## 
Abstrak — Pengukuran suhu, kelembaban, dan kecepatan angin sangat penting untuk dilakukan di pulau sebagai informasi cuaca kepada  masyarakat.  Sistem monitoring ditambahkan  perangkat pengiriman  data  menggunakan  kartu  GSM  agar  dapat ditampilkan  datanya  ke  dalam dashboard  platform  online . Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  pengembangan  sistem monitoring kecepatan angin, suhu, dan kelembaban berbasis web yang  dapat  diterapkan  di  daerah  kepulauan,  pemantauan  data secara realtime yang  terkirim  ke platform ,  dan  pengukuran konsumsi  daya  pada  perangkat.  Metode  penelitian  ini dilaksanakan  dengan  melakukan  studi  literatur,    observasi, perancangan,  dan  pengujian  sistem.  Pada  penelitian  ini  GSM Shield SIM900  digunakan  sebagai  perangkat  pengiriman  data, DHT22  sebagai  perangkat  sensor  suhu  dan  kelembaban, perangkat  anemometer  sebagai  pembaca  kecepatan  angin, platform  Thingspeak sebagai  penampil  data,  dan micro  SD  Card sebagai penyimpanan data cadangan. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembangan sistem monitoring suhu, kelembaban, dan kecepatan angin telah berhasil dilakukan dengan pengiriman data menggunaakan  GSM  yang  ditampilkan  ke  dalam platform Thingspeak .  Data  yang  tidak  terkirim  ke  server  diduga  karena kualitas sinyal GSM pada saat pengiriman data tidak cukup kuat atau karena adanya timeout . Sistem monitoring ini menghabiskan daya sebesar 0,977 Wh..
Kata Kunci : Monitoring , Web, SIM900, Kepulauan.

## I. P ENDAHULUAN
Faktor  cuaca  mempengaruhi  kegiatan  yang  dilakukan manusia sehari-hari, sehingga dibutuhkan perangkat monitoring yang memberi informasi cuaca yang dapat diakses dimanapun  kita  berada.  Penelitian  yang  terkait  dengan teknologi pemantauan cuaca antara lain Monitoring Kecepatan Angin berbasis Web [1]. Website adalah salah satu media yang digunakan  untuk  menampilkan  informasi  yang  biasanya terintegrasi dengan jaringan internet. Data yang dihasilkan dari perangkat monitoring dikirim  ke  database.  Selanjutnya  data yang  terkirim  dapat  dipantau  menggunakan  aplikasi  atau platform.
Faktor utama sebuah perangkat dikatakan sebagai online monitoring  system adalah  pegiriman  data.  Teknologi
pengiriman data  yang berkembang  saat ini ialah WIFI, GSM, dan Satelit. GSM merupakan teknologi yang tepat digunakan di Kepulauan  Riau  mengingat  bahwa  daerah  Kepulauan  Riau memiliki banyak pulau.
Kepulauan  Riau,  khususnya  daerah  pulau  3T  memiliki kondisi  kurang baik dari sisi telekomunikasi dan ketersediaan listrik,  sehingga  menjadi  permasalahan  dalam  penerapan peralatan  monitoring  yang  biasanya  diletakan  di  area  yang minim  ketersedian  sumber  energi  listrik  yang  kontinu.  Pada sistem monitoring dapat disematkan perangkat penyimpan data cadangan seperti yang dilakukan oleh Andoni dan Susanto [2].
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dipaparkan,  sistem monitoring kecepatan  angin,  suhu,  dan  kelembaban  berbasis web di daerah kepulauan perlu dikembangkan guna mengetahui informasi  cuaca.  Parameter  yang  harus  dicapai  dalam pengembangan  sistem  ini  yaitu  perangkat  monitoring  bekerja dengan baik mengirimkan data dan menyimpan data serta dapat memperhitungkan  penggunaan  energi  pada  perangkat.  Hasil dari  penelitian  ini  berupa  perbandingan  data  pengiriman  ke website  dan  data  tersimpan  pada micro  SD  card .  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  dikembangkan  lebih  lanjut dengan metode, perangkat, dan parameter yang berbeda.

## II. T EORI

## A. Baterai
Baterai  sebagai  sumber  arus  listrik  searah  (DC)  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  macam,  yaitu  baterai  elemen kering dan elemen basah. Baterai Lithium Ion merupakan jenis baterai isi ulang yang paling populer untuk peralatan elektronik portabel, karena memiliki salah satu kepadatan energi terbaik, tanpa efek memori, dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat tidak digunakan [3].
Gambar 1. Baterai Litium Ion UR18650 .

## Implementasi Sistem Monitoring Kecepatan Angin, Suhu, dan Kelembaban Berbasis Web di Daerah Kepulauan
Rian Anjasmara * , Tonny Suhendra, dan Anton Hekso Yunianto
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
* Email: riianofficial@gmail.com

## B. Daya Listrik
Daya listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt yang menyatakan banyaknya tenaga listrik yang mengalir per satuan waktu  (joule/detik).  Persamaan  daya  listrik  dapat  dilihat  pada persamaan  1  [4].  Dimana  P  adalah  Daya  Listrik  (Watt),  V adalah Tegangan (Volt), I adalah Arus Listrik (Ampere)
P=V x I (1)

## C. Arduino
Arduino  merupakan  perangkat  keras  yang  bersifat open source dan menggunakan perangkat lunak Arduino Integrated Development Environment (IDE) untuk menulis program yang dibutuhkan.  Salah  satu board Arduino  dapat  dilihat  pada Gambar 2 [5].
Gambar 2. Arduino Uno Rev.3.

## D. Anemometer
Anemometer  adalah  sebuah  perangkat  yang  digunakan  untuk mengukur kecepatan angin. Pada saat angin bertiup mengenai baling- baling  atau  cup  yang  terdapat  pada  anemometer  akan  bergerak. Semakin  besar  kecepatan  angin  yang  mengenai  baling-baling  atau cup  anemometer  maka  semakin  cepat  pula  baling-baling  atau  cup anemometer berputar [6].

## E. DHT22
Sensor  DHT22  adalah  sensor  gabungan  dari  sensor  suhu ( temperature )  dan  kelembaban  ( humidity )  yang  outputnya berupa  sinyal  digital  dan  tidak  membutuhkan  komponen tambahan. DHT22 memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah digunakan.Gambar 3 merupakan bentuk dari modul DHT22 [7].
Gambar 3. Modul sensor DHT22.

## F. Modul Micro SD Card
Modul micro  sd  Card merupakan  modul  untuk  mengakses memory card yang bertipe micro SD untuk pembacaan maupun penulisan  data  dengan  menggunakan  sistem  antarmuka  SPI ( Serial  Parallel  Interface ).  Modul  ini  cocok  untuk  berbagai aplikasi  yang  membutuhkan  media  penyimpan  data,  seperti sistem  absensi,  sistem  antrian,  maupun  sistem  aplikasi  data logging lainnya [8].

## G. GSM Shield
GSM  /GPRS Shield (Gambar  4)  adalah  modul  GSM  yang dapat  dihubungkan  dengan  Arduino  sehingga  memungkinkan Arduino  dapat  terhubung  dengan  jaringan  seluler  GSM. Dengan  modul  ini,  Arduino  dapat  menerima  dan  mengirim SMS,  melakukan  panggilan  suara,  serta  dapat  terhubung  ke
internet  dengan  menggunakan  port  koneksi  pada  GSM/GPRS Shield [9].

## H. AT Command
AT- Command adalah  singkatan  dari Attention  Command. AT Command adalah  perintah  yang  digunakan  dalam komunikasi  dengan  serial port .  Salah  satu  perintah  dari  AT- Command yakni AT+CSQ. Perintah ini berfungsi untuk melihat kualitas sinyal pada jaringan yang teregistrasi pada perangkat. Hasil tampilan ini adalah +CSQ : <rssi> , <ber> , dimana rssi adalah recived  signal  strength  indication yang  memiliki  nilai dari 0 sampai 31, 99 jika kekuatan sinyal tidak diketahui atau tidak  terdeteksi [10] . RSSI dapat  dirubah  ke  dalam  bentuk satuan daya standar yang digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal ( dBm ) dengan persamaan sebagai berikut [11] .
𝑑𝐵𝑚 =   −113+ < 𝑟𝑠𝑠𝑖 𝑥 2 > (2)

## I. Parameter Kualitas Sinyal
Kekuatan sinyal GSM (2G) ditentukan oleh nilai RSSI yang bernilai negatif. Semakin mendekati 0, maka kekuatan sinyal semakin kuat. Nilai RSSI ini diklasifikan ke dalam beberapa kategori kekuatan sinyal yang ditunjukkan pada Tabel 1 [12].
TABEL I. K LASIFIKASI K EKUATAN SI NYAL PADA H ANDPHONE RSSI Kekuatan Sinyal > = -70 dBm Sangat Baik ( Excellent ) -70 dBm to -85 dBm Baik ( Good ) -86 dBm to -100 dBm Cukup ( Fair ) < -100 dBm Buruk ( Poor ) -110 dBm No Signal

## J. Thingspeak
Thingspeak merupakan  Platform Internet  of  Things yang dapat  diintegrasikan  dengan  Matlab.  Pada platform ,  ini  user dapat  mengunggah  data  sensor  dari  berbagai  macam development  board yang  ada  dari  hal-hal  yang  menggunakan HTTP  melalui  Internet.  Data  yang  di  upload  pada thingspeak bisa  dibuat  sebagai  data  pribadi  ataupun  data  publik.  Data tersebut  disajikan  dalam  bentuk  channel  yang  dapat divisualisasikan  dan  diolah  menggunakan software Matlab [13].

## III. P ERANCANGAN S ISTEM

## A. Perancangan Sistem
Perancangan  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dari keseluruhan  proses  pembuatan  suatu  perangkat.  Perancangan ini  dapat  dilihat  pada  Gambar  5  terdiri  dari  4  bagian  utama yakni:
1. Bagian  Sumber  daya  atau Powersupply perangkat  yang terdiri  dari  dua  buah  baterai  dirangkai  seri  dan mendapatkan tegangan sekitar 7,2 VDC.
2. Bagian  input  yang  terdiri  dari  sensor  DHT22  untuk mendapatkan data suhu dan kelembaban, serta perangkat anemometer untuk menghitung kecepatan angin.
3. Bagian  proses  yang  terdiri  dari  mikrokontroler  Arduino Uno  dengan  fungsi  untuk  mengolah  data,  melakukan
perhitungan  dan  melakukan  proses  yang  menjadi  otak dalam perangkat.
4. Bagian output yang  terdiri  dari  penyimpanan  data  ke micro  SD  Card ,  dan  pengiriman  data  hasil  proses  ke internet menggunakan GSM/GPRS Shield untuk menampilkan  ke platform  Thingspeak yang  telah diprogram  untuk  menampilkan  data  hasil  proses  dari Arduino Uno yang telah ditulis ke micro SD Card dimana dapat langsung diakses oleh pengguna melalui perangkat Interface seperti Laptop yang terhubung ke Internet .

## Gambar 4. Diagram blok perancangan perangkat

## B. Cara Kerja Sistem
Proses pada perangkat monitoring yang pertama yaitu inisialisasi sensor DHT22 dan anemometer, modul micro SD Card , RTC, dan GSM Shield SIM900.  Proses  selanjutnya  yakni  mendapatkan  data sebagai  input  yang  diawali  dari  proses  perekaman  data  kecepatan angin  dari  anemometer  Dan  perekaman  data  suhu  dari  sensor DHT22. Data input tersebut diolah di dalam Arduino Uno. Data hasil proses  disimpan  di micro  SD  Card .  Data  juga  dikirim  ke  internet menggunakan SIM900.
Data  hasil  pengukuran  juga  dikirimkan  melalui  Internet  ke platform  thingspeak dengan  memanfaatkan  fitur free  API untuk mendapatkan menampilkan data output dan fitur free Logging untuk menyimpan hasil data output . Setelah data dikirimkan ke thingspeak , maka untuk melakukan pemantauan data dari perangkat user dapat mengakses thingspeak.com dengan channel yang telah dibuat. Secara ringkas, sistem kerja perangkat ini dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 5. Diagram alir sistem

## C. Proses Pengujian Sistem
Proses  pengujian  dilakukan  dengan  mehidupkan  perangkat yang diujikan pada dua lokasi yang berbeda kualitas sinyalnya. Lokasi  pengujian  dilakukan  di  Kelurahan  Kampung  Bugis, Tanjungpinang dan Jalan Lingkar Wacopek, Bintan. Pengujian dilakukan  pada  pagi,  siang,  dan  malam  hari  dan membandingkan rasio penerimaan data pada setiap pengujian

## D. Kualitas Sinyal pada Lokasi Pengujian
Pengujian  kondisi  sinyal  dilakukan  dengan  menggunakan perintah AT Command yaitu AT+CSQ. Hasil dari perintah ini ialah  nilai  dengan  rentang  dari  0  –  99.  Nilai  tersebut  diubah dalam  bentuk  dBm  dengan  persamaan  2.  Nilai  dBm  ini kemudian  diklasifikan  ke  dalam  beberapa  kategori  kekuatan sinyal  [12]  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Pada  lokasi pengujian  pertama,  kondisi  sinyal  dapat  dilihat  dengan menggunakan  perintah  AT Command dengan  menjalankan perintah  AT+CSQ.  Hasil  perintah  dari  AT+CSQ  pada  lokasi pengujian pertama dapat dilihat pada Gambar 7.

## Gambar 6. Hasil perintah CSQ kondisi sinyal lokasi pengujian pertama
Konversi  nilai  RSSI  ini  ke  dalam  dBm  memberikan  nilai sebesar -67 dBm yang menunjukkan bahwa sinyal pada lokasi pengujian pertama termasuk dalam kategori sangat baik.
Pada  lokasi  pengujian  kedua,  kondisi  sinyal  dapat  dilihat juga  dengan  menggunakan  perintah  AT+CSQ  dengan  hasil yang ditunjukkan pada Gambar 8. Nilai RSSI diperoleh sebesar 13  yang  berarti  kekuatan  sinyalnya  sebesar  -87  dBm.  Nilai dBM  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  sinyal  pada  lokasi Pengujian kedua termasuk dalam kategori cukup.
Gambar 7. Perintah CSQ untuk mengetahui kondisi sinyal pengujian kedua

## IV. H ASIL

## A. Pengujian Sistem pada Lokasi Pertama
Pengujian keseluruhan pertama ini adalah untuk mengetahui proses pengiriman data. Pengujian ini dilakukan pada pagi hari, siang hari dan malam hari. Sistem telah diintegrasikan dengan micro  SD  Card sehingga  dapat  dilihat  tingkat  keberhasilan pengiriman  data.  Hasil  yang  ditunjukkan  pada platform Thingspeak berupa  tanggal,  waktu,  jumlah  data,  suhu, kelembaban,  dan  kecepatan  angin.  Jika  pengiriman  data berhasil, maka data yang ada terekam pada micro SD Card juga akan  muncul  di dashboard ,  jika  tidak  berhasil  maka  data tersebut hanya ada pada micro SD Card dan tidak akan muncul pada website.
Hasil  dari  pengujian  keseluruhan  pertama  pada  pagi  hari dapat dilihat pada Gambar 9 untuk data suhu dan kelembaban
serta Gambar 10 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro SD Card . Gambar 11 dan Gambar 12 adalah data dari Thingspeak.
Gambar 8. Grafik data suhu dan kelembaban di micro SD Card pagi hari ke-1
Gambar 9.  Grafik data kecepatan angin di micro SD Card pagi hari ke-1
Gambar 10. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak pagi hari ke-1
Gambar 11. Grafik data kecepatan angin data di Thingspeak pagi hari ke-1
Pengujian  pertama  pagi  hari  didapatkan  data  sebanyak  194 data  yang  terekam  pada micro  SD  Card dan  175  data  yang tersimpan  di Website  Thingspeak .  Sebanyak  19  data  tidak terkirim  ke website. Data  yang  tidak  terkirim  ini  dikarenakan koneksi yang tidak stabil pada GSM / GPRS Shield sehingga data tidak berhasil terkirim ke website . Grafik yang putus-putus pada Gambar  11  dan  Gambar  12  menandakan  bahwa  pada  saat tersebut data tidak masuk. Rasio penerimaan data pada website Thingspeak adalah sebesar 90,2 %. Perbedaan waktu dari RTC dengan waktu yang ada pada website Thingspeak dari data yang sama ialah sebesar 1 menit 10 detik hingga 1 menit 11 detik.
Hasil  dari  pengujian  keseluruhan  pertama  pada  Siang  hari dapat dilihat pada Gambar 13 untuk data suhu dan kelembaban
serta Gambar 14 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro SD Card . Gambar 15 dan Gambar 16 adalah data dari Thingspeak.
Gambar 12. Grafik data suhu dan kelembaban di Micro SD Card siang hari
Ke-1
Gambar 13. Grafik data kecepatan angin di micro SD card siang hari ke-1
Gambar 14. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak siang hari ke-1
Gambar 15. Grafik data kecepatan angin di Thingspeak siang hari ke-1
Dari  pengujian  pertama  siang  hari  didapatkan  hasil  yaitu sebanyak 203 data yang terekam pada micro SD Card dan 192 data  yang  tersimpan Website  Thingspeak sehingga  hanya  11 data  tidak  dapat  terkirim  ke website. Rasio  penerimaan  data pada website  Thingspeak untuk  pengujian  pertama  Siang  hari lebih  besar  dibandingkan  dengan  pagi  hari  yaitu  sebesar 94,58%.
Hasil dari pengujian keseluruhan pertama pada Malam hari dapat dilihat pada Gambar 17 untuk data suhu dan kelembaban serta Gambar 18 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro SD Card . Gambar 19 dan Gambar 20 adalah data dari Thingspeak .
Gambar 16. Grafik data suhu dan kelembaban di Micro SD card malam hari ke-1
Gambar 17. Grafik data kecepatan angin di micro SD card malam hari ke-1
Gambar 18. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak malam hari ke-1
Gambar 19. Grafik data kecepatan angin di Thingspeak malam hari ke-1
Pengujian  pertama  Malam  hari  didapatkan  data  sebanyak 128 data yang terekam pada micro SD Card. Data yang masuk ke Website  Thingspeak sebanyak  111  data.  Sebanyak  17  data tidak  dapat  terkirim  ke website. Data  yang  tidak  terkirim tersebut  dikarenakan  koneksi  yang  tidak  stabil  pada GSM / GPRS Shield sehingga  tidak  dapat  menyambungkan  ke website .  Penggunaan micro  SD  Card sangat  penting  sekali untuk back up data yang tidak diterima pada Thingspeak. Rasio penerimaan  data  pada website  Thingspeak untuk  pengujian pertama malam hari lebih kecil dari dua pengujian sebelumnya yakni  sebesar  86,7%.  Perbedaan  waktu  antara  RTC  dengan waktu yang ada pada website thingspeak yakni sebesar 23 detik hingga 24 detik. Hasil perbedaan waktu ini tidak sama dengan dengan  pengujian  pagi  dan  siang  dikarenakan  RTC  diatur waktunya  agar  bisa  mendekati  waktu  pada platform Thingspeak .

## B. Pengujian Sistem pada Lokasi Kedua
Pengujian  keseluruhan  kedua  adalah  untuk  mengetahui proses  pengiriman  data.  Pengujian  dilakukan  pada  pagi  hari, siang  hari  dan  malam  hari  pada  lokasi  yang  memiliki  sinyal provider yang cukup. Sistem telah diintegrasikan dengan micro SD Card sehingga  data  dapat  melihat  tingkat  keberhasilan pengiriman data tersebut.
Hasil dari pengujian keseluruhan kedua pada pagi hari dapat dilihat pada Gambar 21 untuk data suhu dan kelembaban serta Gambar 22 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro  SD  Card .  Gambar  23  dan  Gambar  24  adalah  data  dari Thingspeak .
Gambar 20. Grafik data suhu dan kelembaban di micro SD card pagi hari ke-2
Gambar 21. Grafik data kecepatan angin di micro SD card pagi hari ke-2
Gambar 22. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak pagi hari ke-2
Gambar 23. Grafik data kecepatan angin data di Thingspeak pagi hari ke-2
Pengujian  Kedua  pagi  hari  didapatkan  data  sebanyak  128 data yang terekam pada micro SD Card . Data yang masuk ke Website Thingspeak sebanyak 122 data. Sebanyak 6 data tidak dapat terkirim ke website . Rasio penerimaan data pada website Thingspeak adalah  sebesar  95,31%.  Penggunaan  RTC  yang diatur  waktunya  secara  manual  oleh  peneliti  membuat
perbedaan waktu antara RTC itu sendiri dengan waktu yang ada pada website thingspeak dengan rata-rata sebesar 23,58 detik.
Hasil  dari  pengujian  keseluruhan  kedua  pada  Siang  hari dapat dilihat pada Gambar 25 untuk data suhu dan kelembaban serta Gambar 26 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro  SD  Card .  Gambar  27  untuk  data  suhu  dan kelembaban  dan  Gambar  28  untuk  data  kecepatan  angin  data dari Thingspeak.
Gambar 24. Grafik data suhu dan kelembaban di Micro SD Card siang hari ke-2
Gambar 25. Grafik data kecepatan angin di micro SD card siang hari ke-2
Gambar 26. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak siang hari ke-2
Gambar 27. Grafik data kecepatan angin di Thingspeak siang hari ke-2
Pengujian  kedua  Siang  hari  didapatkan  data  sebanyak  198 data yang terekam pada micro SD Card . Data yang masuk ke Website  Thingspeak hanya  sebanyak  145  data.  Sebanyak  53 data tidak dapat terkirim ke website yang diduga karena koneksi yang tidak stabil pada GSM/GPRS Shield sehingga tidak dapat menyambungkan  ke website .  Data-data  yang  tidak  masuk tersebut  tentu  saja  mendapat  backup  yang  bagus  yakni
penyimpanan pada micro SD Card . Rasio penerimaan data pada website Thingspeak untuk pengujian pertama Siang hari adalah sebesar 73,23%.
Hasil  dari  pengujian  keseluruhan  kedua  pada  Malam  hari dapat dilihat pada Gambar 29 untuk data suhu dan kelembaban serta Gambar 30 untuk data kecepatan angin yang tersimpan di dalam micro  SD  Card .  Gambar  31  untuk  data  suhu  dan kelembaban  dan  Gambar  32  untuk  data  kecepatan  angin  data dari Thingspeak.
Gambar 28. Grafik data suhu dan kelembaban di Micro SD card malam hari ke-2
Gambar 29. Grafik data kecepatan angin di micro SD card malam hari ke-2
Gambar 30. Grafik data suhu dan kelembaban di Thingspeak malam hari ke-2
Gambar 31. Grafik data kecepatan angin di Thingspeak malam hari ke-2
Pengujian kedua Malam hari didapatkan data sebanyak 195 data  yang  terekam  pada micro  SD  Card .  Data  yang  berhasil masuk ke Website Thingspeak sebanyak 166 data. Sebanyak 29 data  tidak  dapat  terkirim  ke website .  Rasio  penerimaan  data pada website Thingspeak untuk pengujian pertama malam hari
adalah sebesar 85,12 %.

## C. Perhitungan Konsumsi Daya
Pada penelitian ini, perhitungan penggunaan konsumsi daya perangkat  dibutuhkan  untuk  mengetahui  penggunaan  daya untuk  pemilihan  sumber  energi  mandiri  ke  depannya. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan multimeter didapatkan konsumsi arus selama 1 jam dengan nilai rata-rata sebesar  0,125  Ah.  Pola  konsumsi  arus  perangkat  ini ditunjukkan pada 33 yang menampilkan pola arus selama 200 detik  yang  merepresentasikan  pola  arus  selama  1  jam. Tegangan supply pada  perangkat  yakni  sebesar  7,82  VDC sehingga diperoleh konsumsi daya rata-rata selama 1 jam dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan 1.

## P = 7,82 VDC  x  0,125 Ah

## P = 0,977 Wh
Setelah  dilakukan  perhitungan,  maka  didapatkan  konsumsi daya rata-rata selama 1 jam sebesar 0,977 Wh.

## Gambar 32. Grafik pola arus pada perangkat
Perangkat  ini  menggunakan  dua  baterai Lithium  Ion UR18650A  dengan  tegangan  spesifikasi  3,6  VDC  yang diserikan.  Tegangan  baterai  seri  diperoleh  sebesar  7,2  VDC dengan  kapasitas  arus  sebesar  2,15  Ah,  sehingga  daya  yang dapat  dikeluarkan  dari  dua  buah  baterai  dapat  diketahui menggunakan persamaan 1.

## P = 7,2 VDC  x  2,15 Ah

## P = 15,48 Wh
Setelah  diketahui  daya  yang  dapat  dikeluarkan  baterai sebesar  15,48  Wh.  Lamanya  waktu  perangkat  dapat  menyala dapat dihitung dengan dengan membagi daya yang dikeluarkan oleh  baterai  dengan  daya  dibutuhkan  selama  1  jam.  Setelah dilakukan  perhitungan  dapat  diperkirakan  perangkat  ini  dapat menyala selama kurang lebih 15,84 Jam.

## V. K ESIMPULAN
Sistem monitoring kecepatan  angin,  suhu  dan  kelembaban berbasis website telah  berhasil  dikembangkan  yang  dapat mengirim  data  menggunakan  jaringan  GSM.  Data  yang terkirim dapat dilihat pada platform Thingspeak . Data cadangan tersimpan  pada micro  SD  Card .  Pada  lokasi  pertama  kondisi sinyal Sangat Baik (-67dBm) rasio penerimaan data ke website pagi  90,2%,  siang  94,58%,  dan  malam  86,7%.  Lokasi  kedua kondisi  sinyal  kategori  Cukup  (-87dBm)  dengan  rasio
penerimaan  data  ke website pagi  95,31%,  siang  73,23%,  dan malam  85,12%.  Konsumsi  daya  pada  perangkat  yang  telah dirancang  memiliki  konsumsi arus  selama 1 jam dengan nilai rata-rata sebesar 0,125 Ah dengan tegangan baterai seri sebesar 7,28  VDC  sehingga  diperoleh  konsumsi  daya  perangkat  rata- rata  selama  1  jam  sebesar  0,977  Wh.  Daya  yang  dikeluarkan oleh baterai yang digunakan  adalah 15,48 Wh. Sehingga alat ini diperkirakan dapat bertahan selama 15,8 jam.

## R EFERENSI
[1] Suwardi,  “Monitoring  kecepatan  angin  berbasis  web,”  Tugas  Akhir, Politeknik Negeri Batam, 2017.
[2] S. Andoni dan D. Susanto, “Alat Pengukur Suhu, Kelembaban Relatif, Dan Tekanan Udara Digital,” J. Meteorol. Klimatol. Dan Geofis. , hlm. 11, 2015.
[3] M. T. Afif dan I. A. P. Pratiwi, “Analisis Perbandingan Baterai Lithium- Ion,  Lithium-Polymer,  Lead  Acid  dan  Nickel-Metal  Hydride  pada Penggunaan Mobil Listrik - Review,” J. Rekayasa Mesin , vol. 6, no. 2, hlm. 95–99, Agu 2015.
[4] Technical Learning Collage, Basic Electricity : Continuing Education Professional Development Course . 2018.
[5] M. Banzi dan M. Shiloh, Getting started with Arduino , Third edition. Sebastopol, CA: MakerMedia, 2015.
[6] R.  Hidayat  dan  I.  K.  Bachtiar,  “Perancangan  Dan  Karakterisasi Prototipe Anemometer Jenis Cup,” 2015.
[7] Aosong  Electronics  Co.,Ltd,  “AM2302  Product  manual.”  Aosong Electronics Co., Ltd, 2012.
[8] A.  Faudin,  “Cara  mengakses  module  micro  SD  menggunakan Arduino,” nyebarilmu , 2018. . [9]
B.  Chaniago  dan  A.  Hamzah,  “Analisa  dan  Desain  Monitoring Pembangkit  Listrik  Tenaga  Angin  dengan  Menggunakan  Web  dan Arduino,” JOM FTEKNIK Univ. Riau , vol. 5, hlm. 6, 2018.
[10] M2MSupport, “AT+CSQ – Signal quality,” M2MSupport.net , 28-Apr- 2012. .
[11] Saptaji, “Mengecek Signal Strength (Kuat Sinyal) Operator dengan AT Command dan Delphi,” Saptaji.com , 20-Jan-2013. [Daring]. Tersedia pada: http://saptaji.com/2013/01/20/mengecek-signal-strength-kuat- sinyal-operator-dengan-at-command-dan-delphi/.  [Diakses:  20-Mei- 2019].
[12]
Teltonika, “Mobile Signal Strength Recommendations,” wiki.teltonika.lt , 2019. [Daring]. Tersedia pada: https://wiki.teltonika.lt/view/Mobile_Signal_Strength_Recommendati ons. [Diakses: 02-Jul-2019].
[13] sk.raharja.ac.id,  “Thingspeak  –  CCIT,” sk.raharja.ac.id ,  2015.
[Daring].  Tersedia  pada:  http://sk.raharja.ac.id/thingspeak/.  [Diakses: 16-Okt-2018].