Diterima: 7 November 2019; Direvisi: 21 Desember 2019; Disetujui: 31 Desember 2019 JTERA, Vol. 4, No. 2, Desember 2019 © 2019 JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa), Politeknik Sukabumi

## Sistem Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kawasan Industri Berbasis WSN dan IoT
Trisiani Dewi Hendrawati 1 , Nirfan Maulana 2 , Adnan Rafi Al Tahtawi 3
1,2 Program Studi Teknik Komputer, Politeknik Sukabumi Jl. Babakan Sirna No. 27, Sukabumi 43132, Indonesia
3 Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung Jl. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga, Bandung 40012, Indonesia trisianidewi@polteksmi.ac.id

## Abstrak
Air  telah  menjadi  salah  satu  kebutuhan  utama  manusia,  khususnya  pada  aliran  air  sungai  yang  terhubung  dengan limbah pembuangan industri. Persyaratan kualitas air yang berhubungan langsung dengan kesehatan diantaranya kadar pH,  kekeruhan,  dan  suhu  air.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merancang  suatu  sistem  pemantauan  kualitas  air  sungai berbasis  teknologi Wireless  Sensor  Network (WSN)  dan Internet  of  Things (IoT).  Sistem  pemantauan  dirancang menggunakan sensor pH electrode probe untuk mengukur pH, GE turbidity SKU SEN0189 untuk mengukur kekeruhan, dan DS18B20 untuk mengukur suhu air. Perancangan sistem  WSN menggunakan NRF24L01 untuk mengirimkan data sensor dari tiga node ke base sebagai pusat data, sedangkan perancangan IoT menggunakan ESP8266 sebagai pengirim data ke database melalui jaringan internet dan ditampilkan pada halaman website . Berdasarkan hasil pengujian, sistem pemantauan  dapat  bekerja  dengan  baik  pada  aliran  sungai  saat  cuaca  dan  kondisi  sungai  yang  normal  dengan  jangka waktu maksimal 3 jam.
Kata kunci: sistem pemantauan, Wireless Sensor Network (WSN), Internet of Things (IoT)

## Abstract
Water has become one of needs the main human, in particular on river water flow connected with industrial waste disposal.  Water quality requirements  that have  relation to health include  pH levels, turbidity,  and water temperature. This  research  aims  to  design  a  monitoring  system  river  water  quality  based  on  Wireless  Sensor  Network  (WSN)  and Internet  of  Things  (IoT).  Monitoring  system  was  designed  using  a  pH  sensor  Electrode  Probe,  GE  turbidity  SKU SEN0189, and DS18B20. WSN design uses NRF24L01 to send sensor data from three nodes to base, while the design of IoT uses ESP8266 as the sender of data to database through the internet network and displayed on website. Based on system  testing,  monitoring  system  can  work  well  on  river  flow  during  normal  weather  and  river  conditions  with maximum duration of 3 hours.
Keywords: monitoring system, Wireless Sensor Network (WSN), Internet of Things (IoT)

## I. P ENDAHULUAN
Air  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok dalam  kehidupan  makhluk  hidup  di  bumi.  Air digunakan  untuk  proses  metabolisme  tubuh  baik bagi  manusia,  hewan  maupun  makhluk  hidup lainnya. Selain itu air juga digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya misalkan tempat  rekreasi,  dan  pengairan  pertanian.  Di  bumi ini  ada  tiga  sumber  air  yaitu  air  tanah,  air permukaan dan air hujan [1].
Adapun  kualitas  air  adalah  kondisi  umum  dari air  yang  menggambarkan  kandungan  bahan  kimia, fisika  dan  biologi  dari  air  dengan  menggunakan acuan  tertentu.  Salah  satu  yang  mempengaruhi kualitas  air  yaitu  limbah  cair  industri  yang merupakan  sisa  buangan  yang  dihasilkan  dari sebuah  proses  produksi  pada  suatu  industri  dalam bentuk  cair.  Jumlah  dari  limbah  cair  industri skalanya  lebih  besar  daripada  limbah  skala domestik atau rumah tangga serta memiliki dampak pada  lingkungan  yang  lebih  besar  daripada  limbah domestik  [2].  Maka  dari  itu  perlu  adanya
monitoring  kualitas  air.  Monitoring  kualitas  air adalah  sebuah  metode  pengambilan  sampel  air secara berkala untuk menganalisa kondisi air sungai dan  karakteristiknya.  Monitoring  ini  biasanya merupakan  monitoring  sumber  air  tawar  seperti  air dari  sungai,  danau,  aliran  air,  kolam,  waduk,  air tanah  permukaan,  sumur,  air  di  gua,  dan  lahan basah. Monitoring  ini  dilakukan  dimana  untuk meyakinkan bahwa sumber air tersebut aman untuk dikonsumsi  dan  dapat  digunakan  untuk  keperluan manusia  dan  hewan.  Peraturan  yang  dibuat  oleh Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  416 tahun  1990  telah  menetapkan  bahwa  kualitas  air yang  baik  untuk  digunakan  pada  keperluan  sehari- hari  mengenai  indikator  parameter  pH,  suhu,  dan kekeruhan air [3].
Penelitian  terkait  sistem  monitoring  kualitas  air sudah  dilakukan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini. Alat  tersebut  berbasis  teknologi Internet  of  Things (IoT) dengan parameter pengukuran kadar pH, suhu, dan  kekeruhan  ditampilkan  pada  halaman website secara real-time melalui  jaringan  internet [4]. Sistem  lainnya  dibangun  dengan  menambahkan parameter lainnya yaitu oksigen terlarut [5], dengan alat yang dapat ditempatkan pada satu lokasi [6].
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  merancang dan  mengimplementasikan  alat  pada  aliran  air sungai  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan menggunakan  tiga node dan  satu base .  Rancangan perangkat  keras  untuk  monitoring  kualitas  air sungai di kawasan industri ini menggunakan sensor pH,  suhu,  dan  kekeruhan  air  melalui  modul NRF24L01 dengan  menggunakan  topologi  jaringan star berbasis  teknologi Wireless  Sensor  Network
(WSN).  Sistem  juga  dilengkapi  dengan  teknologi Internet  of  Things (IoT)  yang  bertujuan  untuk mengolah data yang diterima serta dapat mengirimkan  data  menggunakan  modul  WiFi ESP8266  ke database dan  dapat  dilihat  pada halaman website .  Catu  daya  yang  digunakan  yaitu baterai recharger sehingga  apabila  baterai  kosong maka  dapat  diisi  ulang  tanpa  perlu  mengganti baterai.  Sistem  dilengkapi voltage sensor  untuk mengetahui kapasitas daya baterai yang tersimpan.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Perancangan Perangkat Keras
Sistem monitoring kualitas  air  sungai  ini memiliki komponen yang terdiri dari mikrokontroler  Arduino  Nano,  sensor  pH electrode probe untuk  pengukuran  kadar  pH,  Dallas DS18B20  pengukuran  suhu,  GE turbidity untuk pengukuran  kekeruhan  air, voltage  sensor untuk pengukuran kapasitas baterai pada node , LCD 16 x 2  sebagai  penampil  pada node ,    modul  NRF24L01 untuk  pengiriman  data  pada node ke base menggunakan  WSN  [7],  topologi  jaringan star [8], dan  ESP8266  untuk  pengiriman  data  yang terkumpul  pada base ke server melalui  jaringan internet  (IoT)  sehingga  data  dapat  disimpan  pada database dan  ditampilkan  pada  halaman website yang  telah  dirancang.  Adapun  diagram  blok  sistem yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 1 dengan diagram activity dan  alur  kerja  pada  Gambar  2  dan Gambar 3.
Gambar 2. Activity diagram sistem secara umum
Gambar 3. Alur kerja sistem secara umum
Sistem  monitoring  berawal  dari  pembacaan sensor pH, suhu, kekeruhan dan tegangan kemudian diproses  oleh  mikrokontroler  menjadi  data  yang diinginkan yaitu nilai pH, Celcius (ºC), Nephelometric Turbidity Unit (NTU), dan Volt (V) yang selanjutnya node menampilkan data pada layar LCD  dan  mengirimkan  data  tersebut  ke base melalui  sinyal  radio  frekuensi  (RF).  Data  yang diterima oleh base diproses dan disortir berdasarkan data dari setiap node , agar data yang masuk ke base tersusun dan tidak tercampur dengan nilai data pada setiap  sensor.  Data node selanjutnya  diproses  dan dikirimkan ke database melalui jaringan WiFi.
B. Perancangan Perangkat Lunak
Berdasarkan  dari  perancangan  dan  sistem  kerja alat, maka dibuatlah tahapan yang dapat menjelaskan  proses  perancangan  menjadi  dua
bagian  diantaranya  proses  di  bagian database menggunakan aplikasi MySQL dan proses antarmuka pada halaman website yaitu menggunakan Sublime Text sebagai Text Editor .
Tahap  pertama  perancangan  perangkat  lunak sistem  ini  adalah  melakukan  inisialisasi  awal  yakni dengan  membuat IP  address dan host .  Kemudian memastikan  aplikasi  MySQL  dapat  terhubung  atau tidak.  Jika  sudah  terhubung,  maka  dapat  menerima data  dan  mengirimkannya  ke database  server .  Jika berhasil data tersebut dapat ditampilkan secara real- time pada  halaman website .  Tahap  kedua  adalah melakukan  inisialisasi  awal  berupa E-mail dan password .  Setelah  itu,  maka  akan  masuk  ke dashboard yang  dapat  menampilkan  data  sensor secara real-time berupa grafik dari hasil monitoring pada setiap node .
Gambar 4. Flowchart progam mikrokontroler pada node dan base

## Gambar 5. Jaringan IoT
Gambar  4  merupakan  garis  besar  alur  logika yang dibuat pada aplikasi Arduino IDE ( Intergrated Development  Environment )  untuk  perancangan sistem monitoring air  sungai.  IDE  adalah  aplikasi yang digunakan untuk text editor membuat program sketch dan ditanamkan pada mikrokontroler dengan cara upload ke board Arduino.  Pada  perancangan atau pemograman di Arduino IDE ini membuat alur logika  pemograman  untuk  menjalankan  sistem monitoring kualitas air ini.
Gambar 6. Database Sistem
Gambar  5  merupakan  perancangan  jaringan  IoT dimana base melalui modul ESP8266 mengirimkan data  ke  jaringan server agar  dapat  disimpan  dan ditampilkan pada halaman website .
Gambar  6  merupakan perancangan database ini  menggunakan  XAMPP  yang  didalamnya terdapat  aplikasi  MySQL.  Nama database untuk perancangan  ini  yaitu monitor_sungai ,  sedangkan pada setiap tabel diantaranya tabel users digunakan untuk login ke  dalam website dan  registrasi  admin. Tabel node digunakan  untuk  menyimpan  data sensor  pada  setiap node .  Pada  tabel node semua data  disetiap node yang  dikirimkan  melalui base
digabungkan  pada  satu  tabel  dan  dikelompokkan berdasarkan ID node yaitu inisialisasi node .

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
Pengujian seluruh sistem dilakukan dalam empat tahap.  Tahap  pertama  adalah  pengujian  sensor  pH electrode probe , GE turbidity, dan Dallas DS18B20 dengan  air  yang  sudah  disediakan  dengan  alat pembanding. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui  perbedaan  nilai error antara  alat  yang dirancang  dengan  alat  ukur.  Tahap  kedua  adalah pengujian  jaringan  WSN  menggunakan  frekuensi radio  pada  modul  NRF24L01  antara base dengan node menggunakan  topologi  jaringan star .  Tahap ketiga  adalah  pengujian  sistem  monitoring  yang diintegrasikan pada interface browser dan penyimpanan data sensor pada database menggunakan  ESP8266.  Tahap  keempat  pengujian sistem  serta  implementasi  alat  yang  dirancang dengan  melakukan  pengukuran  kualitas  air  sungai (implementasi  sistem)  untuk  mengetahui  kinerja alat yang dirancang secara keseluruhan.

## A.  Pengujian Sensor
Pengujian  Sensor  merupakan  tahapan  kalibrasi atau  penyesuaian  data  alat  yang  dirancang  dengan alat  yang  sudah  ada  dan  berstandar  untuk  alat pengukuran kualitas air diantaranya pH, kekeruhan, dan suhu. Hasil pengujian untuk setiap sensor dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

## Tabel 1. Pengujian sensor pH
No. Jenis Larutan Node pH Error Sensor Alat Ukur 1. Air Mineral 01 02 03 7,70 7,69 7,59 7,70 0 0,01 0,11 2. Detergen 01 02 03 10,49 10,70 10,25 10,50 0,01 0,20 0,25 3. Cuka 01 02 03 4,26 2,96 3,74 3,30 0,96 0,04 0,44 Rata-rata error 0,22
Tabel 2. Pengujian sensor kekeruhan No. Jenis Larutan Node NTU Error Sensor Alat Ukur 1. Air Mineral 01 02 03 0,32 0,45 0,36 0,00 0,32 0,45 0,36 2. Kopi 01 02 03 90,12 90,42 92,01 89,00 1,12 1,42 3,01 3. Detergen 01 02 03 92,02 93,30 92,32 91,00 1,02 2,30 1,32 Rata-rata error 1,26 Tabel 3. Pengujian sensor suhu No. Suhu Larutan Node Celcius Error Sensor Alat Ukur 1. Hangat 01 02 03 34,6 32,1 30,6 34,7 32,1 30,7 0,1 0,0 0,1 2. Normal 01 02 03 23,3 23,3 23,4 23,3 23,4 23,5 0,0 0,1 0,1 3. Dingin 01 02 03 5,19 9,38 11,7 5,1 9,6 12,3 0,09 0,28 0,6 Rata-rata error 0,15
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  bahwa rata-rata nilai error untuk sensor pH adalah 0,02 pH, sensor  kekeruhan  1,26  NTU,  dan  sensor  suhu 0,15  °C.  Terdapat  perbedaan  nilai  pada  sensor  dan alat  ukur  ini  disebabkan  oleh  spesifikasi  sensor yang  kurang.  Nilai  perbedaan  dapat  diperkecil dengan  menggunakan  sensor  yang  memiliki spesifikasi lebih tinggi.

## B. Pengujian Jaringan WSN
Pada  pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui jarak maksimal komunikasi data antara node dengan base menggunakan  modul  nRF24L01.  Dengan  uji coba  ini  maka  akan  diperoleh  gambaran  umum untuk  jarak  pemasangan  alat  sensor  yang  akan ditempatkan pada aliran sungai. Pengujian komunikasi dengan 3 skenario pengujian diperlihatkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengujian Jaringan WSN Frekuensi Radio Pengujian ke- Keterangan Jarak (m) Maks. Rekomen- dasi 1 Point-to-point 01 ke base 5 4 02 ke base 7 6,5 03 ke base 7 6 2 Topologi Star (2 node 1 base ) 01 ke base 5 4 02 ke base 6,5 4 3 Topologi Star (3 node 1 base ) 01 ke base 3 3 02 ke base 4 3 03 ke base 5 3 Tabel 5. Jarak koneksi jaringan WiFi dan durasi pengiriman data No. Data Jarak (m) Durasi (s) 1 Base-Hotspot 3,5 7 2 Base-Database - 9
Tabel  2  menunjukkan  hasil  pengujian  jarak antara node dengan base untuk  mengetahui  jarak
maksimal dan rekomendasi pengiriman data melalui jaringan  frekuensi  radio.  Jarak  rekomendasi merupakan jarak yang disarankan pada pemasangan alat  agar  data  dapat  terkirim  dengan  stabil.  Jarak maksimal merupakan jarak node dengan base masih dapat  terkoneksi, tetapi  data  yang  diterima  tidak akan  stabil.  Data  pengujian  tersebut  merupakan gambaran  umum  atau  acuan  dasar  pemasangan jarak  alat  dengan base dan  yang  perlu  diperhatikan juga  yaitu  lokasi  pengamatan  dan  cuaca,  karena berpengaruh terhadap jaringan radio frekuensi.

## C. Pengujian Sistem IoT
Pengujian  IoT  dalam  sistem  yang  dirancang  ini terdapat dua pengujian diantaranya adalah mengetahui jarak  koneksi data  dan durasi dari base dengan hotspot/router agar dapat terhubung dengan database dan  tampilan  serta  kegunaan  pada  setiap halaman  di  dalam website .  Tabel  5  menunjukkan hasil pengujian jarak koneksi dan durasi pengiriman data  pada  komunikasi  IoT.  Gambar  7,  Gambar  8, Gambar  9,  dan  Gambar  10  merupakan  pengujian tampilan antarmuka website yang dirancang.
Gambar 7. Tampilan halaman login dan register
Gambar 9. Tampilan halaman grafik
Gambar 10. Tampilan halaman export data
Gambar  7  merupakan  tampilan  pada  halaman login untuk user yang  telah  terdaftar  di database agar  dapat  masuk  ke  halaman website monitoring kualitas  air  sungai,  sedangkan register digunakan untuk  menambahkan user yang  dapat  masuk  ke halaman website . Register dilakukan oleh user yang telah terdaftar di database .
Gambar  8  merupakan  tampilan  halaman  awal pada website monitoring kualitas  air  sungai. Halaman ini merupakan tampilan data dari database secara real-time yaitu  data  terakhir  pada database yang  ditampilkan  di  halaman  ini.  Data  yang ditampilkan  yaitu  tiga  sensor  (pH,  NTU,  dan  ºC) serta  kapasitas  baterai  dari  masing-masing node ditampilkan  pada  halaman  data  keseluruhan.  Pada halaman  ini  terdapat  tombol button “ reset [hapus] semua  data” merupakan  tombol  untuk  menghapus seluruh data dari node 01, 02, dan 03.
Gambar  9  merupakan  tampilan  pada  halaman grafik  pH,  kekeruhan,  suhu,  dan  baterai.  Halaman ini  menampilkan  data  sensor  pada node 01, 02 dan 03  untuk  melihat  perbedaan  nilai  pada  sensor  di setiap node .  Grafik  pada  halaman  ini  menampilkan
data grafik real-time pada setiap data yang masuk di database .  Setiap  grafik  menampung  data  untuk menampilkan 20 data terakhir.
Gambar  10  merupakan  tampilan  pada  halaman export data. Halaman ini menampilkan data terakhir update berupa (jam  dan  tanggal)  serta  total  data pada  setiap node .  Halaman  ini  terdapat  dua  tombol button yaitu button untuk  menghapus  data node serta button simpan  untuk  menyimpan  data  pada masing-masing node berupa export data berformat .pdf.

## D. Pengujian pada Implementasi Sistem
Implementasi  merupakan  tahapan  terakhir  dari serangkaian pengujian sistem yang  telah dilakukan. Implementasi  yaitu  tahapan  untuk  melakukan pengamatan  kualitas  air  sungai  secara  langsung pada  aliran  sungai  untuk  mengetahui  keadaan  air sungai  dan  kinerja  sistem  pada  saat  melakukan monitoring . Pengujian dilakukan di kawasan Sungai Cikeong,  Kec.  Baros,  Kota  Sukabumi  yang berdekatan  dengan  lokasi  industri.  Implementasi monitoring  air  sungai  untuk  penerapan  alat  yang
dapat dilihat pada Gambar 11, sedangkan data hasil pengamatan  kadar  pH,  kekeruhan,  dan  suhu  air  di sungai  tersebut  ditampilkan  pada  Gambar  12,
Gambar  13,  dan  Gambar  14.  Adapun  hasil rekapitulasi pengujian dapat dilihat pada Tabel 6.
Gambar 11. Implementasi alat pada aliran air sungai
Gambar 12. Grafik data pH air sungai
Gambar 13. Grafik data NTU air sungai

## Gambar 14. Grafik data suhu air sungai

## E. Analisis dan Pembahasan
Tahapan  pengujian  alat  monitoring  kualitas  air sungai diantaranya pengujian sensor (pH, kekeruhan, dan  suhu  air),  jaringan  frekuensi  radio,  jaringan WiFi, dan yang terakhir merupakan pengujian  pada implementasi  alat  yang  telah  dirancang  di  aliran sungai.  Pengujian  sensor  merupakan  tahapan  awal untuk  melakukan  penyesuaian  data  dengan  alat pembanding  yaitu  data  yang output sensor mendekati  data  dari  pembanding.  Kelebihan  dari penyesuaian  data  adalah  untuk  meminimalisir terjadinya error yang  terlampau  jauh  atau penyesuaian data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Tabel 6. Data implementasi alat monitoring sungai
No.
Pengujian Hasil 1. Durasi pengamatan 24 menit 2. Pukul 13.58 – 14.22 WIB 3. Tanggal 24 Agustus 2019 4. Kadar pH 8,1 – 8,4 pH 5. Kekeruhan 0,11 – 2,05 NTU 6. Suhu air 27,8 – 29,2 ºC 7. Kondisi sungai Normal 8. Data Terhubung ke base Node 01 Node 02 Node 03 129 data 140 data 142 data Tidak  terhubung  ke base Node 01 Node 02 Node 03 21 data 10 data 8 data Total data 150 data/ node 9. Jarak node ke base Node 01
Node 02 Node 03 1,5 meter 3,5 meter 3 meter
Pengujian  jaringan  frekuensi  radio  merupakan tahapan selanjutnya dari pengujian seluruh komponen  sensor.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  jangkauan  jarak  antaran node dengan base .  Kelebihan  dari  kesimpulan  hasil  pengujian tersebut  diketahui  bahwa  jarak  pemasangan  alat antara node dengan base agar  pengiriman  data  dari node ke base stabil.  Dengan  demikian  pemasangan alat dapat disesuaikan dengan pengujian pada Tabel 2.
Pengujian  IoT  yaitu  pengujian  jaringan  WiFi antara  pusat  data  yaitu base dengan  jaringan  WiFi dimana  data  dapat  ditampilkan  pada website dan melakukan monitoring secara keseluruhan. Kelebihan  dari  kesimpulan  hasil  pengujian  tersebut diketahui  bahwa  data  dari base dapat  tersimpan  di database dimana data dapat disimpan untuk laporan hasil  pengamatan  dan  dapat  melakukan  monitoring secara keseluruhan.
Pengujian  keseluruhan  dan  implementasi  alat monitoring kualitas air sungai yaitu pengujian untuk mengetahui  kinerja  alat  secara  keseluruhan. Kelebihan  dari  kesimpulan  hasil  pengujian  tersebut diketahui  bahwa  alat  monitoring  kualitas  air  sungai dapat melakukan monitoring sesuai dengan fungsinya.

## IV. K ESIMPULAN
Sistem  monitoring  kualitas  air  sungai  berbasis WSN  dan  IoT  telah  berhasil  dirancang  dan diimplementasikan pada aliran air sungai. Sistem ini dirancang  untuk  memantau  kadar  pH,  suhu,  dan kekeruhan  pada  sungai  dalam  jangka  waktu maksimal  3  jam.  Pemantauan  dapat  dilakukan sampai  dengan  tiga  titik  lokasi  terpisah  selama masih  dalam  jangkauan  radio  frekuensi.  Data ditampilkan  pada  LCD  di  setiap node atau  dapat
dilihat  pada  halaman website .  Data  yang  masuk  ke database per  9  detik.  Sistem  ini  tidak  hanya  dapat digunakan  di  sungai  melainkan  pemantauan  kolam, danau,  sumur,  waduk  dan  lahan  basah.  Penelitian selanjutnya diperlukan untuk pengembangan sistem ini  agar  lebih  optimal,  salah  satunya  penambahan indikator  pengukuran  atau  dalam  segi  desain  alat yang lebih fleksibel.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada  DRPM Kemenristekdikti  atas  bantuan  dana  penelitian melalui hibah Penelitian Dosen Pemula 2019.

## R EFERENSI
[1] S.  Bahri  and  K.  Fikriyah,  “Prototype  Monitoring Penggunan  dan  Kualiatas  Air  Berbasis  Web Menggunakan Rapberry PI,” Jurnal  Teknik Elektro (eLEKTRUM), vol. 15, no. 2, 2018.
[2] D.  A.  A.  Novitasari,  D.  Triyanto,  and  I.  Nirmala, “Rancang Bangun Sistem Monitoring Pada Limbah Cair  Industri  Berbasis  Mikrokontroler  Dengan Antarmuka  Website,” Jurnal  Komputer  dan Aplikasi, vol. 06, no. 3, 2018.
[3] Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes  no. 416/MENKES/PER/IX/1990).  [Online].  Tersedia: https://www.depkes.go.id/, Diakses tanggal: 28  Juli 2019.
[4] T. D. Hendrawati, F. Fadilah, and A. R. Al Tahtawi, “Sistem  Monitoring  Kualitas  Air  Sunga  Berbasis WSN  dan  IoT,” The  10 th Industrial  Research Workshop and National Seminar (IRWNS), Bandung, 2019.
[5] I. M.  Yusuf, Perancangan Alat Pemantau Kualitas Air  (ATAIR)  Berbasis  Internet  of  Things  Dengan Parameter Kekeruhan, Oksigen Terlarut, Suhu dan pH, Tugas  Akhir  Diploma,  Universitas  Pasundan Bandung 2018.
[6] K. Khalilurrahman, Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis Teknologi Internet   Of Things (IoT), Tugas Akhir Diploma, Universitas  Andalas Padang 2018.
[7] B.  Fajriansyah,  M.  Ichwan,  and  R.  Susana, “Evaluasi  Karakteristik  Xbee  Pro  dan  nRF24L01 sebagai  Transceiver  Nirkabel,” Jurnal  Teknik Energi  Elektrik,  Teknik  Telekomunikasi,  &  Teknik Elektronika (ELKOMIKA), vol. 04, no. 1, 2016.
[8] R.  Wulandari,  “Analisis  QoS  (Quality  of  Service) Pada Jaringan Internet (Studi Kasus : UPT Loka Uji Teknik  Penambangan  Jampang  Kulon  –  LIPI,” Jurnal  Teknik  Informatika  dan  Sistem  Informasi (JuTISI), vol. 02, No. 2, 2016.