“PADI LINGKO” TO REDUCE HEXAVALENT CHROMIUM LEVELS (Cr(VI)) IN CITARUM RIVER WATER SAMPLE
Suci Rizki Nurul Aeni 1* , Nurdin 2 , Ikhsan Faisal Ansori 3
123 Medical Laboratory Technology, Institut Kesehatan Rajawali, Indonesia
E-mail: * sua.tieq@gmail.com
Received: 07 Agustus 2023. Accepted: 30 November 2023. Published: 20 Desember 2023 DOI: 10.30870/educhemia.v8i2.21545
Abstract: Clean  water  is  increasingly  difficult  to  obtain,  even  though  water  is  a  chemical compound  that  is  very  important  for  living  creatures'  lives.  Industrial  and  domestic community  waste  are  a  big  problem  in  polluting  the  Citarum  River,  causing  the  water  to become  unfit.  One  of  the  toxic  heavy  metals  found  in  Citarum  River  water  is  chromium (Cr(VI)). The technique that can be used to remove the heavy metal Cr(VI) in Citarum river water  samples  is  adsorption  using  biological  material  (biosorption).  Biosorption  is  the process  of  absorbing  metal  ions  by  materials  originating  from  nature.  In  this  research, jengkol peel was used. A modification of this research from previous research is the design of the "Padi Lingko" tool. This research aims to determine the results of the function test of the  Padi  Lingko  tool  and  measure  chromium(VI)  levels  in  treated  Citarum  river  water samples. The results of the analysis show that the power supply measurement results are in accordance with the expected values. The speed test results show appropriate values, namely at a low speed of 213 rpm, a medium speed of 1109 rpm, and a high speed of 1225 rpm. The timer  test  results  show  the  appropriate  time,  with  an  average  error  factor  of  -0.02%.  The results  of  the  storage  bucket  test  showed  that  when  operated,  the  bucket  did  not  produce vibrations  or  noise  and  could  hold  water.  Apart  from  that,  there  are  no  leaks  in  the collection bucket. The test results show that the drive motor works well and can rotate the shaft  without  stuttering.  The  Padi  Lingko  tool  could  be  used  and  succeeded  in  reducing Cr(VI) until a final level of 0.0529 mg/L was obtained.
Keywords: Padi Lingko, Chromium(VI), Citarum river water
Abstrak: Air  bersih  semakin  sulit  didapatkan  padahal  air  merupakan  senyawa  kimia  yang sangat  penting  bagi  kehidupan  makhluk  hidup.  Limbah  industri  dan  limbah  domestik masyarakat  merupakan  masalah  besar  dalam  pencemaran  sungai  citarum  menyebabkan  air menjadi tidak layak digunakan. Salah satu logam berat yang bersifat toksik ditemukan di air Sungai  Citarum  ialah  logam  kromium  (Cr).  Teknik  yang  dapat  digunakan  untuk menghilangkan  logam  berat  Cr 6+ dalam  sampel  air  sungai  citarum  yaitu  adsorpsi menggunakan  material  biologis  (Biosorpsi).  Biosorpsi  merupakan  proses  penyerapan  ion logam  oleh  bahan  yang  berasal  dari  alam  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kulit  jengkol. Modifikasi penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu perancangan alat “Padi Lingko”. Tujuan  penelitian  adalah  mengetahui  hasil  uji  fungsi  dari  alat  Padi  Lingko  dan  kadar
kromium(VI)  dalam  sampel  air  sungai  Citarum  setelah  dilakukan  proses  treatment.  Hasil analisis menunjukan bahwa hasil pengukuran power supply adalah sesuai dengan nilai yang diharapkan. Hasil pengujian kecepatan menunjukkan nilai yang sesuai yaitu pada kecepatan rendah  sebesar  213  rpm,  sedang  1109  rpm  dan  tinggi  1225  rpm.  Hasil  pengujian  timer menunjukkan waktu yang sesuai, dengan rata-rata dengan  faktor kesalahan sebesar -0,02%. Hasil  pengujian  ember  penampung  didapatkan  bahwa  saat  dioperasikan  ember  tidak menghasilkan  getaran,  suara  yang  berisik  serta  dapat    menampung  air.  Selain  itu  tidak terdapat  kebocoran  pada  ember  penampung.  Hasil  pengujian  motor  penggerak  bekerja dengan  baik  dan  dapat  memutar  poros  tanpa  tersendat-sendat.  Alat  Padi  Lingko  dapat digunakan dan berhasil menurunkan Cr(VI) hingga didapat kadar akhir sebesar 0,0529 mg/L.
Kata kunci: Padi lingko, Kromium (VI), Air Sungai Citarum

## PENDAHULUAN
Pencemaran  air  sungai  semakin
sering terjadi mengakibatkan ketersediaan air bersih semakin berkurang (Juwono dan Subagiyo, 2019). Kualitas  air  sungai  di  Indonesia  pada umumnya  berada  pada  status  tercemar kategori  berat  (Badan  Pusat  Statistik, 2018). Sungai Citarum menjadi salah satu sungai  yang  tercemar  di  Jawa  Barat. Menurut Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Sekitar 2.800 pabrik  yang  berdiri  di  daerah  aliran sungai  Citarum  membuang  limbah produksinya  ke  Daerah  Aliran  Sungai Citarum.
Logam  berat  Kromium  heksavalen (Cr(VI))  yang  ditemukan  dalam  air limbah memiliki toksisitas tinggi (Enniya,  Rghioui  dan  Jourani,  2018; Jobby  et  al.,  2018).  Efek  toksik  Logam berat  Kromium  heksavalen  (Cr(VI))
menyebabkan
keracunan dan mengganggu  sistem  ekskresi.  Kadar
kromium  pada  air  sungai  Citarum  Desa Nanjung tahun 2019 adalah sebesar 4,912 ppm dan tahun 2020 yaitu sebesar 0,306 ppm  (Aeni,  Handarini  dan  Baehaki, 2019;  Solihat,  2021).  Nilai  ini  belum sesuai baku mutu kadar Cr(VI) dalam air sungai  menurut  PP  No.  82  tahun  2001 yaitu  maksimal  0,05  ppm.  Tingginya pencemaran  kromium(VI)  dalam  air Sungai  Citarum  dipicu  dari  tingginya aktivitas  manusia  dan  pertumbuhan industri  yang  kian  meningkat  (Sairin  et al, 2022)
Mengingat  kadar  Cr(VI)  yang  telah melebihi  ambang  batas  diperlukan adanya  penanganan  untuk  menurunkan kadar  Cr(VI)  dari  perairan.  Banyak metode  telah  dikembangkan  secara biologi  maupun  kimiawi  sebagai  upaya menurunkan kadar logam berat diantaranya,  termasuk  proses  adsorpsi, reaksi  oksidasi  atau  reduksi  kimia, presipitasi  kimia,  teknik  elektrokimia, pemulihan  evaporatif,  pertukaran  ion,
osmosis  balik,  dan  filtrasi  lumpur (Siddiquee  et  al.  2015).  Namun,  metode tersebut  cukup  mahal,  tidak  praktis,  dan tidak  spesifik  dalam  pengikatan  logam berat  (Ayangbenro,  2017).  Menyoroti beberapa kelemahan dari metode tersebut,  maka  dibutuhkan  adanya metode  alternatif  yang  lebih  ekonomis dan  sesuai.  Salah  satu  metode  tersebut adalah biosorpsi.
Biosorpsi merupakan
proses pemisahan  logam  berat  dari  limbah industri  atau  air  tercemar  yang  memiliki kelebihan antara lain lebih murah, ramah lingkungan  dan  regeneratif  sehingga dapat dijadikan alternatif dalam
penyisihan logam (Yuni, 2020).
Biomassa  kulit  jengkol  dapat  digunakan sebagai  media  penyerap  dan  gugus bermuatan  negatif  pada  kulit  jengkol memiliki kemampuan untuk mengikat ion Cr(VI) bermuatan postif pada sampel air (Pandia  dan  Warman,  2016;  Chaidir, Hasanah,  Zein  2015).  Berdasarkan analisis  tingkat  efisiensi  penyerapan logam  Cr(VI)  menggunakan  biosorben kulit  jengkol  terbukti  efisien  dengan penyerapan  mencapai  95,75%  (Solihat, 2021).
Masalah  pencemaran  lingkungan yang  perlu  medapat  perhatian  khusus yaitu  pencemaran  Cr(VI)  dan  limbah plastik.
Sebanyak 17,55%
dari
2.374.007,58 ton sampah di daerah aliran sungai  Citarum  merupakan  sampah plastik  (Sistem  Informasi  Pengelolaan Sampah  Nasional,  2021).  Bahan  plastik tersebut dapat didaur ulang seperti ember cat menjadi wadah pada alat Padi Lingko yang  dirancang untuk menurunkan kadar Cr(VI).
Pemilihan  nama  alat  Padi  Lingko merupakan  akronim  dari  Penyerap Bermedia  Kulit  Jengkol.  Huruf  “P”  dan “A”  diambil  darikata  “Penyerap”,  kata “DI” diambil dari kata “Bermedia”, huruf “Li”  diambil  dari  kata  “Kulit”,  dan “Ngko”  diambil  dari  3  kata  “Jengkol”. Padi Lingko berfungsi untuk menurunkan kadar kromium heksavalen (Cr(VI)) pada air  sungai.  Pemilihan  kata  padi  merujuk pada  kemanfaatan  padi  bagi  kehidupan manusia  (Kinanti  dan  Rachman,  2018). Lingko  berasal  dari  bahasa  Manggarai yang berarti tersambung atau terintegrasi. Pemilihan  kata  ini  diharapkan  alat  ini menjadi alat penyambung untuk memenuhi  kebutuhan  air  untuk  umat manusia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut:  “Bagaimana  hasil  uji  fungsi  alat Padi  Lingko  dalam  menurunkan  kadar kromium  heksavalen  (Cr(VI))  pada sampel air sungai Citarum”
Tujuan  penelitian  adalah  Membuat rancangan dan prototipe alat Padi Lingko, mengetahui  hasil  uji  fungsi  alat  Padi Lingko,  dan  mengetahui  kadar  akhir kromium  heksavalen  Cr(VI)  pada  air sungai  Citarum  setelah  dilakukan  proses pengolahan dengan alat Padi Lingko.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan
adalah deskriptif.
Penelitian ini
memaparkan  hasil  pengujian  dari  alat Padi  Lingko  dan  kadar  kromium(VI) dalam sampel air sungai Citarum setelah dilakukan proses treatment oleh alat Padi Lingko.
Variabel  adalah  fenomena  yang berhubungan  dengan  penelitian  yang diamati  atau  diukur  (Rinaldi  dan Mujiyanto,  2017).  Variabel  dalam penelitian ini adalah alat Padi Lingko dan kadar  logam  berat  kromium  (VI)  pada sampel air Sungai.
Sampel yang diambil dalam penelitian  ini  yaitu  sampel  air  sungai Citarum di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.  Adapun  teknik  sampling  pada penelitian  adalah  metode purposive sampling .
Alat  yang  digunakan    alumunium foil,  autoklaf,  batang  pengaduk,  corong, erlenmeyer  100  mL  dan  500  mL,  pH
meter,  saringan  150  μm,  sentrifuge, spatula,  spidol,  gelas  kimia  100  mL  dan 1000  mL,  gelas  Ukur  100  mL,  hotplate, kertas  HVS,  kertas  label,  kertas  saring, kuvet,  neraca  analitik,  pipet  filler,  pipet tetes,  pipet  ukur  5  mL,  dan  25  mL, spektrofotometer UV- Vis, tip, labu ukur 25  mL,  50  mL,  100  mL  dan  1000  mL, magnetic  stirrer,  mikropipet,  palu,  paku 5,  kuas  cat,  gergaji,  soldier,  tang,  bor,
obeng dan amplas.
Bahan  yang  digunakan  yaitu  aseton, aquades, aquabides, kulit jengkol, HNO 3, H 2 SO 4 pekat,  kristal  1,5-difenilkarbazid, K 2 Cr 2 O 7, NaOH, sampel air sungai, pipa, kran  air,  papan  kayu,  skrup,  timah, batang besi, kabel power, dynamo, saklar on off, s peed controller, timer controller, plat besi, vernis, lem pipa, ember cat.

## Prosedur Kerja

## Uji Pendahuluan
Uji Pendahuluan Fisik dilakukan melalui pengamatan  terhadap  warna,  kekeruhan, bau,  dan  pH  air (Baehaki  et  al,  2020).
Adapun Uji Pendahuluan Kimia
dilakukan  pengukuran  kadar  awal  logam berat  Cr(VI)  (Aeni,  Baehaki,  dan Handarini, 2019; Marlina, 2019).

## Pembuatan Larutan Difenilkarbazid
Ditimbang  sebanyak  0,125  gram Kristal  1,5-difenilkarbazida,  kemudian dilarutkan  dengan  aseton  di  dalam  labu
ukur  25  ml.  Ditambahkan  aseton  hingga tanda batas kemudian dihomogenkan.

## Pembuatan Larutan Standar Cr(VI)
Pembuatan  Larutan  Standar  Cr(VI) 100  ppm,  timbang  K 2 Cr 2 O 7 sebanyak 10 mg, dilarutkan dengan akuades dalam labu ukur 100 ml. Kemudian dihomogenkan hingga terlarut sempurna.

## Pembuatan  Deret  Larutan  Standar
Cr(VI) dan Kurva standar Cr(VI)
Larutan standar Cr(VI) dibuat dengan konsentrasi  0,3;  0,6;  0,9;  1,2;  dan  1,5 ppm sebanyak 10 ml dari larutan standar K 2 Cr 2 O 7 100
ppm. Kemudian ditambahkan 2 mL larutan H 2 SO 4 dan 0,5 mL 1,5-difenilkarbazida. Dilakukan pengukuran dengan menggunakan Spektrofotometer  UV-Visibel  (UV-Vis) pada panjang gelombang 540 nm.

## Pengukuran kadar logam Cr(VI) awal
Sampel  air  disaring  dengan  kertas saring.  Filtrat  dipipet  sebanyak  2,5  ml dimasukan ke dalam tabung Ditambahkan  2  ml  larutan  H 2 SO 4 dan ditambahkan 0,5 ml 1,5-difenilkarbazida. Larutan  yang  telah  berwana  kemudian diukur  menggunakan  Spektrofotometer UV-Visibel  (UV-Vis)  pada  panjang gelombang 540 nm.

## Pembuatan Alat Padi Lingko
Disiapkan alat dan bahan.
Dibersihkan ember dan lakukan
pelubangan  ember  di  bagian  pinggir bawah  sebagai  output  air  dan  di  bagian pinggir  atas  sebagai  input  air  dengan ukuran  diameter  2  cm  menggunakan  bor pembolong  lalu  diamplas,  Dipasangi kran, Dipasangi pipa, Dipotong besi siku ukuran  60  cm  sebanyak  4  buah  dan ukuran  30  cm  sebanyak  12  buah, kemudian
Dilakukan pengelasan sehingga  menjadi  rangka  alat  berbentuk balok. Dilakukan  pemotongan  pipa  air plastik  ukuran  3'  sebesar  60  x  30  cm sebanyak  2  buah.  Diratakan  pipa  air plastik  tersebut  dengan  cara  dipanaskan. Dipasangkan  pipa  air  plastik  menutupi bagian  rangka.  Dilakukan  pemotongan pipa air plastik ukuran 3' sebesar 30 x 30 cm  sebanyak  3  buah.  Dipasangkan  pipa air plastik yang telah diratakan menutupi bagian  rangka  atas  dan  bawah  serta ditengah-tengah  alat  sebagai  alas  untuk menyimpan dinamo. Dilakukan pemasangan  rangkaian  komponen  alat “Padi  Lingko”  seperti  dinamo,  speed controller,  timer  controller,  tachometer, regulator,  tombol  on/off,  dan  kabel power.
Batang pengaduk dibuat dari stainless steel dengan ukuran panjang 20 cm.  Kemudian  batang  dipasangkan  ke dynamo  agar  dapat  mengaduk  secara otomatis.  Batang  pengaduk  ditempatkan di  tengah  ember  penampung  air.
Kemudian  batang  pengaduk  Alat  Padi Lingko diujicobakan pada sampel. Tahap terakhir  adalah  memastikan  alat  siap digunakan.  Desain  alat  Padi  Lingko terdapat pada gambar 1.
Gambar  1. Desain Alat Padi Lingko

## Uji  Fungsi  Komponen  Pada  Alat  Padi Lingko

## Pengukuran Rangkaian Power Supply
Alat  “Padi  lingko”  dinyalakan  untuk uji  power  supply.  Kemudian  diukur tegangan yang keluar dari power supply

## Pengujian Pengukuran Kecepatan
Alat  “Padi  lingko”  dinyalakan  untuk uji  pengukur  kecepatan.  Dilakukan pemutaran dengan kecepatan dari rendah ke  kecepatan  tinggi.  Dilihat  monitor tachometer  apakah  dapat  menampilkan kecepatan mesin

## Pengujian Timer
Alat  “Padi  lingko”  dinyalakan  untuk uji timer. Dilakukan
pengujian pengaturan  waktu  5,  15,  30,  45,  60,  75 dan  90  menit.  Stopwatch  dinyalakan untuk  mengukur  kesesuaian  waktu.
Dicatat  hasil  pembacaan  dan  diukur selisihnya.

## Pengujian  Ember  Cat  Sebagai  Unit Produksi
Dimasukkan  air  sebanyak  3  liter. Dinyalakan  alat.  Dilakukan  pemutaran dari  kecepatan  rendah  ke  kecepatan tinggi.  Lakukan  pengamatan  getaran  dan suara yang timbul.

## Pengujian Motor Penggerak
Alat  “Padi  lingko”  dinyalakan  untuk uji  Motor  penggerak.  Motor  penggerak dinyalakan  pada  pemutaran  kecepatan rendah  hingga  kecepatan  tinggi.  Diamati apakah  motor  penggerak  dapat  berfungsi dengan baik atau tidak.
Pembuatan Biomassa (Chaidir, Hasanah, Zein 2015) Kulit  jengkol  diuji  determinasi terlebih dahulu. Kulit jengkol dikeringkan,  kemudian  setelah  kering, dihaluskan  dan  diayak  menggunakan ayakan  150  μm.  Selanjutnya  direndam dengan HNO 3 0,01M selama 2 jam. Kulit jengkol  selanjutnya  disaring  dan  dibilas sampai  netral  dengan  menggunakan aquabides.

## Pengambilan  Sampel  (Baehaki  et  al., 2020)
Alat  pengambil  contoh  air  yang terbuat  dari  botol  kaca  steril  disterilisasi terlebih dahulu. Sebelum digunakan, Alat
dibilas dengan sampel air sungai. Sampel air  sungai  dimasukan  ke  dalam  botol penampung  hingga  penuh.  Botol  yang telah  terisi  diangkat  lalu  segera  disaring dengan  kertas  saring.  Ditambahkan pengawet HNO 3 sampai pH=3.
Treatment  sampel  air  sungai  Citarum menggunakan alat Padi Lingko (Chaidir, Hasanah, Zein 2015)
Sampel air dimasukkan ke dalam alat Padi Lingko sebanyak 3 L.  Ditambahkan biosorben kulit jengkol sebanyak 3 gram.
Alat  “Padi  Lingko”  dinyalakan.  Diatur kecepatan sebesar 300 rpm selama 1 jam. Sampel diukur konsentrasinya.
Pengukuran  kadar  logam  Cr(VI)  akhir setelah dilakukan treatment dengan alat Padi Lingko
Sampel  air  disaring  dengan  kertas saring.  Filtrat  dipipet  sebanyak  2,5  ml. Ditambahkan 2 ml larutan H 2 SO 4 dan 0,5 ml  difenilkarbazida  ke  dalam  sampel. Larutan  diukur  dengan  menggunakan Spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 540 nm.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alat  “Padi  Lingko”  dirancang  sesuai dengan  prosedur  yang  telah  disusun.
Kemudian, komponen alat diuji keberfungsiannya.  Fisik  dari  alat  Padi Lingko dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Alat Padi Lingko
Kulit  jengkol  yang  digunakan sebagai  biosorben  ini  dipilih  dari  buah jengkol  yang  sudah  matang  dan  tua. Terhadap kulit jengkol kemudian dilakukan  beberapa  perlakuan  sehingga menjadi biosorben kulit jengkol berwarna coklat  dan  terdiri  dari  serbuk  halus  serta terdapat  beberapa  gumpalan  biosorben. Gambar  biosorben  kulit  jengkol  dapat dilihat  pada Gambar 3.
Sampel  air  sungai  diukur  kadar Cr(VI)  sebelum  dan  sesudah  treatment dengan “Padi Lingko” menggunakan alat spektrofotometri  UV-Vis  pada  540  nm. Titik  lokasi  sampling  air  sungai  Citarum dapat dilihat pada Gambar 4.
(A) (B) (C)
Gambar 3. Biosorben Kulit Jengkol Dari Kiri Ke Kanan : A) Kulit Jengkol, B) Kulit Jengkol Yang Telah Dihaluskan, C) Biosorben Kulit Jengkol
Gambar 4. Titik Lokasi Sampling di Demplot Citarum Harum Sektor 7

## Hasil  Pengukuran  Rangkaian  Power Supply
Setelah  alat  Padi  Lingko  selesai dibuat  maka  dilakukan  pengukuran
terhadap  rangkaian  power  supply.  Hasil pengukuran  rangkaian  power  supply disajikan pada tabel  1.
Tabel 1. Hasil Pengukuran Rangkaian Power Supply Hasil Pengukuran ke Tegangan yang dibutuhkan (V) 12 V 220 V 1 12 V 220 V 2 12 V 220 V 3 12 V 220 V 4 12 V 220 V 5 12 V 220 V Rata-rata 12 V 220 V Standar Deviasi 0 0 Komponen  yang  menggunakan  arus listrik  memerlukan  tegangan    listrik  220 V. Sedangkan, terdapat beberapa komponen  yang  memerlukan  tegangan listrik  lebih  rendah  dari  220  V  maka diperlukan transformator untuk menurunkan tegangan tersebut
(Pangemanan,  Kurniawan,  dan  Sarwito, 2017).  Trafo  yang  digunakan  pada  alat Padi  lingko  berjenis  step  down  dengan bantuan  regulator.  Hasil  pengukuran tegangan  pada  komponen  didapatkan hasil tegangan 12 V.

## Pengatur Kecepatan
Hasil  uji  kecepatan  yang  telah dilakukan dipilih pada kecepatan rendah, sedang,  dan  tinggi.  Kecepatan  diukur dengan  Tachometer  dihasilkan  data sesuai dengan kecepatan yang sebenarnya.  Hasil  pengukuran  pangatur kecepatan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Kecepatan Pemutar
No. Skala Kecepatan Hasil Pengujian 1. Rendah Tachometer menunjukan kecepatan sebesar 213 rpm
2. Sedang Tachometer menunjukan kecepatan sebesar 1109 rpm
3. Tinggi Tachometer menunjukan kecepatan sebesar 1225 rpm Pengatur  kecepatan  Alat  dipasang agar kecepatan pengadukan bisa terkontrol.  Pengadukan  menyebabkan tumbukan  antara  ion  logam  dan  partikel biosorben  sehingga  proses  biosorpsi dapat  berjalan  dengan  optimal.  Ketika kecepatan pengadukan meningkat, frekuensi  tumbukan  meningkat  sehingga presentase
penyisihan meningkat
(Chathuranga  et  al.,  2014).  Hasil pengujian  skala  kecepatan  rendah tachometer  menunjukkan  kecepatan  213 rpm,  Skala  kecepatan  sedang  tachometer menunjukkan  kecepatan  1109  rpm  dan Skala  kecepatan  tinggi  tachometer menunjukkan kecepatan 1225 rpm.

## Hasil Pengujian Timer
Pengujian timer yang dipasang di alat “Padi  Lingko”  menggunakan  beberapa variasi  pengaturan  waktu  dengan  satuan berupa menit yaitu 15, 30, 45, 60, 75, dan 90  menit.  Hasil  pengujian  timer  dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Timer No. Pengaturan Waktu (Menit) Pembacaan Stopwatch (menit) Selisih Pengukuran (menit) Faktor kesalahan   (%) 1 15 14,05 -0,95 6,33 2 30 29,12 -0,88 2,93 3 45 46,36 1,36 -3,02 4 60 60 0 0,00 5 75 75,01 0,01 -0,01 6 90 86 -4 4,44 Faktor Kesalahan Rata-rata (%) 1,78
Laju biosorpsi akan meningkat secara signifikan  dengan  bertambahnya  waktu kontak  hingga  mencapai  kesetimbangan atau  titik  optimal  (Lapik,  2017).  Proses pengujian      Timer  delay  relay  dilakukan dengan membandingkan kesesuaian waktu  antara  timer  delay  relay  dengan stopwatch.  Pengaturan  waktu  yang dipilih  yaitu  15,  30,  45,  60,  75,  dan  90
menit.  Selisih  waktu  pengukuran  timer yang paling besar 45 menit dengan selisih 1,36  menit.  Hasil  selisih  pengukuran yang paling kecil 90 menit dengan selisih -4 menit. Sedangkan pada 60 menit tidak ada  selisih  waktu  pengukuran  dan stopwatch.
Berdasarkan hasil pengukuran didapat  faktor  kesalahan  terbesar  yaitu
sebesar 6,33% pada pengaturan 15 menit dan faktor kesalahan 0% pada pengaturan waktu  60  menit.    Rata-rata  faktor kesalahan  pada  pengujian  timer  yairu sebesar 1,78%. Variasi selisih pengukuran  tersebut  dipengaruhi  oleh ketidakpastian dari waktu reaksi pengujian.

## Hasil  Pengujian  Ember  Cat  Sebagai Unit Produksi
Ember  yang  telah  dipasangkan  pada unit  “Padi  Lingko”  diuji  getaran  dan noise  nya  terlebih  dahulu.  Hasil pengujian  ember  cat  sebagai  unit produksi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Ember Cat Sebagai Unit
Produksi
No. Cara Pengujian Hasil Pengujian 1. Ketika mesin difungsikan apakah ember menghasilkan getaran dan suara yang berisik
Ember tidak menghasilkan getaran dan suara yang berisik. 2. Memberi air ke dalam ember Ember dapat menampung air dan tidak terdapat kebocoran. Hasil  pengujian  didapat  bahwa ember  cat  yang  digunakan  tidak mengalami kebocoran dan tidak
menghasilkan suara pada saat digunakan. Ember  yang  digunakan  pada  alat
pengolahan  air  tidak  boleh  bocor  dan tidak menghasilkan suara berisik (Febriyanto dan Budijono, 2015).

## Hasil  Pengujian  Motor  Penggerak Sebagai Unit Penggerak
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  cara mengamati  motor  penggerak  pada  saat alat  Padi  Lingko  dioperasikan.  Motor penggerak  beroperasi  secara  stabil.  Alat Padi  lingko  menggunakan  dinamo dengan  tegangan  12  V  dengan  arus  DC dalam pengoperasiannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa motor listrik bekerja dengan  baik  dan  dapat  memutar  poros tanpa tersendat-sendat.

## Hasil  Pengukuran  Cr(VI)  Sebelum  dan
Sesudah  dilakukan  Treatment      Oleh Alat Padi Lingko.
Pengukuran    kadar  Cr(VI)  dilakukan sebelum dan sesudah pemberian treatment  oleh  alat  “Padi  Lingko”.  Deret standar  Cr(VI)  dibuat  dan  diukur absorbansinya  untuk  perancangan  Kurva standar  Cr(VI).  Hasil  pengukuran  deret standar dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil pengukuran absorbansi deret
standar Konsentrasi (mg/L) Absorbansi 0,3 0,457 0,6 0,597 0,9 0,683 1,2 0,776 1,5 0,889 1,8 0,966 Berdasarkan data absorbansi kemudian diplot kurva sehingga diketahui  peramaan  garis  linear  deret
standar  tersebut.  Penyajian  kurva  deret standar  dapat  dilihat  pada  Gambar  5. Setelah  didapatkan  persamaan  garis kemudian  dilakukan  pengukuran  kadar awal Cr(VI) pada sampel. Hasil uji kadar awal Cr(VI) dapat dilihat pada Tabel 6.
Gambar 5. Kurva Kalibrasi Larutan Standar Cr(VI)
Sebelum  melakukan  pengukuran
Cr(VI) terlebih dahulu dibuat kurva deret standar. Larutan deret standar dibuat dari larutan K 2 Cr 2 O 7 dengan konsentrasi 1000 ppm yang kemudian dibuat deret dengan konsentrasi 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; dan 1,8 (Baehaki et al., 2020).
Persamaan  garis  yang  dihasilkan pada  Gambar  5  diperoleh  dengan  cara mengalurkan  antara  nilai  absorbansi larutan standar Cr(VI)
dengan konsentrasi  deret  standar  Cr(VI).  Nilai koefisien  regresi  yang  diperoleh  adalah R 2 =  0,9938.  Nilai  koefisein  korelasi menunjukkan hubungan yang kuat antara
konsentrasi  larutan  (sumbu  x)  dan absorbansi  (simbu  y).  Hubungan  linear yang ideal dicapai jika R 2 = 1 atau R 2 = - 1  (Saputra,  2016).  Persamaan  garis  y  = 0,3347x + 0,3766 adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung konsentrasi Cr(VI)  dalam  sampel  (Baehaki  et  al., 2020).
Tabel 6. Kadar Cr(VI) Pada Sampel Sebelum
Proses Treatment Pengula ngan Penguk uran Absorbansi sebelum proses treatment Kadar awal logam Cr(VI) (ppm) Rata-rata kadar awal logam Cr(VI) (ppm) I 0,4620 0,2552 0,2542 II 0,4610 0,2522 III 0,4620 0,2552
Pada  Tabel  6  dapat  dilihat  kadar  awal Cr(VI)  pada  sampel  yaitu  sebesar 0,2542  ppm  yang  kadarnya  melebihi batas  maksimal  Cr(VI)  dalam  air  yaitu 0,05 mg/L (PP RI No 82 Tahun 2001).
Hasil  kadar  Cr(VI)  sebelum  dan sesudah  treatment  dapat  dilihat  pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 7 didapatkan persentase  penurunan  Cr(VI)  pada sampel  air  Sungai  Citarum  sebesar 79,145%.  Diagram  penurunan  kadar Cr(VI)  dalam  sampel  sebelum  dan setelah  dilakukan  proses  treatment terhadap  sampel  menggunakan  alat  Padi Lingko disajikan dalam Gambar 6.
y = 0,3347x + 0,3766 R² = 0,9938 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 0 0,5 1 1,5 2 Ab so rb an si Konsentrasi (mg/L) Kurva Kalibrasi Standar Cr(VI)
Tabel 7. Kadar Cr(VI) Pada Sampel Sebelum dan Sesudah Proses Treatment
Pengukuran Pengulangan ke 1 2 3 Absorbansi Cr(VI) sebelum treatment dengan alat Padi Lingko 0,462 0,461 0,462 Absorbansi Cr(VI) sesudah dengan alat Padi Lingko 0,393 0,396 0,394 Konsentrasi sebelum treatment dengan alat Padi Lingko 0,2551 0,2521 0,2551 Konsentrasi setelah treatment dengan alat Padi Lingko 0,0489 0,0579 0,0519 Persentase penurunan kadar Cr(VI) 80,7963 77,0142 79,6253 Rerata Persentase penurunan kadar Cr(VI) 79,1453 Gambar 6 Penurunan Konsentrasi Cr(VI) Sebelum dan Sesudah Proses Treatment  Dengan Alat Padi Lingko
Berdasarkan  Gambar  6  didapatkan penurunan  kadar  Cr(VI)  setelah  proses treatment  adalah  sebesar  0,2013  mg/L. Adapun rerata kadar akhir Cr(VI) setelah dilakukan  proses    treatment  sebesar 0,0529 mg/L.
Pengujian  kadar  Cr(VI)  pada  sampel air  sungai  Citarum  sebelum  dilakukan treatment  didapatkan  nilai  konsentrasi Cr(VI)  sebesar  0,0489  mg/L,  0,0579 mg/L  dan  0,0519  mg/L  dengan  nilai rerata  0,0529  mg/L.  Kadar  tersebut masuk  pada  batas  maksimal  Cr(VI) dalam air yaitu 0,05 mg/L (PP RI No 82 Tahun 2001).
Sampel  air  sungai  Citarum  tersebut dilakukan  treatment  dengan  alat  Padi
Lingko  dengan  penambahan  biosorben kulit jengkol. Prosedur treatment merujuk pada penelitian Sholihat, (2021) mengenai  “Pemanfaatan  Kulit  Jengkol ( Pithecellobium jiringa ) Untuk Menurunkan Kadar Kromium Heksavalen  (Cr(VI))  Pada  Air  Sungai
Citarum.  Berdasarkan  penelitian  tersebut didapat nilai optimum  jumlah biosorben sebanyak  0,1  gram/100  mL;  waktu kontak  selama  1  jam;  dan  kecepatan pemutaran sebesar 300 rpm.
Air  yang  dapat  diolah  pada  setiap kali  alat  Padi  Lingko  beroperasi  adalah sebanyak 3 liter sehingga biosorben yang diperlukan  sebanyak  3  gram,  waktu kontak tetap selama 1 jam dan kecepatan pemutaran  300  rpm.  Sampel  ditreatment kemudian  diuji  kadar  Cr(VI)  dengan spektrofotometri UV-Vis.
Kadar  Cr(VI)  dalam  sampel  air sungai  setelah  treatment  yaitu  0,0489 mg/L,  0,0579  mg/L  dan  0,0519  mg/L dengan nilai rerata sebesar 0,0529 mg/L. Kadar  tersebut  telah  masuk  pada  batas maksimal  Cr(VI)  dalam  air  yaitu  0,05 mg/L (PP RI No 82 Tahun 2001). Namun
masih  diperlukan  penelitian  lanjutan mengenai  jumlah  optimum  biosorben,
waktu kontak, dan kecepatan pengadukan.
Berdasarkan  hasil  analisis  terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi hasil  yang  diperoleh  yaitu  laju  biosorpsi akan meningkat secara signifikan dengan bertambahnya  waktu  kontak  hingga mencapai  kesetimbangan  atau  waktu kontak  optimum  (Lapik,  2017);  dan biosorpsi  logam  berat  dipengaruhi konsentrasi  biomassa  yang  ditambahkan (Aryal dan Kyrikiades, 2015).
Berdasarkan  proses  yang  sudah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan penelitian  yaitu  (1)  Tidak  terpasangnya vibrometer  pada  pengujian  ember  cat sebagai  unit  produksi  yang  bertujuan untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya kebocoran  dan  getaran;  (2)  Tidak menggunakan  desimeter  pada  pengujian motor  penggerak  sebagai  unit  penggerak yang  bertujuan  untuk  mengetahui  ada atau  tidaknya  suara  bising  yang dihasilkan oleh dynamo.
Kerjasama  dengan  instansi  yang memiliki  alat  ukur  kebisingan  dan getaran sangat diperlukan dalam mengatasi keterbatasan penelitian.
Sehingga  pengujian  dilaksanakan  secara ilmiah  dan  hasil  yang  didapatkan  telah terstandar.

## KESIMPULAN
Prototipe  alat  Padi  Lingko  berhasil dibuat  dengan  bagian  berupa  pengatur kecepatan, pengaturan waktu, penghitung kecepatan,  wadah  penampung  air,  dan motor  penggerak.  Alat  Padi  Lingko memiliki  kapasitas  yang  layak  untuk mengelola sampel air sungai Citarum, hal ini  ditunjukan  dengan  hasil  uji  fungsi yang  meliputi:  (a)  hasil  pengukuran power  supply  sesuai  dengan  nilai  yang diharapkan  yaitu,  12  V  dan  220  V;  (b) hasil  pengujian  kecepatan  menunjukkan nilai  yang  sesuai  yaitu  pada  kecepatan rendah  sebesar  213  rpm,  kecepatan sedang sebesar 1109 rpm, dan kecepatan tinggi 1225 rpm; (c) hasil pengujian timer menunjukkan  waktu  yang  sesuai  dengan rata-rata  faktor  kesalahan  sebesar  - 0,02%;  (d)  hasil  pengujian  ember  cat sebagai  unit  produksi  didapatkan  hasil bahwa  ember  cat  tidak  menghasilkan getaran dan suara yang berisik serta dapat menampung  air  dan  tidak  terjadi kebocoran;  (e)  hasil  pengujian  motor penggerak  sebagai  unit  penggerak didapatkan  hasil  bahwa  motor  listrik bekerja  dengan  baik  dan  dapat  memutar poros tanpa tersendat-sendat. Penggunaan treatment alat Padi  Lingko pada sampel air sungai Citarum menunjukan penurunan  Cr(VI)  dengan  kadar    akhir sebesar 0,0529 mg/L.

## DAFTAR RUJUKAN
Aeni,  S.R.N.,  Handarini  and  Baehaki,  F.
(2019)  ‘Biosorpsi  logam  berat kromium  heksavalen  (Cr6+)  dalam sungai  Citarum  di  desa  Nanjung menggunakan biomassa Saccharomyces cerevisiae’, Prosiding  Seminar  Nasional  Kimia [Preprint]. Aryal,  M.  and  Liakopoulou-kyriakides,
M.  (2015)  ‘Bioremoval  of  heavy metals by bacterial biomass’,
Environmental Monitoring and Assessment, 187(November 2014), p. 4173. Available at:
https://doi.org/10.1007/s10661-014-
4173-z.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018)  ‘  Statistik
Lingkungan Hidup Indonesia.
Baehaki,  F.  et  al.  (2020)  ‘Utilization  of Salacca  zalacca  seeds  as  chromium(VI) adsorbents’,  Periodico  Tche  Quimica, 17(34),  pp.  200–212.  Available  at: http://repository.lppm.unila.ac.id/28891/1 /UTILIZATION_OF_Salacca_zalacca_S EEDS_AS_CHROMIUM_V.pdf .
Chaidir,  Z.,  Hasanah,  Q.  and  Zein,  R. (2015)  ‘Penyerapan  ion  logamcr(iii)
dan cr(vi) dalam larutan menggunakan  kulit  buah  jengkol (Pithecellobium jiringa(JACK)
PRAIN.)’,  Jurnal  Riset  Kimia,  8(2),
pp. 189–199. Available at: http://jrk.fmipa.unand.ac.id/index.ph p/jrk/article/view/239/220.
Chathuranga,  P.K.D.  et  al.  (2014)
‘Biosorption and Desorption of Lead
(  II)  by  Hydrilla  verticillata’, Bioremediation Journal, 18(December  2014),  pp.  192-203. Available at:
https://doi.org/10.1080/10889868.20
14.910492.
Dinas  Bina  Marga  dan  Penataan  Ruang Provinsi  Jawa  Barat.  (2020)  ‘Sungai Citarum  (1)  :  “Tempat  Sampah Raksasa” yang Mendunia’. Available at:
http://dbmtr.jabarprov.go.id/sungai- citarum-1-tempat-sampah-raksasa- yang-mendunia/
Enniya,  I.,  Rghioui,  L.  and  Jourani,  A.
(2018)  ‘Adsorption  of  hexavalent chromium  in  aqueous  solution  on activated carbon prepared from apple peels’,  Sustainable  Chemistry  and Pharmacy,  7(September  2017),  pp.
9–16. Available at: https://doi.org/10.1016/j.scp.2017.11 .003 . Febriyanto,  D.,  dan  Budijono,  A.  P. (2015)  ‘Rancang  Bangun  Mesin Pengaduk Petis Semi Otomatis’, Journal of Education Technology Students, 2(03).
Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/2308 09830.pdf Jobby,  R.  et  al.  (2018)  ‘Chemosphere
Biosorption and biotransformation of hexavalent chromium [ Cr ( VI )]: A comprehensive review’, Chemosphere,  207,  pp.  255–266. Available at:
https://doi.org/10.1016/j.chemospher
e.2018.05.050.
Juwono,  P.  T.,  dan  Subagiyo,  A.  (2019) ‘Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  dengan  Wilayah  Pesisir. Malang  :  Universitas  Brawijaya Press.
Kinanti,  K.  P.,  dan    Rachman,  A.  K.
(2019)  ‘Padi  bagi  masyarakat
Indonesia: Kajian semantik inkuisitif pada Peribahasa Indonesia’, Basastra, 8(1), 29-43. Available at: https://jurnal.unimed.ac.id/2012/inde x.php/basastra/article/view/12937/ 11029
Lapik,  C.  (2017)  Biosorpsi  logam  berat
Cr(VI) dengan
menggunakan biomassa  Saccharomyces  cerevisiae.
Universitas  Hasanudin.  Available  at:
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_fil es/temporary/DigitalCollection/MzB hODZmOGEwZjNkMzc5MGE5OTk
3ZDVjNGQyMjBkOGI4ZjIyMzc2Z g==.pdf.
Pandia,  S.,  dan  Warman,  B.  (2016) ‘Pemanfaatan  kulit  jengkol  sebagai adsorben  dalam  penyerapan  logam CD  (ii)  pada  limbah  cair  industri pelapisan  logam’,  Jurnal  Teknik Kimia  USU, 5(4),  57-63.  Available at:
https://talenta.usu.ac.id/jtk/article/vie w/1556
Pangemanan,  G.  A.,  Adi  Kurniawan,  S.
T.,  dan  Sarwito,  M.  I.  S.  (2017) ‘Kajian  Eksperimen  Discharge  Test pada Baterai 12 V yang Dihubungkan  dengan  Motor  DC
Feedback  Tipe  No.  63-110  di Laboratorium  Listrik  dan  Otomasi Kapal’, Skripsi.  Departemen  Teknik Sistem Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/2914 61620.pdf
PP  RI.  (2001)  ‘Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas Air  dan  Pengendalian  Pencemaran Air’, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia,  1-41.  Available  at: http://www.luk.staff.ugm.ac.id/atur/s
da/PP82 2001PengelolaanKualitasAir.pdf Rinaldi,  S.  F.,  dan  Mujiyanto,  B.  (2017) ‘Metodologi Penelitian dan Statistika.  Jakarta  :  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sistem  Informasi  Pengelolaan  Sampah Nasional. (2020) Kinerja pengelolaan sampah DAS. Available at: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/publi c/home/das/1. Solihat,  R.  (2021)  ‘Pemanfaatan  kulit
jengkol (Pithecellobium jiringa)
sebagai  biosorben  logam  berat kromium heksavalen (Cr(VI)’, Karya Tulis  Ilmiah.  Program  studi  diploma III Institut Kesehatan Rajawali Yuni, D. P. (2020) ‘Dampak Pencemaran Logam  Berat  (Timbal,  Tembaga, Merkuri, Kadmium, Krom) Terhadap Organisme  Perairan  dan  Kesehatan Manusia’,  Jurnal  Akuatek, 1(1),  59- 65.