Kajian Pengaruh Material Graphene pada kinerja Biosensor Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) pada Deteksi Makanan Halal sebagai Pendukung Halal Research Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Wida Yanti * , Asih Melati Prodi Fisika dan Pendidikan Fisika, Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto No. 1 Yogyakarta
* email : salma_wida@yahoo.com

## ABSTRACT
In this paper, a graphene was applied as an active material in the Surface Plasmon Resonance (SPR)- based  biosensor  for  porchine  gelatin  detection  in  the  wavelength  632.8  nm.  Comparing  with  the konvensional  SPR,  from  the  simulation,  we  obtain  the  enhancement  sensitivity  of  existence  of  the porchine  gelatin  due  to  the  involvement  of  graphene.  The  system  consist  of  five  layers  material  i.e prisma/Ag/graphene/porchine gelatin/air in the Kretscmann configuration. The reflectivity  spektrum depends on the refractive index and the thickness of each layer. In this simulatin, refractive index of the prism BK7 is 1.51, Ag is 0.13455+3,98651 i with the thickness 40 nm, graphene is 2.5748+1.4935 i and  gelatin  is  1.383+0.1243 i. Our  result  shows  that  the  peak  of  reflectivity  is  shifted  to  different angle of incident light and the enhancement of the sensitivity is 2.86%.
Keyword: Surface Plasmon Resonance (SPR), Porchine Gelatin, Graphene, ATR

## ABSTRAK
Pada  penelitian  ini,  material  graphene  diaplikasikan  sebagai  bahan  aktif  pada  biosensor  berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR) untuk mendeteksi gelatin babi pada panjang gelombang 632.8 nm. Melalui  simulasi,  telah  diperoleh  peningkatan  sensitivitas  pendeteksian  keberadaan  gelatin  babi dengan keterlibatan graphene dibandingkan dengan tanpa keterlibatan graphene. Sistem SPR dengan konfigurasi Kretschmann terdiri  dari  lima  lapisan  yaitu  Prisma/Ag/graphene/gelatin  babi/udara. Parameter indeks bias dan ketebalan masing-masing lapisan berpengaruh terhadap reflektivitas yang dihasilkan. Pada sistem ini indeks bias prisma BK7 adalah 1.51,  indeks bias lapisan tipis Ag adalah 0.13455+3,98651 i dengan ketebalan 40 nm, indeks bias graphene adalah 2.5748+1.4935 i serta gelatin babi  adalah  1.383+0.1243 i. Hasil  perhitungan  dan  simulasi  menunjukkan  adanya  pergeseran  dip pada  kurva  SPR  atau  kurva  reflektansi  yang  menghasilkan  peningkatan  sensitivitas  sebesar  2.86% dibandingkan dengan kurva SPR konvensional (tanpa keterlibatan graphene).
Kata kunci: Surface Plasmon Resonance (SPR), Gelatin Babi, Graphene, ATR.

## PENDAHULUAN
Kehalalan suatu produk saat ini menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat, terutama di  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  terutama  obat  dan  makanan. Berdasarkan  Journal  Halal  (Kuala  Lumpur),  dalam  10  tahun  terakhir  ini  pasar  makanan
halal  dunia  sudah  bernilai  sekitar  632  miliar  dolar  per  tahunnya.  Malaysia  juga  akan mendirikan  pabrik  pembuat  kapsul    berdasar  bahan  gelatin  halal [1] .  Tidak  hanya  produk makanan,  industri  lainnya  seperti  keuangan,  berbagai  produk  jasa,  kosmetik,  hotel, pakaian,  asuransi  sudah  beramai-ramai  berhijrah  ke  sesuatu  yang  terjamin  kehalalannya. Sejumlah  perusahaan  multinasional non -muslim  menerobos  peluang  pasar  halal  ketika melihatnya  begitu  menggiurkan.  Pemerintah  Asia  dan  Timur  Tengah  juga  telah memposisikan diri sebagai pusat industri halal. Bahkan Belanda pun turut berperan dalam industri  halal.  Indonesia  yang  mempunyai  penduduk  mayoritas  muslim  memang  sudah selayaknya turut berperan dalam mengembangkan pasar halal. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi negara dan turut mengambil peluang pasar, tapi lebih difokuskan untuk melindungi penduduknya dari mengkonsumsi sesuatu  yang haram. Oleh karena itu Indonesia  harus  bisa  menjamin  kehalalan  produk-produk  industri  dalam  negeri  dan menjamin  kehalalan  produk-produk  yang  diimpornya  dari  luar  negeri.  Berkaitan  dengan hal  tersebut,  salah  satu  tantangan  dalam  penjaminan  kehalalan  produk  adalah  adanya pemakain  gelatin  untuk  bahan  tambahan  pada  produk  industri  baik  pada  makanan,  obat- obatan, dan kosmetik. Hal ini karena, berdasarkan Harian Republika pada tahun 2009 lalu [2] , Indonesia masih 100% mengimpor gelatin dari berbagai negara seperti Cina, Australia dan  beberapa  negara  di  Eropa.  Padahal  sekitar  50%  dari  produksi  gelatin  dunia menggunakan  kulit  babi.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  perkembangan impor  gelatin  3  tahun  terakhir  cenderung  meningkat,  baik  dalam  bentuk  gelatin  murni, turunan dari gelatin dan dalam bentuk kapsul untuk produk farmasi.
Gambar 1. (color online) Grafik Impor Gelatin 2009-2011
Badan  yang  berwenang  mengeluarkan  sertifikat  halal  untuk  saat  ini  di  Indonesia  adalah LPPOM-MUI.  Salah  satu  upaya  mendukung  ketersediaan  bahan  makanan  dan  obat  halal di  Indonesia  tersebut,  sangat  perlu  dikembangkan  teknologi  deteksi  bahan  makanan  dan obat yang kemungkinan mengandung unsur bahan haram yang memiliki sensitivitas yang tinggi  terutama  untuk  konsentrasi  bahan  yang  rendah.  UIN  Sunan  Kalijaga  sebagai Universitas  Islam  juga  sangat  diharapkan  mampu  menjadi  pelopor  dan  pendukung Program  Pangan  Halal  salah  satunya  adalah  optimalisasi  Halal  Research  melalui pengembangan biosensor berbasis  SPR  yang mampu  mengidentifikasikan sampai tingkat DNA gelatin babi dengan menggunakan sifat optisnya.
Berkaitan  dengan  perkembangan  teknologi  biosensor,  salah  satu  yang  unggul  adalah biosensor  optis.  Pada  tiga  dekade  terakhir  ini,  dalam  dunia  riset  fisika  berkembang biosensor  optis  berbasis  SPR (Surface  Plasmon  Resonance ) [3] . Secara  fisika  fenomena SPR adalah sebuah metode untuk mengkaji karakteristik bahan dengan cara mengenakan
cahaya terpolarisasi (laser) pada permukaan bahan melalui prisma. Surface plasmon (SP) adalah  gelombang  osilasi  elektron  bebas  yang  merambat  pada  antar  muka  dua  medium yaitu logam dan dielektrik. Saat cahaya terpolarisasi -p yang merambat melalui prisma dan mencapai  antar  muka  prisma-logam  dengan  sudut  datang  melebihi  sudut  kritis,  atau dengan  kata  lain  terjadi Attenuated  Total  Reflection (ATR),  pada  antarmuka  keduanya muncul  gelombang  yang  meluruh  secara  eksponensial  pada  arah  tegak  lurus  antarmuka prisma-logam  atau  disebut  sebagai  gelombang evanescent yang.  Jika  ketebalan  logam kurang dari 100 nm (untuk cahaya datang dengan panjang gelombang cahaya tampak dan infra merah) maka gelombang evanescent tersebut dapat berpenetrasi melewati logam dan terkopling  dengan  gelombang  SP  pada  batas  logam-dielektrik.  Gelombang  SP  yang terbangkit  pada  antarmuka  logam-dielektrik  merambat  sejajar  arah  rambat  gelombang evanescent .  Gelombang  SP  memiliki  konstanta  perambatan  yang  besarnya  dipengaruhi oleh indeks bias udara/cairan di atasnya sementara besar konstanta perambatan gelombang evanescent dipengaruhi oleh sudut datang cahaya dan panjang gelombangnya.  Fenomena ini ditunjukkan pada gambar 2. Kondisi dimana konstanta perambatan pada gelombang SP sama dengan konstanta perambatan pada gelombang evanescent disebut sebagai resonansi atau terjadi kopling yang dinyatakan sebagai
(1)
dengan adalah tetapan gelombang dari gelombang evanescent dengan sudut resonansi yang melalui prisma dengan indeks bias . Sedangkan   adalah tetapan gelombang
SP  dengan adalah  permitivitas    logam  serta adalah  indeks  bias  dielektrik  atau material  yang  dideteksi.  Pada  kondisi  resonansi  inilah  berlangsung  absorpsi  cahaya maksimum  yang  berakibat  munculnya  besar  reflektansi  minimum.  Sebelum  prisma dilapisi  oleh  lapisan  tipis  logam,  maka  reflektansi  akan  mendekati  nilai  maksimum, sedangkan pada saat prisma telah dilapisi lapisan tipis logam maka akan terjadi reflektansi minimum  pada  sudut  datang  tertentu.  Karena dipengaruhi  oleh  sudut  datang  dan  K dipengaruhi  oleh  indeks  bias  dielektrik,  maka  pada  saat  terdapat  perubahan  indeks  bias dielektrik, maka sudut SPR juga berubah nilainya. Kemudian perubahan sudut SPR dapat diamati  melalui  spektrum  atau  kurva  reflektansi  yang  diukur  denganmenvariasi  sudut cahaya  datang.  Jika  terdapat  material  yang  ditempatkan  pada  permukaan  logam  maka indeks  bias  lapisan  berubah,  yang  ditunjukkan  oleh  bergesernya  posisi  sudut  SPR  ke kanan [4] .
Gambar 2. (color online) Eksitasi Surface Plasmon (SP) pada ATR dengan konfigurasi Kretschmann
Setiap  material  akan  mempunyai  karakteristik  khusus  ditinjau  dari  sifat  optisnya  salah satunya adalah parameter indeks bias material tersebut. Dengan dasar inilah metode SPR mempunyai  sensitifitas  yang  sangat  tinggi  dalam  mengenali  jenis  material,  sekalipun material  organik  seperti  gelatin  babi.  Selain  itu,  metode  SPR  ini  tidak  hanya  dapat dilakukan  pada  permukaan  lapisan  tipis  ( thin  film ),  namun  juga  dapat  dikembangkan sebagai  pendeteksi  material  dalam  bentuk  gas,  padatan,  maupun  cairan.  Melihat potensinya  yang  begitu  besar,  ke  depannya  teknologi  sensor  berbasis  SPR  dibutuhkan untuk  deteksi  dan  analisis  dari  zat-zat  kimia  dan  biokimia  pada  banyak  bidang  penting meliputi  pengobatan,  pemantauan  lingkungan,  bioteknologi,  obat  dan  makanan. Pendeteksian  zat-zat  dan  biomolekul  tersebut  sudah  beberapa  kali  dilakukan,  antara  lain hibridisasi  DNA [5] ,  membram  protein [6] dan  darah  manusia [7] akan  tetapi  terdapat beberapa  kelemahan  pada  biosensor  konvensional  antara  lain  terbatasnya  pendeteksian untuk biomolekul dengan ukuran  yang sangat  kecil atau  yang memiliki konsentrasi  yang sangat  rendah,  serta  adanya  kurang  kuatnya  sinyal  yang  diperlukan  untuk  menunjukkan adanya  kopling  antara  gelombang evanescent dengan  gelombang  SP  sehingga pendeteksian  tidak  terjadi.  Oleh  karena  itu  dilakukanlah  upaya  untuk  meningkatkan performa  dari  biosensor  SPR  ini  yaitu  antara  lain  dengan  pemanbahan  bahan  aktif  serta penguatan  sinyal.  Salah  satu  material  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  aktif  adalah graphene. Material Graphene adalah satu lembar karbon yang memiliki ketebalan satu atom dan memiliki  ikatan  atom  karbon  sp2. Struktur graphene berbentuk  heksagonal  seperti  sarang lebah dan sangat stabil. Inilah yang membuatnya memiliki sifat-sifat unik hingga menarik minat  para  ilmuwan  untuk  mengembangkan  aplikasinya  dalam  bidang  teknologi . Sifat yang paling menarik adalah sifat elektrik graphene yang memiliki kemampuan membawa muatan yang besar dan memiliki mobilitas elektron yang tinggi pada suhu ruangan. Selain itu, graphene memiliki  modulus  Young  yang  besar  pada  sifat  mekanik  dan  memiliki konduktansi termal yang tinggi pada sifat termalnya [8] . Pendeteksian material gelatin juga pernah dilakukan secara eksperimen yang hasilnya menunjukkan adanya pergeseran sudut SPR  pada  deteksi  gelatin  babi  dan  gelatin  sapi  pada  kurva  ATR.  Besarnya  pergeseran sudut SPR sebanding dengan besarnya indeks bias antarmuka antara perak dan gelatin [9] . Kemudian  keterlibatan  graphene  pada  sistem  biosensor  SPR  juga  dilakukan  secara komputasi  yaitu  pada  pendeteksian  DNA [10] . Maka  dari  itu  perlu  dimulai  penelitian dengan menggunakan SPR dengan keterlibatan bahan aktif seperti graphene dalam bidang penjaminan kehalalan produk industri baik produksi dalam negeri maupun produk impor. Perlu  diselidiki  apakah  SPR  mampu  membedakan  dua  jenis  gelatin  dari  sumber  yang berbeda baik dari sumber maupun susunan asam aminonya.
Pada penelitian ini dilakukan  kajian analitik dan  komputasi terhadap model sistem SPR multi lapisan dalam konfigurasi Kretschmann [11] dan mempelajari pengaruh penambahan lapisan  tipis  graphene terhadap  peningkatan  sensitivitas  sistem  SPR  melalui  kurva reflektansi. Sedangkan material yang akan dideteksi adalah gelatin babi.

## METODE
Penelitian  meliputi  beberapa  tahapan  yaitu  tahap  perhitungan  secara  analitis  nilai reflektansi, kemudian kurva ATR divisualisasikan secara grafis melalui komputasi dengan program  MATLAB  dan  yang  terakhir  adalah  perhitungan  kenaikan  sensitivitas  melalui kurva  ATR  tersebut.  Biosensor  SPR  mampu  mendeteksi  material  berdasarkan  parameter indeks  bias  dan  ketebalan  material  saja.  Sehingga  pada  kajian  teoritis  dan  komputasi,
sistem  ini  dapat  dimodelkan  atau  disimulasikan  dengan  mengetahui  beberapa  parameter optis  material  yang  terlibat(indeks  bias  dan  ketebalan)  pada  setiap  lapisan,  kemudian mendapatkan  kurva  reflektansinya  melalui  perhitungan  komputasi.  Pada  penelitian  ini sistem  biosensor  SPR  menggunakan  konfigurasi Kretschmann seperti  yang  ditunjukkan pada gambar 3 dengan susunan lapisan adalah prisma/ Ag/graphene/gelatin/udara. Sudut and adalah sudut datang dan sudut bias,   komponen vektor gelombang pada  sumbu- z , sedangkan d ketebalan tiap lapisan/layer.  Pada konfigurasi ini, nilai indeks bias masing- masing  layer  diperoleh  berdasarkan  referensi  yaitu  indeks  bias  dari  prisma  BK7  adalah 1.51 [12] ,  lapisan  tipis  Ag  0.13455d+3.98651 i [13] ,  grapheme  2.5748+1.4935 i [14] ,  gelatin 1.383+0.1243 i [15] dan udara 1.00 [16] untuk panjang gelombang 632.8 nm . Tebal lapisan tipis Ag adalah 40 nm, tebal gelatin 20 nm
Gambar 3. (color online) Sistem SPR konfigurasi Kretschmann (a) Konvensional (b) dengan penambahan graphene
Sedangkan kurva ATR diperoleh melalui persamaan Fresnel [17] .
(2)
dengan
(3)
adalah  reflektivitas  permukaan  antara  medium i dan  medium j . adalah  komponen vektor  gelombang  yang  tegak  lurus  permukaan, adalah  komponen  vektor  gelombang sejajar dengan permukaan , sedangkan   dan   adalah ketebalan lapisan ke j dan tetapan dielektrik lapisan ke i
Sedangkan perhitungan sensitivitas biosensor SPR diperoleh melalui persamaan [18]
(4)
dengan adalah  selisih  sudut  SPR, adalah  perubahan  indeks  bias  dan adalah tetapan  dielektrik  bahan  dielektrik  .  Nilai  peningkatan  sensitivitas  biosensor  SPR dibandingkan dengan biosensor konvensional [19] .
Ag graphene gelatin udara

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kurva  ATR  Sistem  SPR  dengan  konfigurasi  tiga  lapisan  (Prisma/lapisan  tipis Ag/udara)
Pada sistem SPR, keberadaan bahan deteksi ditunjukkan dari adanya pergeseran dip pada kurva ATR (kurva reflektansi) terhadap dip kurva ATR sebelumnya. Jika pada sistem SPR konvensional  yang  belum  melibatkan  bahan  analit,  dip  terjadi  pada  sudut  tertentu  maka jika  kemudian  sistem  SPR  tersebut  melibatkan  bahan  analit  (gelatin  babi)  maka  terjadi perubahan  indeks  bias  pada  lapisan  dielektrik  di  bawah  lapisan  tipis  logam  Ag  sehingga terjadilah  pergeseran  dip  yang  ditunjukkan  mealui  kurva  SPR  seperti  pada  gambar  4. Berdasarkan gambar 3 dip pada sistem konvensional (Prisma/Ag/udara) terjadi pada sudut SPR  69. 4 0 sedangkan ketika terlibat gelatin babi, maka dip bergeser ke kanan yaitu pada sudut  69,93 0 .  Pada  penelitian  ini  digunakan  dua  variasi  indeks  bias  gelatin  yaitu 1.383+0.1243 i serta indeks bias 1.254. Nilai reflektansi untuk ketiga kurva relatif hampir sama yaitu  0.1076 (biru) dan 0.1094 (hitam).
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Spektrum ATR Sudut datang (derajat) R e fl e k ta n s i
Gambar 4. (color online) Kurva ATR sistem SPR dengan konfigurasi P/Ag/Udara (biru), konfigurasi P/Ag/gelatin babi/udara (kuning n=1.383+0.1243 i dan hijau n=1.354).

## Kurva ATR sistem empat lapisan dan lima lapisan dengan keterlibatan graphene
Keterlibatan  lapisan  graphene  pada  sistem  SPR  yang  bertujuan  untuk  mendeteksi keberadaan  gelatin  babi  (Prisma/Ag/graphene/gelatin/udara)  dapat  dilihat  melalui  adanya pergeseran  dip  kurva  ATR  gambar  4  dibandingkan  dengan  kurva  ATR  untuk  sistem konvensional  empat  lapisan  (Prisma/Ag/gelatin/udara).  Gambar  5  menunjukkan  adanya pergeseran  dip  semakin  ke  kanan  untuk  ketebalan  grafik  semakin  besar  yaitu  dari  1  nm sampai 4 nm.. Kopling antara evanescent wave dengan surface plasmon polariton terjadi pada  sudut  datang  tertentu  bergantung  pada  nilai  indeks  bias  tiap  lapisan  yang  terlibat dalam sistem biosensor SPR.
50 55 60 65 70 75 80 85 90 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Spektrum ATR Sudut datang (derajat) R e fl e k ta n s i
Gambar 5. (color online) Kurva ATR sistem empat lapisan variasi tebal grapheme Prisma/Ag/gelatin/udara(biru),sistem lima lapisaPrisma/Ag/graphene/gelatin/udara dengan variasi ketebalan graphene (hitam=1 nm, merah=2 nm,
kuning=3nm, hijau=4 nm).
Jika graphene merupakan  lapisan  yang  ditambahkan  di  bawah  Ag,  maka  kopling  terjadi pada  sudut  yang  berbeda.  Di  samping  bergantung  pada  indeks  bias  bahan,  kopling  yang terjadi juga bergantung pada ketebalan tiap lapisan dalam sistem biosensor SPR. Sehingga seperti  yang    telah  ditunjukkan  pada  gambar  5,  untuk  ketebalan  graphene  yang  berbeda, diperoleh dip kurva SPR yang berbeda pula.  Sudut SPR pada ketebalan graphene n=1 nm adalah pada 71.93 0 , pada n=2 nm adalah 72.75 0 , pada n=3 nm adalah 74.08 0 dan pada n=4 nm  pada  sudut  75.58 0 ,  sehingga  semakin  tebal  lapisan  graphene  yang  terlibat  (dalam  hal ini  sampai  4  nm),  maka  dip  semakin  bergeser  ke  kanan  yang  maknanya  adalah  semakin besar  sensitivitas  biosensor  tersebut.  Sedangkan  nilai  reflektansi  masing  masing  kurva adalah 0.1094 (biru), 0.1072 (hitam), 0.1029 (merah), 0.098 (kuning) dan 0.08835 (hijau).

## Peningkatan  Sensitivitas  melalui  perbandingan  kurva  ATR  sistem  tiga  lapisan, empat lapisan dan lima lapisan.
Pada  konfigurasi  biosensor  SPR  konvensional  tanpa  keterlibatan  gelatin (Prisma/Ag/udara) terlihat dip kurva ATR ada pada sudut 69.4 0 (warna biru). Keberadaan gelatin  babi  yang  dideteksi  menggunakan  sistem  biosensor  SPR  konvensional (Prisma/Ag/gelatin/udara)  ditunjukkan  melalui  kurva  reflektansi  atau  kurva  ATR  pada sudut  69.93 0 yaitu  yang  ditunjukkan  pada  sudut  SPR  berwarna  hitam  (gambar  6). Peningkatan  sensitivitas  yang  diukur  pada  deteksi  ini  melalui  persamaan  (5)  adalah (69.93 0 -69.4 0 )/ 69.4 0 x100%=0.76%
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Spektrum ATR Sudut datang (derajat) R e fl e k ta n s i
Gambar 6. (color online) Kurva ATR sistem tiga lapisan (biru), empatlapisan (hitam), lima lapisan (merah)
Sensitivitas  kurva  ATR  konvensional  tersebut  akan  meningkat  ketika  pada  sistem biosensor  SPR    ditambahkan  material  graphene.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  kurva  ATR berwarna merah. Kurva ATR ini dip nya bergeser ke kanan yaitu pada sudut 71.93 0 .(untuk tebal  graphene  1  nm).  Sehingga  peningkatan  sensitivitas  dapat  diperoleh  melalui persamaan (4) adalah (71.93 0 -69.93 0 )/6993x100%=2.86 %

## KESIMPULAN
Telah dilakukan kajian pengaruh material graphene terhadap kinerja biosensor SPR untuk mendeteksi  gelatin  babi  melalui  pengamatan  kurva  ATR.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa penambahan  graphene  meningkatkan  sensitivitas  biosensor  sebesar  2.86%.  Sedangkan ketebalan  graphene  juga  berpengaruh  terhadap  sensitivitas  biosensor.  Dengan memperbesar  ketebalan  graphene  sampai  4  nm,  kurva  ATR  semakin  bergeser  ke  kanan dan sensitivitas biosensor SPR semakin meningkat pula.

## DAFTAR PUSTAKA
1 Hasnah S H dan  Hamdan H, 2013, Experience of Non-Muslim Consumers on Halal as Third Party, Asian Social Science ; Vol. 9, No. 15.
2 Redaksi, 2009, 100 persen gelatin masih impor , Harian Republika, Jumat 15 Mei
3 J.  Homola,  2006,  Electromagnetic  Theory  of  Surface  Plasmons Springer  Series  on Chemical Sensors and Biosensors Method and Application , Springer Ser Chem Sens Biosens , 4, 3-44.
4 Green, R.J., Frazier, R.A., Shakesheff, K.M., Davies, M.C., Robert, C.J., dan Tendler, S.J.B., 2000,”Surface Plasmon Resonance Analysis of Dynamic Biological Interaction with Biomaterials’, Biomaterials , 21, 1823-1835.
5 He.L,  Musick.  M.D,  Nicewarner.  S.R,  Sallinas.F.G,  Benkovic.S.J,  Natan.M.J, Keating.C.D  ,2000 , Colloidal  Au-  Enhanched  SPR  for  ultra  sensitive  Detection  of DNA Hybridization , Journal Am.ChemSoc 122, 9071-9077.
6 Z  Salamon,  H  A.  Macleod,  and  G.  Tollin,  1997, Biochim.  Biophys.Acta 1331,  131- 152.
7 Sharma A K, 2013 Plasmonic biosensor for detection of hemoglobin concentration in human blood: Design considerations J. Appl. Phys . 114, 044701 10.1063/1.4816272
8 Wang,  F.,  Zhang,  Y.,  Tian,  C.,  Girit,  C.,  Zettl,  A.,  Crommie,  M.,  dan  Shen,  Y.R., 2008, Gate-Variable Optical Transitions in Graphene., Science 320, 206
9 Wardhani  D  P,  2012,  Kajian  Awal  Identifikasi  Perbedaan  Gelatin  Sapi  dan  Gelatin Babi  dengan  menggunakan  Biosensor  berbasis  Surface  Plasmon  Resonance  (SPR), Proceeding Seminar Nasional HFI Jateng-DIY.
10 Mayasari,2013, Kajian  Fenomena  Surface  Plasmon  Resonance  (SPR)  Pada Biosensor  SPR  dengan  Menggunakan  Material  Graphene ,    Skripsi  FMIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
11 Kretschmann  E  and  Raether  H  1968  Radiative  Decay  of  Non-Radiative  Surface Plasmons Excited by Light. Zeitschrift Naturforsh 23 A 2135-2136.
12 Wang, K., 2010,
Refractive Index of Schott N-SF10, website: http://www.filmetrics.com/refractive-index-database/Schott+N-SF10 ,  diakses  tanggal 6 Februari 2012.
13 Johnson P B and Christy R W 1972 Optical Constans of The Noble Metals Phys Rev B 6 No 12.
14 Gray,  A.,  Balooch,  M.,  Allegret,  S.,  Gendt,  S.D.,  dan  Wang,  W.E.,  2008,  Optical Detection  and  Characterization  of  Graphene  by  Broadband 64, Spectrophotometry . Journal of Applied Physics, Vol. 104, pp. 053109-053109-8.
15 H. Ding, J.Q. Lu, K.M. Jacobs, X.H. Hu, 2005, "Determination of Refractive Indices of Porcine Skin  Tissues  and  Intralipid  at  8 Wavelengths  between 325  and 1557nm", Journal of the Optical Society of America A , 22, 1151-1157.
16 Wu  L,  Chu  H  S,  Koh  W  S  and  Li  E  P  2010  Highly  Sensitive  Graphene  Biosensors base on Surface Plasmon Resonance, Optics Express 18 14 pp13143.
17 Rather  H  1986 Surface  Plasmons  on  Smooth  and  Rough  Surfaces  and  Gratings Berlin: (Springer-Verlag.)
18 Verma R, Gupta B D and Jha R  2011 Sensitivity enhancement of a surface plasmon resonance  based  biomolecules  sensor  using  graphene  and  silicon  layers Sensor  and Actuators B: Chemical 160 623-631
19 Adhib  M  and  Abraha  K  2011  Enhancement  of  sensitivity  in  Surface  Plasmon Resonance  Biosensor Using  graphene materials:  A theoretical  prediction Proceeding of  the 3rd  International Conferences And  Workshop On Basic And Applied Sciences Bandung. Preprint