## TEKNIK VOLTAMETRI PELUCUTAN ANODIK GELOMBANG PERSEGI UNTUK PENENTUAN KADAR LOGAM Cu DALAM KANGKUNG AIR
Irdhawati Irdhawati * , Liana Sari, Ida Ayu Raka Astiti Asih
1 Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana
* email: irdhawati@unud.ac.id
Received 6 July 2016
Accepted 30 November 2016

## Abstrak
Analisis  logam  berat  Cu  (II)  dilakukan  dengan  metode  voltametri  pelucutan  anodik gelombang persegi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas metode voltametri pelucutan  anodik  yang  digunakan  dalam  pengukuran  kadar  logam  Cu  (II)  dalam  sampel kangkung  air  di  muara  sungai  Badung.  Elektroda glassy  carbon digunakan  sebagai elektroda  kerja,  Ag/AgCl  sebagai  elektroda  pembanding,  dan  kawat  platina  sebagai elektroda  pembantu.  Parameter  yang  dioptimasi  meliputi  waktu  deposisi  dan  laju  pindai dalam  larutan  standar  Cu  (II)  500  ppb.  Validasi  metode  ditentukan  dengan  menentukan rentang konsentrasi linier, limit deteksi, keberulangan pengukuran, dan persen perolehan kembali. Teknik voltametri pelucutan anodik kemudian digunakan untuk mengukur kadar logam Cu (II) pada sampel kangkung air. Hasil optimasi pengukuran kadar logam Cu (II) yaitu waktu deposisi optimum 60 detik dan laju pindai optimum 10 mV/detik. Pengukuran validitas larutan standar logam Cu (II), rentang konsentrasi linier larutan 50 – 500 ppb dan memiliki  koefisien  korelasi  0,9983.  Limit  deteksi  35  ppb,  keberulangan  pengukuran memiliki rasio Horwitz kurang dari 2, dan persen perolehan kembali 99,35% ± 0,45. Hasil pengukuran  sampel  tanaman  kangkung  memiliki  kandungan  logam  Cu  (II)  sebesar  4,0 ppm (tidak melebihi kadar maksimum yang diperkenankan).
Kata  kunci :  Logam  berat  Cu  (II),  voltametri  pelucutan  anodik  gelombang  persegi  dan kangkung air

## Abstract
Heavy  metal  analysis  of  Cu  (II)  was  measured  by  square  wave  anodic  stripping voltammetry  method.The  aim  of  this  research  is  to  know  the  validity  of  square  wave anodic stripping voltammetry method for determination of Cu (II) in water spinach from the estuary of Badung river.Glassy carbon, Ag/AgCl, and Pt wire electrodes were used as working  electrode,  reference  electrode  and  counter  electrode,  respectively.  Optimized parameter involved the deposition time and scan rate in standard solution Cu (II) 500 ppb. Furthermore,  the  validation  method  was  examined  by  determination  of  linear concentration  range,  limit  of  detection,  repetition  of  measurement,  and  percent  of recovery. Moreover, the result of validation was used for observing of heavy metal Cu (II) content in water spinach. The result of optimum deposition time is 60 s. Meanwhile, the scan rate optimum is10 mV/s. Measurement for standard solution 50 – 500 ppb on linear concentration  range,  with  correlation  coefficient  0,9983.  Limit  of  detection  is  35  ppb, repetition of measurement for metal has Horwitz ratio less than 2, and percent recovery of
Cu (II) measurement is 99,35% ± 0,45. The measurement of Cu (II) content in the water spinach sample contain Cu(II) 4,0 ppm (accepted value).
Keywords :  Heavy  metal  Cu  (II),  square  wave  anodic  stripping  voltammetry  and  water spinach.

## Pendahuluan
Seiring  dengan  meningkatnya  taraf hidup masyarakat, tingkat kebutuhan juga akan  semakin  meningkat  dan  dalam memenuhi kebutuhannya manusia seringkali  menghasilkan  dampak  yang negatif  terhadap  lingkungan.  Hasil  dari aktivitas  manusia  ini  menyebabkan terjadinya  pencemaran  ke  lingkungan. Pencemaran  yang  terjadi  mengakibatkan turunnya kualitas tanah dan air. Salah satu tanaman  yang  pada  umumnya  mudah tumbuh  di  tanah  atau  tepian  air  adalah kangkung.Kangkung  dapat  tumbuh  di berbagai  daerah  di  Indonesia  dan merupakan  tanaman  yang  tidak  selektif terhadap  unsur  hara  tertentu,  sehingga dapat  menyerap  semua  unsur  di  dalam tanah atau air (Rachman, 2009).
Penggunaan  pupuk,  pestisida  dan pembuangan  limbah  ke  sungai  dapat menyebabkan tanaman kangkung terkontaminasi  dengan  logam  berat. Logam  Cu  banyak  digunakan  sebagai pestisida  pembasmi  jamur  dan  cacing pada tanaman sayur dan buah. Garam Cu juga digunakan sebagai bahan dari larutan Bordeaux  yang  mengandung  1-3  % CuSO4 untuk membasmi jamur, siput dan cacing (Darmono, 1995).
Beberapa  metode  telah  digunakan untuk  analisis  kandungan  logam  dalam tanaman, diantaranya adalah elektroanalisis.  Metode  elektroanalisis, dalam hal ini voltametri merupakan salah satu  metode  analisis  yang  paling  sensitif dengan  limit  deteksi  yang  sangat  rendah sampai  pada  konsentrasi  ppb  dan  juga dapat  dilakukan  dengan  peralatan  yang sederhana  dengan  biaya  yang  relatif murah bila dibandingkan dengan instrumen  lainnya  (Widayah,  2010). Voltametri  adalah  metode  elektrokimia
melalui pengamatan arus dengan pemberian  potensial  tertentu.  Analisis logam  berat  menggunakan  metode voltametri  pelucutan  anodik  gelombang persegi  ( Square  Wave  Anodic  Stripping Voltammetry )  menggunakan  elektroda glassy  carbon sebagai  elektroda  kerja. Metode  ini  memiliki  sensitivitas  yang tinggi dan mudah untuk menentukan ion- ion didalam larutan tanpa harus dilakukan pemisahan  unsur-unsur  utamanya  (Wang, 2001).
Validasi  metode  analisis  merupakan suatu  tindakan  pembuktian  terhadap parameter  tertentu  yang  dilakukan berdasarkan  pengujian  secara  obyektif  di laboratorium, untuk membuktikan parameter itu memenuhi persyaratan yang telah  ditentukan  sesuai  dengan  tujuan penggunaannya.  Dalam  validasi  metode analisis  ada  beberapa  parameter  analisis yang  harus  dipertimbangkan  yaitu: rentang  konsentrasi  linear,  kecermatan atau persen perolehan kembali ( recovery ), kesaksamaan atau keberulangan ( repeatability ),  selektivitas  batas  deteksi dan  batas  kuantitas,  ketangguhan  metode ( rugged-ness ) (Harmita, 2004).
Pada  penelitian  ini  dilakukan  validitas metode voltametri pelucutan anodik yang digunakan  dalam  pengukuran  kadar logam Cu (II) dalam sampel kangkung air yang  diambil  di  muara  sungai  Badung. Parameter  yang  dioptimasi  yaitu  waktu deposisi  dan  laju  pindai,  sedangkan parameter  validasi  yang  diuji  meliputi rentang linier, limit deteksi, keberulangan (ketelitian),  dan  ketepatan  (perolehan kembali).  Selanjutnya  pada  kondisi optimum,  pengukuran  logam  Cu  (II) dalam  sampel  kangkung  air  dilakukan menggunakan elektroda glassy carbon .

## Metode Penelitian
Alat dan Bahan Peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah: hot plate , perangkat peralatan  voltameter  yang  terdiri  dari Instrumen  Potensiostat  Ingsens  1030, elektroda glassy  carbon (BAS)  sebagai elektroda  kerja,  elektroda  Ag/AgCl  (KCl 0,1  M) hand  made sebagai  elektroda pembanding dan Pt koil sebagai elektroda pembantu,  neraca  analitik  (Shimadzu), pengaduk  magnetik,  adaptor,  pipet  mikro (Socorex), polishing sheet, serta peralatan laboratorium pada umumnya seperti gelas beaker, pipet dan labu ukur. Bahan-bahan yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah: aqua  regia ,  alumina slurry 0,05 µ m,  larutan  HNO 3 ,  KCl,  H 2 SO 4 , CuSO 4 .5H 2 O, K 4 Fe(CN) 6 .3H 2 O, K 3 Fe(CN) 6 ,  dan  aquabides.  Semua  bahan kimia  yang  digunakan  berderajat  pro analisis.

## Prosedur Penelitian Penentuan waktu deposisi optimum
Variasi waktu deposisi yang digunakan adalah  30;  60;  90;  120;  dan  150  detik dengan  kecepatan  pengadukan  2000  rpm dan  waktu  diam  ( quiet  time )  30  detik. Pengukuran  dilakukan  dengan  metode SWSV  dengan  kisaran  potensial  -1,4  V sampai  +0,4  V  terhadap  Ag/AgCl, potensial deposisi -1,2 V dan scan rate 15 mV/s.

## Penentuan laju pindai (scan) optimum
Parameter pengukuran yang diterapkan yaitu, potensial deposisi -1,2 V, kecepatan pengadukan  2000  rpm  selama  waktu deposisi optimum, dan waktu diam ( quiet time )  30  detik.  Kecepatan  scan  diatur bervariasi  yaitu  5  10,  15,  20,  25  dan  30 mV/detik  dan  scan  potensial  -1,4  sampai +0,4 V.

## Penentuan kalibrasi linear
Penentuan  kalibrasi  linear  dilakukan dengan  cara  membuat  larutan  standar logam dengan konsentrasi yang bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200,
500, 1000, 1500 dan 2000 ppb. Arus yang terukur ( y ) dibuat plot dengan konsentrasi larutan  ( x ).  Rentang  konsentrasi  linier adalah  rentang  konsentrasi  logam  yang menghasilkan  persamaan  garis  lurus  ( y = a  +  b x )  dengan  nilai  r 2 yang  mendekati 1,00.

## Penentuan limit deteksi
Limit  deteksi  pengukuran  adalah konsentrasi terkecil yang masih
memberikan  sinyal  analit  yang  dapat terukur  oleh  instrumen,  yang  dapat ditentukan  dengan  persamaan  1,  2  dan  3. Dengan S y/x adalah  kesalahan  regresi,  a adalah intersep dan b adalah  slope (Hibbert and Gooding, 2006).
/ 3 y x o S L D b = (1) ( ) 2 / ˆ 2 i i y x y y S n − = − ∑ (2)
ˆ i y a bx = + (3)

## Penentuan keberulangan pengukuran
Pengukuran  dilakukan  sebanyak  10 kali  pada  konsentrasi  ion  logam  masing- masing  500  ppb  dengan  menggunakan kondisi  yang  diperoleh  pada  tahap optimasi.

## Persen perolehan kembali (% recovery)
Persenperolehan  kembali  ditentukan dengan membandingkan konsentrasi yang diukur  oleh  alat  dan  konsentrasi  larutan standar  yang  telah  diketahui.  Jika diperolah  nilai  yang  mendekati  100% menunjukkan  akurasi  hasil  pengukuran yang baik.
Persiapan  dan  pengukuran  konsentrasi Cu (II) dalam sampel
Sampel  tanaman  kangkung  diambil dengan cara: seluruh bagian tanaman dari akar  hingga  pucuk  diambil  dan  dicuci, dikeringkan  selama  24  jam  dalam  suhu
kamar.  Sampel  dipotong-potong  lalu ditimbang  kemudian  dikeringkan  dalam oven pengering (80°C), kemudian sampel ditimbang  kembali  sampai  mendapatkan berat konstan untuk menentukan kadar air pada  sampel  kangkung.  Sampel  yang telah kering kemudian dihaluskan dengan ditumbuk.  Sampel  kering  ditimbang sebanyak 1 gram dimasukkan dalam gelas beaker,  ditambahkan  20  mL aqua  regia , kemudian  dipanaskan  di  atas hot  plate dalam  lemari  asam  sampai  larut sempurna. Filtrat yang diperoleh diencerkan  dengan  aquabides  sehingga diperoleh larutan sebanyak 25 mL.
Kadar  logam  Cu  ditentukan  dengan metode adisi standar. Sebanyak lima buah labu  ukur  digunakan  sebagai  wadah sejumlah  sampel  dan  larutan  standar dengan  komposisi  volume  larutan  yang digunakan yaitu 2 mL sampel dan variasi penambahan standar yaitu 0; 1; 2; 3; dan 5 mL.  Selanjutnya  masing-masing  larutan diencerkan  dengan  0,1  M  larutan  H 2 SO 4 hingga tanda batas.Sampel yang mengandung  larutan  standar  dimasukkan ke  dalam  sel  voltameter.  Pengukuran kadar  logam  dilakukan  pada  kondisi waktu  deposisi  dan  kecepatan  scan optimum.

## Hasil dan Pembahasan

## Penentuan Waktu Deposisi Optimum
Waktu  deposisi  adalah  waktu  yang diperlukan  untuk  mereduksi  ion  logam menjadi  logamnya  pada  permukaan elektroda.  Data  voltamogram  larutan standar Cu (II) 500 ppb ditunjukkan pada Gambar  1.  Pada  Gambar  1  dapat  dilihat arus  puncak  larutan  standar  Cu  (II) mengalami  peningkatan  dari  30  detik sampai  60  detik  kemudian  mengalami penurunan.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  diketahui  bahwa  sebelum  waktu deposisi  optimum  logam  belum  jenuh terdeposisi  di  permukaan  elektroda  kerja dan  setelah  waktu  deposisi  optimum permukaan elektroda sudah jenuh dengan ion logam. Pada waktu deposisi optimum
terjadi  kesetimbangan  reaksi  redoks  pada permukaan elektroda glassy carbon .
-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 -40 -20 0 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 120 140 160 60 62 64 66 68 70 72 74 76 Ip ( µ A ) Waktu Deposisi (s) I ( µ A ) Potensial (V) 30s 60s 90s 120s 150s
Gambar 1 . Voltamogram larutan standar Cu  (II)  500  ppb  dengan  variasi  waktu deposisi.
-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 Ip ( µ A ) Laju Pindai mV/s I ( µ A ) Potensial (V) 5mV /s 10mV /s 15mV /s 20mV /s 25mV /s 30mV /s
Gambar 2. Voltamogram larutan standar Cu (II) 500 ppb dengan variasi kecepatan pindai.

## Penentuan  kecepatan  pindai  (scan) optimum
Kecepatan  pindai  optimum  ditentukan untuk  mengetahui  kecepatan  pindai  yang menghasilkan arus puncak paling tinggi.Kecepatan pindai diperoleh dengan mengatur increment yaitu kenaikan pulsa, pada  amplitudo  dan  frekuensi  yang konstan.Pada  larutan  standar  Cu(II)  500 ppb  diperoleh  data  voltamogram  sesuai dengan  Gambar  2.  Pada  Gambar  2 diperoleh  kecepatan  pindai  optimum larutan  standar  Cu  (II)  500  ppb  10 mV/detik. Pada kecepatan pindai optimum  terjadi  kesetimbangan  laju
reaksi  untuk  reaksi  reduksi  dan  reaksi oksidasi pada permukaan elektroda glassy carbon .

## Penentuan rentang konsentrasi linear
Rentang  konsentrasi  linier  ditentukan untuk  mengetahui  rentang  konsentrasi yang  memberikan  hubungan  linier  antara sinyal  yang  dihasilkan  oleh  instrumen dengan konsentrasi analit (Harvey, 2000). Rentang konsentrasi linier larutan standar Cu  (II)  ditentukan  dengan  membuat larutan standar dengan rentang konsentrasi  1  ppb  –  2000  ppb  dan pengukuran arus puncak dilakukan sesuai dengan  kondisi  optimum  yang  telah didapatkan  sebelumnya.  Kurva  kalibrasi larutan  standar  Cu  (II)  ditunjukkan  pada Gambar 3. Pada konsentrasi 50 ppb – 500 ppb  untuk  logam  Cu  (II)  kenaikan  arus puncak berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasi, sehingga memperoleh hubungan  yang  linear  antara  konsentrasi dengan  arus  puncak.  Hubungan  linier antara  konsentrasi  dengan  arus  puncak yang  dibuktikan  dengan  nilai  regresi  Cu (II)  yang  mendekati  satu  yaitu  0,9966. Hasil  pengukuran  pada  konsentrasi  di bawah  50  ppb  dan  di  atas  500  ppb  tidak menghasilkan kenaikan arus puncak yang signifikan dengan kenaikan konsentrasi.
0 500 1000 1500 2000 0 20 40 60 80 100 120 140 Cu, y = 0,1870x + 5,8305 r2 = 0,9966 (linear) Ip ( µ A ) Konsentrasi Standar Cu(II) (ppb)
Gambar  3 .  Kurva  kalibrasi  larutan standar Cu (II)
Penentuan limit deteksi Limit deteksi ditentukan untuk mengetahui konsentrasi terkecil dari analit yang  memberikan  sinyal  yang  bisa
dibedakan  dari  sinyal  blanko  (Harvey, 2000).  Berdasarkan  hasil  perhitungan diperoleh limit deteksi dari larutan standar Cu  (II)  sebesar  35  ppb.  Limit  deteksi menunjukkan  kadar  minimum  ion  logam yang dapat terdeteksi oleh instrumen.

## Keberulangan pengukuran
Keberulangan pengukuran adalah salah satu uji presisi yang menunjukkan derajat kesesuaian  hasil  uji  yang  diukur  melalui penyebaran  hasil  dari  rata-rata  jika prosedur  ditetapkan  secara  berulang. Penentuan keberulangan pengukuran dilakukan  dengan  menggunakan  larutan standar  logam  Cu  (II)  500  ppb  pada kondisi  optimum  sebanyak  10  kali pengulangan.  Grafik  data  arus  puncak dapat  dilhat  melalui  Gambar  4.  Nilai standard deviation (SD), relative standard deviation (RSD),  dan coefficient variation (CV),  dari  logam  Cu  (II) berturut-turut  yaitu  2,8044,  0,0302,  dan 3,02%  sedangkan  hasil  perhitungan  rasio Horwitz diperoleh 0,17. Berdasarkan data yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  nilai rasio Horwitz kurang dari 2. Keberulangan  pengukuran  yang  baik dapat  diterima  jika  nilai  rasio  Horwitz kurang dari 2 (Horwitz and Albert, 2006).
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 20 40 60 80 100 120 Ip ( µ A ) Pengulangan Ke- Gambar  4. Kurva  keberulangan pengukuran  larutan  standar  Cu  (II)  500 ppb

## Penentuan persen perolehan kembali
Persen  perolehan  kembali  ditentukan dengan  tujuan  untuk  mengukur  ketepatan
(akurasi)  pengukuran  instrumen  terhadap hasil  sebenarnya.  Data  arus  puncak kemudian disubstitusi ke dalam persamaan garis linier sehingga diperoleh kadar  logam  berdasarkan  pengukuran instrumen. Nilai persen perolehan kembali dari larutan standar logam Cu(II) adalah 99,35% ± 0,45.
Penentuan kadar logam cu dalam sampel tanaman  kangkung  dengan  metode  adisi standar Sampling tanaman kangkung
dilakukan  di  muara  sungai  Badung. Sampel  yang  telah  dibersihkan  dan dikeringkan  di  potong-potong  kemudian ditimbang  sebanyak  32,31  gram  lalu dipanaskan  dalam  oven  dengan  suhu  80 ºC  hingga  didapatkan  berat  konstan sebanyak  6,67  gram.  Berdasarkan  berat sampel  yang  telah  didapatkan  dapat diketahui  kadar  air  dari  sampel  tanaman kangkung yaitu 79,36%. Sampel tanaman kangkung  didestruksi  untuk  memutuskan ikatan  logam  dengan  senyawa  di  dalam sampel.  Kadar  logam  Cu  (II)  ditentukan dengan  metode  adisi  standar.  Data  arus puncak  yang  diperoleh  kemudian  dibuat kurva  kalibrasi  dan  dihitung  untuk mendapatkan  persamaan  garis.  Kurva adisi  standar  dan  persamaan  garis pengukuran  sampel  ditunjukkan  pada Gambar 5.
Berdasarkan  persamaan  garis  yang diperoleh,  kadar  logam  Cu(II)  pada sampel tanaman kangkung adalah 4,0ppm.Dengan demikian, sampel tanaman  kangkung  memiliki  kandungan logam Cu(II) yang tidak melebihi standar berdasarkanKeputusan  Direktur  Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No:03725/B/SK/VII/89  tentang  Batas Maksimum  Cemaran  Logam  dalam
Makanan  untuk  logam  Cu(II)  yaitu  5,0 ppm.  Sumber  pencemaran  logam  pada tanaman  kangkung  disebabkan  oleh buangan  limbah  rumah  tangga  dan industri  rumah  tangga  yang  berada  di sekitar daerah tersebut.
0 100 200 300 400 500 0 10 20 30 40 50 Cu, y = 0,07287x + 2,2196, r 2 = 0,9982 Ip ( µ A )
Konsentrasi Penambahan Larutan Standar (ppb)
Gambar  5. Grafik  uji  keteguhan  patah (MOR)  papan  partikel  dengan  variasi berat serbuk cangkang buah karet.

## Kesimpulan
Waktu  deposisi  danlajupindaioptimum yang  diperoleh  dalampengukuran  larutan standar  logam  Cu  (II)  sebesar  60  detik dan  10  mV/detik  menggunakan  elektroda kerja glassy carbon . Pengukuran validitas larutan  standar  logam  Cu  (II)  dengan teknik  voltametri  pelucutan  anodik gelombang  persegi  menunjukkan  hasil yang  baik.  Rentang  konsentrasi  linier larutan  standar  logam  Cu  (II)  yaitu  50  – 500 ppb dengan koefisien korelasi 0,9983. Limit  deteksi  larutan  standar  logam  Cu (II)  35  ppb,  keberulangan  pengukuran memiliki rasio Horwitz kurang dari 2, dan persen perolehan kembali sebesar 99,35% ±  0,45.  Sampel  tanaman  kangkung memiliki  kandungan  logam  Cu  (II) sebesar  4,0  ppm.  Berdasarkan  data-data hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa kandungan  logam  Cu  (II)  pada  sampel kangkung  air  tidak  melebihi  kadar maksimum dari yang diperkenankan.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih kepada setiap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Darmono  (1995). Logam  Berat  dalam
Sistem Biologi , UI Press, Jakarta Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1989). Keputusan Direktur  Jenderal  Pengawasan  Obat dan  Makanan  No.03725/B/SK/VII/89 tentang  Batas  Maksimal  Cemaran Logam Dalam Makanan , Depkes RI, Jakarta.
Harmita  (2004).  Petunjuk  pelaksanaan validasi metode dan cara perhitungannya, Majalah Ilmu Kefarmasian , 1 (3): 177-135
Harvey,  D.  (2000). Modern  Analytical Chemistry, 1 st ed.,  McGraw  Hill, New York
Hibbert,  D.B.  and  Gooding,  J.J.  (2006)
Data  Analysis  for  Chemistry:  An Introductory  Guide  for  Student  and Laboratory Scientist, Oxford University Press, Oxford
Horwitz, W. and Albert, R. J. (2006). The Horwitz  ratio  (Hor  rat):  a  useful index  of  method  performance  with respect  to  precision, Assoc.  of  Anal. Chem., 89, 1095-1109 Rachman,  F.A.A.  (2009).  Kandungan nitrat  dan  timbal  pada  tanah  dan kangkung  yang  diberi  perlakuan  air limbah ,  Skripsi ,  Institut  Pertanian Bogor, Bogor Wang, J. (2001). Analytical Electrochemistry , 2 nd ed.,  Wiley Publisher, New York
Widayah,  S.  (2010).  Deteksi  ion  logam berat  secara  simultan  pada  elektroda boron doped diamond dengan metode anodic  stripping voltametri, Tesis, Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam,  Program  Studi Kimia  S2,  Universitas  Indonesia, Depok