Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 12, No. 1, Juni 2022: 35-44 e-ISSN: 2715-9116 DOI: 10.37209/jtbbt.v12i1
Email: aan.baristand@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.37209/jtbbt.v12i1.275

## E-WATER METER UNTUK SMART CITY BERBASIS TEKNOLOGI  LORA

## E-WATER METER FOR SMART CITY BASED ON LORA TECHNOLOGY
Aan Anto Suhartono * , Aneke Rintiasti
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya
Diterima: 18 April 2022 Direvisi: 23 Mei 2022 Disetujui: 17 Juni 2022

## ABSTRAK
Pencatatan pemakaian air secara manual menunjukkan hasil yang kurang efektif dalam aplikasinya. Monitoring konsumsi  air  dapat  dilakukan  secara real  time dengan  Teknologi  Informasi  (TI)  melalui Internet  of  Things (IoT). Teknologi nirkabel yang mempunyai keunggulan berdaya pancar rendah dengan cakupan luas adalah perangkat Long Range (LoRa).  Penelitian ini bertujuan merancang bangun sistem IoT e-Water Meter untuk Smart City yang dapat mengetahui kuantitas penggunaan air melalui monitoring nirkabel  secara real time berbasis Teknologi LoRa . E-Water Meter diintegrasikan  dengan  Modul  LoRa  tipe  SX1276  yang  bekerja  pada  frekuensi  920  MHz  – 923  MHz  sesuai dengan alokasi frekuensi LoRa di Indonesia. Tahapan metode penelitian yang dilakukan diantaranya : desain e-Water Meter dengan modul LoRa, setup gateway LoRa,  uji coba arsitektur jaringan Lora, sistem billing dan analisis data. Prototipe E-Water Meter berhasil mengirimkan data konsumsi air secara nirkabel  dan real time dengan tingkat galat 0,79%  dan  telah memenuhi persyaratan SNI 2547-2008. LoRa menggunakan frekuensi   kerja 921 MHz. Kekuatan sinyal  LoRa pada e-Water Meter mencapai level Received Signal Strength Indication (RSSI)  tertinggi = -82 dBm dan terendah = -120 dBm.
Kata kunci : TI, IoT, LoRa, e-Water Meter.

## ABSTRACT
Manual  water  usage  recording  has  shown  less  effective  results  in  its  application.  Water  consumption monitoring can be implemented in real time with Information Technology (IT) through the Internet of Things (IoT). A wireless technology that has the advantage of low transmit power over a wide range is Long Range (LoRa) devices. This study was aimed to design an IoT system e-Water Meter for Smart City that could determine the quantity of water usage  through  wireless  monitoring  based  on  LoRa  Technology.  The  e-Water Meter  was  integrated  with  the LoRa Module  type  SX1276  working  at  frequency  between  920  MHz  -  923  MHz  in  accordance  with  LoRa  frequency allocation in Indonesia. The stages of the research method included: digital water meter design with LoRa modules, LoRa  gateway  setup,  testing  the  Lora  network  architecture,  billing  systems  and  data  analysis.  The  Digital  Water Meter Prototype successfully transmitted wireless data of water consumption in real time with an error rate of 0.79% which has met  the requirements of  SNI 2547-2008. LoRa used a working  frequency of  921 MHz. The LoRa signal strength on the e-Water Meter reached the highest Received Signal Strength Indication (RSSI) level = -82 dBm and the lowest= -120 dBm.
Keywords: IT, IoT, LoRa, e-Water Meter.

## PENDAHULUAN
Seperti  halnya  udara  yang  bersih,  air  yang bersih merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat  penting.  Kebutuhan  air  bersih  yaitu banyaknya air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari seperti mandi,  mencuci,  memasak,  menyiram  tanaman dan  lain  sebagainya.  Sumber  air  bersih  untuk kehidupan  sehari-hari  secara  umum  harus memenuhi  standar  kuantitas  dan  kualitas  [1].
Penyediaan air bersih untuk rumah tangga menjadi kewenangan  setiap  daerah  untuk  pengelolaannya dalam  hal  ini  ditangani  oleh  pihak  swasta  atau Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  [2]. Sampai saat ini meteran air yang digunakan oleh PDAM berupa meteran air mekanik manual.
Pencatatan  pemakaian  air  dilakukan  oleh petugas  dengan  mendatangi  setiap  rumah  untuk mencatat atau mengambil gambar yang selanjutnya dikirim  ke  sistem  PDAM.  Pelanggan membayar tagihan di awal bulan berdasarkan hasil
pencatatan petugas yang dilakukan di akhir bulan sebelumnya.  Kegiatan  pencatatan  meter  air mekanik secara manual  hingga terbitnya tagihan pemakaian  air  pada  sistem  PDAM  selain  tidak efisien  juga  rentan  terjadi  kesalahan  yang disebabkan manusia.
Salah satu ciri smart city adalah mengelola dan  mengintegrasikan  infrastruktur  dan  aset  kota dengan  memanfaatkan  Teknologi  Informasi, termasuk diantaranya adalah pengelolaan jaringan pasokan air [3]. Konsep remote monitoring dapat diterapkan untuk melakukan pencatatan penggunaan  konsumsi  air  secara real  time sehingga pemantauan penyediaan dan penggunaan air  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan platform IoT [3-4].
Penyedia layanan air bersih dapat merekam data  penggunaan  air  di  setiap  rumah  pelanggan tanpa mendatangi rumah pelanggan satu per satu sehingga data pemakaian dapat langsung terkirim ke server secara real time .  Dengan data tersebut dapat dihitung volume penggunaan air serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Tentu saja informasi  tersebut  juga  dapat  dilihat  oleh pelanggan.  Untuk  itu  diperlukan  arsitektur jaringan nirkabel dan perangkat komunikasi yang memiliki  konsumsi  daya  rendah  dan  mempunyai jangkauan  luas  dengan  menggunakan  teknologi Long Range - LoRa [5].
LoRa,  singkatan  dari Long  Range, adalah sistem komunikasi nirkabel dengan cakupan area luas mencapai lebih dari 15 km dengan konsumsi daya yang rendah sehingga baterai dapat bertahan lama. LoRa bekerja pada jangkauan frekuensi 433 MHz,  868  MHz  atau  915  MHz  sesuai  dengan regulasi  setiap  negara.    Kemampuan  transmisi datanya  2-255  oktet  dengan  kecepatan  50  Kbps. Arsitektur  jaringan    LoRa  terdiri  dari end  device communication , gateway dan  server. Gateway akan  mengirim  data  dari end  device ke  server menggunakan ethernet , WiFi atau LTE. Skema ini termasuk  dalam  jenis  topologi  jaringan “star  of star” [6].
Regulasi tentang LoRa di Indonesia sesuai dengan  PerDirjen  SDPPI  No.  3  Tahun  2019, merupakan  Perangkat  Telekomunikasi  Low Power  Wide  Area  –  LPWA  Non  Seluler  bekerja pada  pita  frekuensi  Radio  920-923  MHz  dan terdiri dari 2 bagian utama End Node dan Gateway [7].  Dalam  penelitian  ini e-Water  Meter yang dikembangkan    merupakan End  Node atau perangkat telekomunikasi LPWA nonseluler yang mengirimkan sinyal ke Gateway LPWA nonseluler.
Penelitian  ini  bertujuan untuk membangun sistem  IoT  yang  dapat  mengetahui  kuantitas penggunaan  air  melalui  pemantauan  secara nirkabel  pada e-water  meter untuk smart  city secara real  time berbasis  teknologi  LoRa. Informasi  hasil  pemantauan  yang  ditampilkan pada  dasbor  berbasis  web  dapat  diakses  melalui komputer  atau  ponsel.  Teknologi  LoRa  dipilih karena  memiliki  keunggulan  berdaya  pancar rendah dengan cakupan luas dan pemakaian daya yang hemat.

## BAHAN DAN METODE
Sistem  yang  dibangun  dalam  penelitian “Sistem  IoT  untuk Monitoring Meter  Air  Secara Wireless Berbasis LoRa” menggunakan komponen dan peralatan standar yang beredar dan dapat ditemukan di pasar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, diantaranya:

## Arduino Nano
Arduino  Nano  adalah development    board microcontroller berbasis cip ATmega328,  secara fungsi sama dengan Arduino Uno namun memiliki perbedaan  utama  tidak  adanya jack  power DC serta  menggunakan  konektor  Mini-B  USB. Arduino  Nano  Mempunyai  14  pin  digital input / output  (6  di  antaranya  dapat  digunakan sebagai  output  PWM),  6  input  analog,  osilator kristal  16  MHz,  koneksi USB, power  jack ,  ICSP header dan   tombol  reset.  Bentuk  Arduino  Nano dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Arduino Nano

## OLED (Organic Light-Emitting Diode)
OLED  (ilustrasi  Gambar  2)  merupakan perangkat elektronik yang menggunakan serangkaian film tipis dan pemancar cahaya yang terdiri dari rantai hidrokarbon, bukan semikonduktor  yang  sarat  dengan  logam  berat seperti  gallium  arsenide  fosfida  seperti  pada teknologi LED yang ada. Susunan organik antara
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 12, No. 1, Juni 2022: 35-44 e-ISSN: 2715-9116 DOI: 10.37209/jtbbt.v12i1
dua konduktor dengan fungsi kerja yang berbeda menghasilkan cahaya
terang dengan memanfaatkan  lebih  sedikit  energi.  Struktur OLED  dimulai  dengan  satu  lapisan  dan  secara bertahap berkembang menjadi lapisan ganda, tiga lapisan  dan  serta  saat  ini  telah  menggunakan anatomi multilayer [8].
Gambar 2. Struktur OLED [9]

## Water Flow Sensor
Water  flow sensor AICHI  OF05ZAT berfungsi untuk mengukur debit air yang mengalir dalam  saluran  pipa.  Sensor  aliran  bertipe  OF-Z merupakan  sensor  aliran  yang  disusun  dan dirancang dengan struktur sederhana karena roda gigi  pada  sensor  ini  berbentuk  bulat  panjang (elips)  sehingga  menghasilkan  pengukuran  yang akurat.  Sensor flow yang  digunakan  dengan metode Hall effect .
Gambar 3. Flow Sensor [10]
LoRa  SX1276  (LoRa  Shield  920  Mhz  –  923 MHz)
LoRa  ( Long  Range )  merupakan  teknologi modulasi  sinyal  radio  yang  menggunakan modulasi  CSS  ( Chirp Spread Spectrum ).  Modul SX1276  menggunakan  teknologi  LoRa spread spectrum sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas dibanding sistem modulasi FSK ( Frequency- Shift  Keying ) atau  OOK  ( On-Off  Keying ).  Untuk fleksibilitas maksimum, pengguna dapat menentukan modulasi spektrum sebaran
bandwidth (BW), spreading factor (SF) dan error correction  rate (CR).  Manfaat  lain  dari spread modulation adalah bahwa setiap faktor penyebaran  bersifat  ortogonal  sehingga beberapa sinyal  yang  ditransmisikan  dapat  menempati saluran  yang  sama  tanpa  terjadi  gangguan. SX1276  menawarkan  opsi bandwidth mulai  dari 7,8 kHz hingga 500 kHz dengan spreading factor mulai  dari  6  hingga  12,  dan  frekuensi  137-  1020 MHz.
Gambar 4. LoRa SX1276

## Gateway LoRa
Gateway LoRa yang digunakan adalah jenis Dragino LG-01S.
Gambar 5. Gateway LoRa
Data spesifikasi untuk perangkat ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi Dragino LG-01S [11] Parameter  Spesifikasi
Linux Processor 400MHz, 24K MIPS Memori Flash : 16MB ; RAM: 64MB MCU/LoRa MCU ATMega328P Memori Flash : 32KB, RAM : 2KB Cip LoRa SX2176/78 Seluler 4G LTE (Optional) Modul Quectel E20 LTE Laju Data Hingga  100Mbps downlink dan
50Mbps uplink Seluler 3G UMTS/HSPA+ (Optional) Modul Quectel E20 LTE Laju Data Hingga  14.4Mbps downlink dan
5.76Mbps uplink Interfaces Port LAN 10M/100M RJ45 Ports x 2 WiFi 802.11 b/g/n Nirkabel LoRa Wireless Daya 12V DC USB USB 2.0 host connector x 1 USB  2.0 host  internal  interface x1
Metode  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari beberapa tahapan berdasarkan Gambar 6. Diawali dengan  tahap    desain e-Water  Meter dan  modul LoRa  hasilnya  berupa  prototipe  E-Water  Meter yang  di  dalamnya  terdapat  sensor  yang  dapat menghasilkan  data  berupa  debit  dan  volume  air yang  digunakan  secara  digital  dan  dapat mengirimkan  data  secara  nirkabel  melalui frekuensi  LoRa. E-Water  Meter diintegrasikan dengan  modul  LoRa  kemudian  disebut  sebagai end  node .  Langkah  berikutnya  melakukan setup pada gateway LoRa  dengan  spesifikasi  protokol pita  frekuensi  komunikasi  yang  telah  ditetapkan. Untuk memastikan komunikasi data LoRa  antara End  Node dan gateway berjalan  dengan  baik, dilakukan  uji  coba  arsitektur  jaringan  Lora. Proses  selanjutnya  pembuatan    Sistem Billing dengan  tujuan  data  yang  dikirim  dari gateway LoRa  secara real  time dapat  dikirim  ke Cloud Server melalui jaringan internet untuk disimpan ke Database Cloud Server .  Tahap akhir dari metode penelitian  ini  adalah  analisis  data    dari    uji  coba semua  “Sistem  IoT  untuk  Monitoring  Meter  Air Secara Nirkabel Berbasis LoRa”.
E-Water Meter selama ini banyak dikembangkan  oleh  para  peneliti  [12-13]  yaitu sistem yang dibangun menggunakan mikrokontroler  dengan  sensor flow hall  effect menghasilkan  data  digital.  Data  yang  dihasilkan untuk  selanjutnya  data  dikirimkan  ke database server [13].    Penelitian  dan  studi  tentang komunikasi  data  nirkabel  dengan  protokol  LoRa telah dilakukan oleh beberapa peneliti [14-16]
.
Desain Rancang Bangun e-Water Meter Integrasi e-Water Meter + Modul  LoRa Setup Gateway LoRa Uji Coba Arsitektur
Jaringan LoRa Sistem  Billing e- Water Meter Analisa Data Laporan
Gambar 6. Metode Penelitian
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 12, No. 1, Juni 2022: 35-44 e-ISSN: 2715-9116 DOI: 10.37209/jtbbt.v12i1
Gambar 7. Sistem Arsitektur e-Water Meter
Sistem  arsitektur  yang  dibangun  dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 7. E- Water  Meter yang  dilengkapi  modul  LoRa  atau End  Node melakukan  formulasi  debit  pemakaian air.    Komunikasi  data  secara  nirkabel  dalam penelitian  ini  menggunakan  dua  perangkat berbeda  yaitu End  Node dan Gateway .  Untuk dapat  saling  berkomunikasi  diperlukan  protokol komunikasi  yang  sesuai  dengan  teknologi  LoRa yaitu sinkronisasi beberapa  parameter antara lain: frekuensi, bandwith , spread facto r, coding rate , id device yang  terdaftar, panjang data yang dikirim, dan  karakter header-footer-delimiter .    Modul LoRa  yang  digunakan,  LoRa  SX1276,  dapat disetel    pada  frekuensi    920  MHz  –  923  MHz sesuai  dengan  regulasi    di  Indonesia  (PerDirjen SDPPI  Kemenkominfo).  Setiap gateway LoRa akan menerima paket data dari beberapa e-Water Meter ,  akan  tetapi  data  yang  dapat  dikirim  ke Cloud  Server dari  perangkat  telah  teregistrasi  di sistem.    Selanjutnya Gateway mengirimkan  data ke Server Cloud melalui  WEB  API  dengan berbagai  pilihan  koneksi  jaringan  internet diantaranya: Ethernet ,  WiFi,  3G  atau  LTE.  Pada penelitian  ini  digunakan  koneksi    jaringan Ethernet .    Penyedia  layanan  air  dan User dapat mengakses  data  pemakaian  air  sesuai  hak  akses pada dasbor Sistem Billing e-Water Meter melalui berbagai  media  komunikasi  (komputer,  laptop, smartphone ) yang terkoneksi dengan  internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemakaian  volume air pada e-Water Meter berasal dari besaran flow  rate atau debit dikalikan dengan  waktu  dalam  liter  dengan  menggunakan rumus :
V = Q × T                                                              (1) dengan
V =  Volume Q =  Debit air L/menit
T =  Waktu (detik)
Uji  coba  volume  air  pada e-Water  Meter menggunakan    instalasi  perpipaan  dengan  tujuan untuk  menghasilkan  nilai  yang  akurat.  Hasil formula e-Water  Meter seperti  pada  Tabel  2 menunjukkan total pemakaian air sejumlah   0,51 L dengan rata-rata debit air sebesar 3,84  L/menit  rata-rata Flow  Sensor dengan menggunakan hall  effect sebesar    10,13    seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Running e-Water Meter
Waktu Flow Sensor (Hall effect) Debit (L/menit) Total Volume (L) 1 10 3,45 0,06 2 10 4,23 0,13 3 11 3,84 0,19 4 10 4,23 0,26 5 11 3,84 0,33 6 10 4,23 0,4 7 11 3,84 0,46 8 8 3,07 0,51 Rata - rata 10,13 3,84 0,51
Untuk  memastikan  keakurasian  data  maka dilakukan  verifikasi  dengan  menggunakan  gelas Ukur 500 mL.
Selisih = e-Water Meter - Gelas Ukur =  510 mL -  506 mL =  4  mL  (8 detik) Persentase galat  =  ( 4mL  / 506 ) * 100 mL =  0,79% mL Hasil verifikasi volume  e-Water Meter 510 mL    dan  hasil  gelas  ukur  506  mL  sehingga memiliki ketelitian dengan galat sebesar 0,79 %.

## Prototipe e-Water Meter
Data  yang  diperoleh  dari  sensor e-Water Meter agar  dapat  dikirim  secara  nirkabel  ke gateway LoRa  dengan  interval  waktu  tertentu diperlukan  integrasi  dengan  modul  LoRa.  Hasil integrasi  disebut  juga  dengan end  node . Pengiriman  data  dapat  dilakukan  melalui sinkronisasi  protokol  komunikasi  LoRa  antara End Node dan gateway . Prototipe e-Water Meter dengan LoRa dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Prototipe e-Water Meter dengan LoRa
Agar perangkat bisa mengirim data dengan jarak  yang  jauh  maka  kita  perlu  mengatur bandwidth pada nilai yang serendah mungkin dan mengatur Spreading  Factor pada  nilai  yang setinggi mungkin. Namun menurunkan bandwidth
dapat meningkatkan risiko miskomunikasi karena penyimpangan frekuensi dan ketidaktepatan.

## Setup Gateway
Proses setup embeded  system  gateway LoRa    melalui  metode  OTAA  ( Over  The  Air Activation )  yaitu  dengan  jaringan Ethernet atau WiFi,  untuk  melakukan  koneksi  ke  jaringan menggunakan password LoRa.
Packet  data yang  telah  dikirim  dari End Node nantinya  akan  diterima  pada  perangkat gateway .  Pada  sisi gateway ,  tidak  semua packet data akan diproses. Melainkan hanya packet yang sesuai  kriteria  dan  sudah  teregistrasi  di Cloud Server yang bisa di proses lebih lanjut. Pada  pengiriman packet  data LoRa diperlukan  sinkronisasi  protokol  komunikasi LoRa sehingga dua perangkat berbeda antara End Node dan gateway bisa  saling  berkomunikasi. Parameter  yang  perlu  dilakukan  sinkronisasi antara  lain:  frekuensi, bandwith , spread  factor , coding rate , dan alamat.
Berikut  adalah  perintah  sinkronisasi  komunikasi protokol LoRa :
LoRa.setPins(ssPin, resetPin, dio0Pin); if (!LoRa.begin(921E6)) { Serial.println("Starting LoRa failed!"); while (1); } LoRa.setTxPower(14); LoRa.setSpreadingFactor(10); LoRa.setSignalBandwidth(125E3);
LoRa.setCodingRate4(4);

## Uji Arsitektur LoRa
Packet  data yang  diterima  LoRa Gateway terdiri Id End  Node ( e-Water  Meter )  dan pemakaian  air  untuk  selanjutnya packet  data dikirim    ke Server Cloud ditambahi  parameter RSSI dan SNR. Monitoring lalu lintas packet data pada Gateway LoRa  dapat  diakses  dengan aplikasi PuTTY seperti pada Gambar 9.
Gambar 9. Tampilan Aplikasi PuTTY untuk Monitoring Paket Data pada Gateway LoRa
Packet  data End  Node LoRa  diterima gateway yang  berhasil  dikirim  ke  Server  menampilkan pesan :
Feedback from Linux : {"message":"Insert success","success":true}
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 12, No. 1, Juni 2022: 35-44 e-ISSN: 2715-9116 DOI: 10.37209/jtbbt.v12i1

## Dashboard E-Water Meter Kekuatan Sinyal Frekuensi LoRA
Received Signal Strength Indication (RSSI) adalah  kekuatan  sinyal  yang  diterima,  diukur dengan  satuan  dBm  (decibel-milliwatts)  dan merupakan  nilai  negatif  (-).  Nilai  tersebut  di gunakan  sebagai  ukuran  seberapa  kuat    sinyal dapat diterima oleh penerima dari suatu pemancar. Nilai  RSSI  pada  LoRa  maksimun  -30  dBm  dan minimum  =  -120dBm.  Semakin  dekat  sinyal tersebut  menuju  ke Nol  (0)  maka  semakin bagus sinyal tersebut.
Tabel 3. RSSI dan SNR
Jarak (m) RSSI (dBm) SNR (dBm) 1 -38 10,30 50 -82 9,1 100 -94 9,7 200 -110 5,2 300 -115 14,8 350 -116 9,7
Hasil  pengukuran  rata-rata  RSSI  dan  SNR sebanyak  6  kali  ditunjukkan  pada  Tabel  3. Transmisi    data  LoRa  semakin  jauh  jangkauan semakin lemah dan akhirnya hilang,  hal ini dapat dilihat  pada  jarak  1-50  m  kekuatan  sinyal  yang diterima  berkisar  -38  sampai  -82  kategori “ Strong ”  sedangkan  pada  jarak  350  m  kekuatan sinyal  semakin  mendekati  batas  bawah  RSSI dengan  perbedaan  -4  dBm.  Hal  ini  disebabkan lemahnya  jangkauan  penerimaan gateway LoRa dan  jangkauan  pengiriman  data  oleh e-Water Meter End Node LoRa.
Sistem e-Water  Meter untuk Smart  City terdiri dari dua bagian: User , yaitu sebagai admin dan  pada sisi pelanggan. Informasi pada Gambar 12  menunjukkan  dasbor e-Water  Meter untuk Smart  City pada  saat  Admin  melakukan login . Menu utama Admin terdiri dari Gateway LoRa, e- Water Meter , Lokasi Gateway dan e-Water Meter , Data  Pelanggan,  Manajemen User dan  Rekap Pelanggan termasuk pemakaian air.
Gambar 10. Lokasi Gateway & Water Meter
Gambar 11. Menambahkan Data Pelanggan pada Sistem
Admin dapat menambahkan Gateway LoRa untuk  memperluas  jangkauan  area  yang  dapat dikirim  ke Server Cloud .  Lokasi Gateway LoRa dapat  disetel  melalui  sistem  sehingga  dapat dipantau secara real time. Fungsinya seperti pada Gambar 10.
Admin  dapat  menambahkan  pelanggan melalui  registrasi  pelanggan  baru  langkah selanjutnya menambahkan ID e-Water Meter yang digunakan.  Pada  menu  Kelola  Water  Meter  – Kelola End Node LoRa dapat menambahkan End Node LoRa dengan memasukkan Nama, Address dan Koordinat Lokasi seperti pada Gambar 11.
Gambar 12 . Dasbor User Pelanggan
Gambar 13. Tagihan Pemakaian Air
Gambar 14. Grafik RSSI
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 12, No. 1, Juni 2022: 35-44 e-ISSN: 2715-9116 DOI: 10.37209/jtbbt.v12i1
Dasbor sebagai User pelanggan
menginformasikan Pemakaian setiap Bulan, Tren Penggunaan  dan  Pemakaian  Harian.  Bentuk dasbor User pelanggan dapat dilihat pada Gambar 12.
Pelanggan dapat melihat tagihan pemakaian air  secara real  time setiap  bulan. History pemakaian air dan tagihan air bisa dilihat dengan memilih  Laporan  Penggunaan  Water  Meter. Bentuk  Laporan  Tagihan  dan    penggunaan  air dapat dilihat pada Gambar 13.
Admin  dapat  memantau  kekuatan  sinyal dari setiap e-Water Meter melalui menu RSSI dan SNR.  Gambar  14  menunjukkan  data  RSSI  dari pelanggan  dengan  kode e-Water  Meter EL0002 kekuatan  sinyal  pada  rentang  nilai  -72  sampai  – 90.    Hal  ini  menunjukkan e-Water  Meter dalam kondisi  baik  untuk  mengirimkan packet  data dalam jangkauan ke gateway LoRa.
Melalui  pemantauan  sinyal  RSSI    sistem dapat  mendeteksi  kekuatan  sinyal  meter  air apabila  kondisi  sinyal  yang  diterima gateway semakin  melemah.  Kondisi  ini  dapat  diketahui admin  untuk  selanjutnya  melakukan  langkah antisipasi  seperti maintenance e-Water  Meter ke lokasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Prototipe e-Water Meter untuk Smart City dapat  mengirimkan  data  melalui  protokol  pita frekuensi  komunikasi  LoRa  secara real  time dengan  tingkat galat  0,79%.  Desain  arsitektur teknologi LoRa dapat  diimplementasikan dengan kekuatan sinyal Signal Strength Indication (RSSI) tertinggi = -82 dBm dan terendah = -120 dBm .

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada  Manajemen  dan  seluruh  anggota Tim  Penelitian  TI  Baristand  Industri  Surabaya  : Yossy O.A. Ryananta, Indra W.D., Handaru B.W. Cahyono dan Arif Indro. S.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] U.  S.  P.  Rohani  Budi  Prihatin,  Anih  Sri Suryani, Sri Nurhayari Qodriyatun, Teddy
Prasetiawan,  Sulis  Winurini, Penyediaan Air Bersih di Indonesia : Peran Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Swasta, dan  Masyarakat ,  Pertama.  Jakarta:  P3DI
Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
[2] P.  R.  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, no. 16. 2005, pp. 1–5.
[3] Z. H. Che Soh, M. S. Shafie, M. A. Shafie, S. Noraini Sulaiman, M. N. Ibrahim, and S. Afzal  Che  Abdullah,  “IoT  Water Consumption  Monitoring  Alert  System,” Proc.  -  2nd  2018  Int.  Conf.  Electr.  Eng. Informatics, ICELTICs 2018 , pp. 168–172,
2018.
[4] P. V. Kulkarni and M. S. Joshi, “An  IOT based  water  supply  monitoring  and controlling  system,” Int.  J.  Res.  Sci.  Eng. Technol. , vol.  5,  no.  9,  pp. 16152–16157,
2016.
[5] M. Liandana, “Penerapan Teknologi LoRa pada Purwarupa Awal Wearable Device,” Res.   Comput.  Inf. Syst.  Technol. Manag. , vol. 2, no. 2, p. 40, 2019.
[6] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. M. Townsley, “A study of Lora: Long range & low  power  networks  for  the  internet  of things,” Sensors (Switzerland) , vol. 16, no.
9, pp. 1–18, 2016.
[7] Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Peraturan  Direktur  Jendral  Sumberdaya dan  Perangkat  POS  dan  Informatika Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Persyaraan Teknis dan Alat Telomunikasi Low Power Wide Area.” p. 6, 2019.
[8] M. H. Farnoush Faridbod, Mohammad R. Ganjali, “Lanthanide-Based Multifunctional Materials,” Elsevier ,
2018.  [Online].  Available:  http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/B978 0128138403000120.  [Accessed:  21-Nov- 2020].
[9] “OLED Structure,” Daily Mail UK , 2009. [Online].  Available:  https://i.dailymail. co.uk/i/pix/2009/05/25/article-1187309- 0515DE5B000005DC-722_468x334.jpg. [Accessed: 12-Oct-2020].
[10] L.  Aichi  Tokei  Denki, Co.,  “OF-Z Micro flow  Sensor.”  [Online].  Available: https://www.aichitokei.net/products/micro flow-sensor-of-z/. [Accessed: 12-Oct- 2020].
[11] L. Dragino Technology Co., “LG01-S IoT Gateway  featuring  LoRa®  technology,”
2019.  [Online].  Available:  https://www. dragino.com/products/lora/item/119-lg01- s.html. [Accessed: 12-Oct-2020].
[12] R. Sood, M. Kaur, and H. Lenka, “Design and  Development  of  Automatic  Water Flowmeter,” Int.  J.  Comput.  Sci.  Eng. Appl. , vol. 3, no. 3, pp. 49–59, 2013.
[13] R. Padmanabhan, D. Elamukil, and P. T. V Bhuvaneswari,  “SOC  Module  for  IOT Based  Smart  Water  Monitoring,” Int.  J. Recent  Innov.  Trends  Comput.  Commun. , vol. 5, no. 7, pp. 865–870, 2017.
[14] E.  D.  Widianto,  A.  A.  Faizal,  D.  Eridani,
R. Dwi, and O. Augustinus, “Simple LoRa Protocol :  Protokol  Komunikasi  LoRa Untuk  Sistem  Pemantauan  Multisensor Simple LoRa Protocol : LoRa
Communication  Protocol  for  Multisensor Monitoring Systems,” vol. 5, no. 2, pp. 83– 92.
[15]  O.  Monitoring,  S.  Penkov,  S.  Penkov,  A. Taneva,  M.  Petrov,  M.  Petrov,  and  B. Plovdiv, “On-line with LoRaWAN On-line Monitoring  System  with  LoRaWAN System  with  On-line  Monitoring  with,” IFAC  Pap. ,  vol. 52, no. 25, pp. 533–538,
2019.
[16]  H.  Arijuddin,  A.  Bhawiyuga,  and  K. Amron, “Pengembangan Sistem Perantara Pengiriman  Data  Menggunakan  Modul Komunikasi  LoRa  dan  Protokol  MQTT Pada Wireless Sensor Network,” vol. 3, no. 2, pp. 1655–1659, 2019.