasil  filtrasi,  dan  sudah  memenuhi  kadar  maksimal  untuk  air irigasi. Kadar COD air sungai adalah 75 mg/l dan setelah dilakukan proses filtrasi  turun  menjadi  28  mg/l,  namun  jika  dibandingkan  dengan  kadar maksimal  untuk  air  irigasi  masih  belum  memenuhi  standar.  Namun  air hasil  proses  filtrasi  sudah  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  di  sekitar untuk  digunakan  sebagai  air  irigasi  tanaman  budidaya  Kelompok  Wanita Tani Tunas Bahagia.
Kehidupan  masyarakat  secara  umum,  air  merupakan  salah  satu media  lingkungan  yang  harus  ditetapkan  Standar  Baku  Mutu  Kesehatan Lingkungan  dan  Persyaratan  Kesehatan.  Isu  yang  muncul  akibat
perkembangan  lingkungan  yaitu  perubahan  iklim  salah  satunya menyangkut  media  lingkungan  berupa  air  antara  lain  pola  curah  hujan yang  berubah-ubah.  Hal ini  menyebabkan  berkurangnya  ketersediaan  air bersih  untuk  keperluan  higiene  sanitasi.  Curah  hujan  yang  lebat  dan terjadinya  banjir  memperburuk  sistem  sanitasi  yang  belum  memadai, sehingga  masyarakat  rawan  terkena  penyakit  menular  melalui  air  seperti diare  dan  lain-lain.  Ditinjau  dari  sudut  kesehatan  masyarakat,  kebutuhan air untuk keperluan higiene sanitasi harus memenuhi syarat kualitas agar kesehatan  masyarakat  terjamin.  Kebutuhan  air  tersebut  bervariasi  dan bergantung  pada  keadaan  iklim,  standar  kehidupan,  dan  kebiasaan masyarakat.  Hasil  studi  epidemiologi  dan  asesmen  risiko  yang  dihimpun oleh WHO menunjukkan perkembangan penentuan standar dan pedoman dalam rangka peningkatan kualitas air dan dampak kesehatannya(7).
Air  baku  langsung  dapat  disaring  dengan  saringan  jenis  apa  saja termasuk  pasir  kasar.  Karena  saringan  kasar  mampu  menahan  material tersuspensi  dengan  penetrasi  partikel  yang  cukup  dalam  maka  saringan kasar  mampu  menyimpan  lumpur  dengan  kapasitas  tinggi.  Karakteristik filtrasi dinyatakan dalam kecepatan hasil filtrat. Digunakannya media filter atau saringan karena memisahkan campuran solida likuida dengan media porous atau  material porous lainnya  untuk  memisahkan  sebanyak mungkin padatan tersuspensi yang paling halus. Dan penyaringan adanya pemisahan  antara  padatan  atau  koloid  dengan  cairan  dimana  prosesnya bisa dijadikan sebagai proses awal (primary treatment) (8) .
Pada  penelitian  kali  ini  sejalan  dengan  penelitian  Racmat  (2014) dengan  menerapkan  pengolahan  air  menggunakan  proses  penyaringan secara  gravitasi,  sangat  lambat  dan  simultan  pada  seluruh  permukaan media.  Ukuran  media  pasir  yang  sangat  kecil  akan  membentuk  ukuran pori-pori  antara  butiran  media  juga  sangat  kecil.  Dengan  adanya  aliran dan  sistem  alat  yang  berkelok-kelok  melalui  pori-pori  saringan  dan  juga lapisan  kulita  saringan  maka  gradien  kecepatan  memberikan  dampak terhadap  partikel  halus  untuk  saling  berkontak  dengan  partikel  lain  dan
membentuk  gugusan  yang  besar  yang  dapat  menahan  partikel  sampai pada  kedalaman  tertentu  dan  menghasilkan  filtrat  yang  memenuhi persyaratan air bersih(8).
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  penyaringan  menggunakan media  pasir  hasilnya  menunjukkan  kualitas  air  sudah  tidak  berwarna kuning  atau  keruh  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  dari  Syahriyani (2013)  yang  menggunakan  sistem  penyaringan  pipa  bertahap  dengan hasil  akhir  penyaringan  masih  relative  berwarna  kuning  dan  agak  keruh. Sejalan  dengan hasil  penelitian dari  Collin  (2009) dengan  hasil  penelitian melakukan  penjernihan  air  sumur  menggunakan  pasir  lambat  yang berhasil  menurunkan  turbiditas  sebesar  99,66%(9).  Padatan  terlarut  total atau Total  Dissolved  Solid (TDS)  yang  berupa  senyawa-senyawa  kimia yang disebabkan oleh bahan-bahan anorganik pada perairan. Sedangkan dalam  derajat  keasamaan  air  (pH  air)  pengukurannya  mencerminkan reaksi  kimia  air  dan  larutan  hara.  Kondisi  pH  larutan  hara  sangat menentukan  tingkat  kelarutan  unsur  hara  bagi  tanaman  seperti  air irigasi(10).
Sensor  memiliki  kemampuan  untuk  mengukur  beberapa  jenis kualitas  fisik  yang  terjadi  seperti  tekanan  atau  cahaya.  Dalam pengukurannya dapat mengkonversi pengukuran menjadi sinyal sehingga seseorang  dapat  membaca.  Sehingga  dalam  sistem  instrumentasi  yang dipakai  untuk  melakukan  pengukuran  memiliki  variabel  yang  sedang diukur  dan  keluaran  berupa  nilai  variabel  yang  terukur.  Penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  Rahel  (2020)  dengan  sensor  sehingga  bisa mengukur  beberapa  jenis  kualitas  fisik  air  seperti  pH  dan  TDS.  Sensor dapat melakukan pengukuran dan perekaman dengan data yang valid(7).
Conductivity  sensor berperan  sebagai  penghantar  dari  nilai konduktivitas  air  atau  kemampuan  air  dalam  penghantaran  arus  listrik melalui  kontak  langsung  terhadap  air.  Pengukuran  konduktivitas  air berhubungan erat dengan kualitas air, baik air yang terdapat di lingkungan termasuk  air  yang  berada  di  saluran  pembuangan.  Semakin  besar  nilai
konduktivitas air makan air tersebut sangat baik dalam penghantaran arus listrik dan kualitas air tersebut jelek atau tidak layak untuk digunakan atau berbahaya  bagi  kesehatan(11). Electrical  Conductivity menjadi  sistem validitas  data  utk  mengukur  secara  akurat  resistivitas  suatu  material tertentu  dengan  berbagai  instrumen  eksperimental  yang  berbeda.  Listrik yang  mengalir  dengan  mudah  melalui  material  dengan  bahan  yang memiliki  tingkat  resistivity  rendah.  Konduktivitas  dalam  penelitian  ini  pun untuk mengetahui tingkat keakuratan dari parameter TDS dan pH pada air sungai(12).  Terhadap electrical  conductivity sejalan  dengan  penelitian Golnabi  (2009)  menyatakan  bahwa  konduktivitas  dari  parameter  sangat diperlukan  untuk  mengetahui  kualitas  air  sungai  terpapar  dalam  kondisi sedang atau berat dimana berada pada tingkat pencemaran dari buangan industri, sungai yang bersama dengan larutan eletrolit yang berbeda. Studi ini juga menghasilkan beberapa hail yang maksimal dari nilai konduktivitas tersebut(13).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Alat filtrasi dan sensor dapat digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya.  Berdasarkan  hasil  uji  laboratorium  yang  telah  dilakukan, didapatkan bahwa kadar Besi, Seng, Timbal, pH, dan suhu sudah sesuai dengan  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  sebelum  air  melalui  proses filtrasi.  Kadar  BOD5  air  filtrasi  turun  jauh  dari  30  mg/l  pada  air  sungai menjadi  2,2  mg/l  pada  air  hasil  filtrasi,  dan  sudah  memenuhi  kadar maksimal  untuk  air  irigasi.  Kadar  COD  air  sungai  adalah  75  mg/l  dan setelah  dilakukan  proses  filtrasi  turun  menjadi  28  mg/l,  namun  jika dibandingkan  dengan  kadar  maksimal  (3  mg/l)  untuk  air  irigasi  masih belum  memenuhi  standar.  Namun  air  hasil  proses  filtrasi  sudah  dapat digunakan oleh  masyarakat  di  sekitar  untuk digunakan  sebagai air irigasi tanaman budidaya Kelompok Wanita Tani Tunas Bahagia.

## Saran
Perlu  adanya  penambahan  tangki  untuk  aerasi  dan  lama  waktu aerasi  agar  dapat  menurunkan  kadar  COD  yang  masih  belum  sesuai dengan  standar  baku  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu  perlu  adanya penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk dapat mengolah limbah  sebelum  dibuang  ke  lingkungan  agar  dapat  mengurangi pencemaran langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Rizani MD. Rendahnya Tingkat Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat (  baca :  Masyarakat  Miskin  )  Kota  Semarang.  J  Tek.  2010;5(2):88– 100.
2.   Alihar  F.  Penduduk  dan  Akses  Air  Bersih  di  Kota  Semarang (Population  and  Access  to  Clean  Water  in  Semarang  City).  J Kependud Indones. 2018;13(1):67 –76.
3.   Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.68/Baku  Mutu  Limbah Domestik.  Kementeri  Lingkung  Hidup  dan  Kehutan  [Internet]. 2016;68:1 –13. Available from: http://neo.kemenperin.go.id/files/hukum/19  Permen  LHK  th  2016  No. P.63 Baku Mutu Air Limbah Domestik.pdf
4.   Peraturan  Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  82  Tahun  2001.  Peratur  Pemerintah  Republik  Indones [Internet]. 2001;(1):1 –5. Available from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcH
WAOwQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid %2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang- undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
5.   Suryadi,  Hasanuddin  ZB,  Sadjad  RS.  Sistem  Kendali  Dan  Monitoring Tingkat  Kekeruhan  Air  Pada  Bak  Filtrasi  Sebagai  Bahan  Baku  Air Bersih. Tek Inform Univ Hasanuddin. 2014;1 –14.
6.   Yuliastuti  E.  Kajian  Kualitas  Air  Sungai  Ngringo  Karanganyar  dalam upaya Pengendalian Pencemaran Air. Tesis. 2011;127.
7.   Baringbing  RM.  Sistem  Monitoring  Kualitas Air  Menggunakan  Sensor PH dan Sensor TDS Berbasis Android. 2020.
8.   Quddus  R.  Teknik  Pengolahan  Air  Bersih  Dengan  Sistem  Saringan Pasir Lambat (Downflow) Yang bErsumber Dari Sungai Musi. Tek Sipil dan Lingkung [Internet]. 2014;2(4):669 –75.  Available  from: http://ejournal.unsri.ac.id
9.   Kristianto  H,  Katherine  K,  Soetedjo  JNM.  Penyediaan  Air  Bersih Masyarakat  Sekitar  Masjid  Al-Iklas  Desa  Cukanggenteng  Ciwidey
dengan  Menggunakan  Penyaringan  Air  Sederhana.  J  Pengabdi  Kpd Masy (Indonesian J Community Engag. 2017;3(1):39.
10.  Astuti  AD.  Jurnal  Litbang  Vol.  X,  No.  1  Juni  2014:  35-42.  Litbang. 2014;X(1):35 –42.
11.  Goeritno A, Effendi R, Yatim R. Implementasi Contacting Conductivity Sensor. 2016;(November):1 –12.
12.  Heaney  MB.  Electrical  conductivity  and  resistivity.  Electr  Meas  Signal Process Displays. 2003;7-1-7 –14.
13.  Golnabi  H,  Matloob  MR,  Bahar  M,  Sharifian  M.  electrolyte  solutions Archive of SID. Iran Phys J. 2009;3(November 2014):24 –8.