## PENGUKURAN VISKOSITAS OLI DAN MINYAK GORENG MENGGUNAKAN SENSOR MINI REED SWITCH MAGNETIC BERBASIS ARDUINO
Umi Pratiwi 1) , Adilla Luthfia 1)
1) Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia
Corresponding author : Umi Pratiwi E-mail : umi.pratiwi.fis@unsoed.ac.id
Diterima 20 Agustus 2023, Direvisi 15 Oktober 2023, Disetujui 16 Oktober 2023

## ABSTRAK
Viskositas  merupakan  sifat  penting  dalam  banyak  aplikasi  industri  seperti  minyak,  cat,  adhesif,  dan bahan  kimia.  Kualitas  bahan  material  sebagai  bahan  baku  industri  memerlukan  kualitas  yang  baik seperti sifat viskositas. Diperlukan sebuah alat pengukuran yang efektif dan presisi dalam mengetahui kualitas  bahan  berdasarkan  sifat  viskositasnya.  Salah  satunya  pengukuran  berbasis  digital  dan mikrokontroler. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat peraga viskositas yang dilengkapi dengan sensor mini  reed  switch  magnetic  berbasis Arduino.  Alat  peraga  ini  menggunakan  sensor mini  reed switch magnetic sebagai detektor pergerakan bola baja di dalam tabung. Sensor ini menghasilkan sinyal yang dikirim ke Arduino, kemudian mengolah data dan menampilkan nilai viskositas pada layar LCD. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen berbasis laboratorium  dengan melakukan karakterisasi viskositas skala laboratorium menggunakan lima larutan  fluida yaitu air, minyak goreng bekas, minyak goreng baru, oli bekas dan oli baru. Sampel viskositas dimasukkan ke dalam tabung, dan bola baja ditempatkan di dalam larutan. Motor stepper kemudian menggerakkan bola baja dengan kecepatan  yang  ditentukan,  dan  sensor reed  switch  magnetic mendeteksi  pergerakan  bola  tersebut. Data yang diperoleh dari sensor dikirim ke Arduino, diolah, dan hasil viskositas ditampilkan pada layar LCD. Hasil pengukuran besar nilai viskositas fluida air, minyak goreng bekas, minyak goreng baru, oli bekas, dan oli baru berturut-turut menghasilkan (satuan Pa.s) 2,12; 3,18; 2,84; 3,52; dan 7,71. Hasil pengujian  menunjukkan  bahwa  alat  peraga  viskositas  ini  mampu  memberikan  hasil  yang  akurat  dan konsisten dalam mengukur viskositas larutan fluida dengan rata-rata eror 7,425% dibandingkan dengan alat peraga viskositas konvensional. Alat peraga ini juga dapat digunakan untuk mengukur viskositas berbagai jenis cairan dengan penyesuaian parameter yang sesuai.
Kata kunci: viskositas fluida; sensor mini reed switch magnetic .

## ABSTRACT
Viscosity is an important property in many industrial applications such as oils, paints, adhesives, and chemicals. The quality of materials as industrial raw materials requires good quality such as viscosity properties. An effective and precise measurement tool is needed to determine the quality of materials based  on  their  viscosity  properties.  One  of  them  is  digital  and  microcontroller  based  measurements. This research aims to design a viscosity demonstration tool equipped with an Arduino-based magnetic mini reed switch sensor. This teaching aid uses a mini reed switch magnetic sensor as a detector for the movement of steel balls in the tube. This sensor produces a signal which is sent to the Arduino, then processes  the  data  and  displays  the  viscosity  value  on  the  LCD screen.  This  research  method  uses laboratory-based experimental research by conducting laboratory-scale viscosity characterization using five fluid solutions, namely water, used cooking oil, new cooking oil, used oil and new oil. The viscosity sample is put into a tube, and a steel ball is placed in the solution. The stepper motor then moves the steel ball at a specified speed, and a magnetic reed switch sensor detects the movement of the ball. The data obtained from the sensor is sent to Arduino, processed, and the viscosity results are displayed on the LCD screen. The results of measuring the fluid viscosity values of water, used cooking oil, new cooking oil, used oil and new oil respectively produced (Pa.s units) 2.12; 3.18; 2.84; 3.52; and 7.71. The test results show that this viscosity probe is able to provide accurate and consistent results in measuring the  viscosity  of  fluid  solutions  with  an  average  error  of  7.425%  compared  to  conventional  viscosity probes.  This  instrument  can  also  be  used  to  measure  the  viscosity  of  various  types  of  liquids  with appropriate parameter adjustments.
Keywords: fluid viscosity; magnetic mini reed switch sensor.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan industri berdampak pada pengmbangan alat laboratorium  digital  (Pratiwi  &  Fatmaryanti, 2020). Pengukuran viskositas fluida merupakan hal yang penting.
Viskositas fluida menggambarkan sifat aliran fluida, yaitu sejauh mana  fluida  mampu  mengalir  dengan  mudah atau  sebaliknya.  Pengukuran  viskositas  fluida digunakan  dalam  berbagai  aplikasi  seperti pemrosesan  industri,  pengendalian  kualitas, penelitian laboratorium, dan sebagainya (Mukharomah et al., 2021). Dalam upaya untuk mengukur  viskositas  fluida  secara  akurat  dan efisien,  banyak  metode  dan  teknik  telah dikembangkan (Astuti, 2020; Susanti & Asmoro, 2019).
Pengukuran  viskositas  fluida  sederhana biasanya  dilakukan  di  laboraturium  fisika dengan metode bola jatuh  (Hartono & Praharto, 2021; Tissos et al., 2014). Metode ini digunakan untuk menjatuhkan bola ke dalam tabung yang berisi fluida (pelumas atau OLI) dan kemudian menggunakan hukum stokes untuk menghitung waktu  tempuh.  Alat  uji  viskometer  sistem  bola jatuh di laboratorium fisika masih dioperasikan secara  manual,  atau  dengan  kata  lain  masih bersifat manual (Mujadin et al., 2015; Susanti & Asmoro,  2019).  Menurut  penelitian  yang  telah dilakukan tentang viskometer sistem bola jatuh, hasil  pengujian  menunjukkan  error  yang  tinggi antara  10  hingga  11  persen  dari  data  aktual (karakteristik)  pelumas  uji  yang  digunakan dalam pengujian (Aritonang, 2017).
Salah  satu  pendekatan  yang  menarik adalah menggunakan sensor mini Reed Switch Magnetic berbasis Arduino. Arduino merupakan platform  pengembangan  perangkat  keras sederhana yang fleksibel dan mudah digunakan (Deda  &  Purwanto,  2022).  Sensor  mini  Reed Switch Magnetic merupakan jenis sensor yang merespon perubahan medan magnetik dengan menghasilkan pulsa listrik sebagai responsnya (Romadhon et al., 2019).
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan  sensor  mini  Reed  Switch
Magnetic  berbasis  Arduino  sebagai  alat pengukur viskositas fluida. Dengan menggunakan  perangkat  keras  dan  perangkat lunak yang dikembangkan, pengukuran viskositas fluida dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Sensor ini akan memberikan data tentang perubahan medan magnetik saat fluida mengalir  melalui  sensor,  dan  data  tersebut dapat diolah menggunakan Arduino  (Satoya & Sulaksono, 2021). Metode ini memiliki beberapa  kelebihan.  Pertama,  penggunaan sensor  mini  Reed  Switch  Magnetic  berbasis Arduino memungkinkan pengukuran viskositas
dilakukan  secara  real-time  dan  non-invasif, sehingga tidak diperlukan peralatan yang rumit atau prosedur yang kompleks. Kedua, Arduino sebagai  platform  pengembangan  perangkat keras  yang  terbuka  memungkinkan  pengguna untuk mengatur dan mengelola data pengukuran dengan fleksibilitas tinggi.
Penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah  eksperimen.  Pertama,  sensor  mini Reed  Switch  Magnetic  akan  dipasang  pada aliran  fluida  yang  akan  diukur  viskositasnya. Kemudian,  medan  magnetik  yang  dihasilkan oleh  sensor  akan  direkam  oleh  Arduino. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diproses dan  diinterpretasikan  menggunakan  perangkat lunak  yang  telah  dikembangkan  (Gulo  et  al., 2022; Pratiwi et al., 2020; Rahmani et al., 2022). Viskositas suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul- molekul  cairan,  yang  mampu  menahan  aliran fluida  sehingga  dapat  dinyatakan  sebagai indikator tingkat kekentalannya. Nilai kuantitatif dari viskositas dapat dihitung dengan membandingkan  gaya  tekan  per  satuan  luas terhadap  gradien  kecepatan  aliran  dari  fluida. Menurut  Young  &  Freedmen  (2002)  viskositas adalah  gesekan  internal  fluida,  Gaya  viskos melawan  gerakan  sebagian  fluida  relatif terhadap  yang  lain  (Khairunnisa,  2019). Menurut Sir George Stokes gaya hambat yang dialami oleh suatu bola ketika bergerak dengan kecepatan  tertentu  dalam  suatu  fluida.  ketika mulai  jatuh  ke  fluida,  bola  mengalami percepatan sehingga  kecepatanya bertambah. Pada  saat  bersamaan  gaya  stokes  juga bertambah  dan  ada  suatu  saat  resultan  gaya tersebut  adalah  nol.  Pada  saat  ini  kecepatan bola  mengalami  nilai  maksimumnya  dan bernilai tetap (Ghurri, 2014; Setyanamurwan et al., 2022). Kecepatan ini yang disebut sebagai kecepatan  Terminal  (  Tv  ).  Menurut  Young  & Freedmen  (2002)  Pada  saat  bola  mengalami kecepatan  terminal  maka  berlaku  persamaan berikut :
𝜂 = 2𝑟 2 𝑔 9𝑣 𝑟 (𝜌 𝑏 − 𝜌 𝑓 ) ……………………………..(1)
Dengan 𝑣 𝑟 merupakan  kecepatan  terminal (m/s), 𝑔 sebagai  percepatan  gravitasi  (m/s 2 ), 𝜌 𝑏 merupakan  massa  jenis  benda  (kg/m 3 ), 𝑟 sebagai  jari-jari  bola  (m), 𝜌 𝑓 merupakan massa  jenis  fluida  (kg/m 3 ),  dan 𝜂 koefisien viskositas fluida (Pa.s)
Pengukuran viskositas fluida menggunakan  sensor  mini  Reed  Switch Magnetic berbasis Arduino ini diharapkan dapat memberikan  hasil  yang  akurat  dan  dapat diandalkan.  Kelebihan  metode  ini,  seperti kemudahan  penggunaan,  fleksibilitas,  dan
kemampuan  pengukuran  real-time,  dapat menjadi alternatif yang menarik dalam pengukuran  viskositas  fluida  (Hasugian  et  al., 2020;  Ms  et  al.,  2021).  Diharapkan  hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengukuran viskositas fluida (Romadhon et al., 2019)

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  membaha  tentang perancangan  dan  pembuatan  alat  pengukur koefisien viskositas menggunakan sensor mini reed  switch  magnetic menggunakan  metode eksperimen  berbasis  laboratorium . Data  yang
diperoleh dari output program hasil perancangan alat dan hasil perhitungan secara manual  atau konvensional. Perancangan sistem  ini  meliputi  perancangan  perangkat perangkat  keras  ( hardware )  dan  perangkat lunak  ( software )  (Jamaludin  et  al.,  2014; Masyruhan et al., 2020).
Blok Diagram Sistem Blok diagram sistem pengukuran viskositas  fluida  merancang  sifat  kekentalan fluida,  yaitu  fluida  air,  minyak  goreng  bekas, minyak  goreng  baru,  oli  bekas,  dan  oli  baru. Penggambaran  blok  diagram  sistem  kerja pengukuran viskositas fluida pada Gambar 1.
Gambar 1 . Blok diagram pengukuran viskositas fluida

## Rancangan Mekanis Alat Ukur
Perancangan alat pengukuran viskositas fluida  menggunkan  sensor mini  reed  switch magnetic untuk  mendeteksi  medan  magnetik yang  ada  di  sekitarnya  (Afdali  et  al.,  2017; Setiawan, 2009). Dimensi rancang-bangun dari rangka alat ukur viskositas fluida pada Gambar 2.  Benda  kelereng  yang  digunakan  berupa
kelereng magnetik agar sensor mini reed switch dapat  mendeteksi  dengan  diameter  2  cm  dan tabung dengan volume tabung 100 ml. Sensor mini  reed  switch  diperlukan  dua  buah  sensor untuk  mendeteksi  kelereng  magnetik  di  awal meluncur dan di akhir meluncur.
Gambar 2. Rancangan mekanis pengukuran viskosotas fluida

## Diagram Alir Algoritma Alat Ukur
Rancangan perangkat lunak yang berfungsi  untuk  mengatur  kinerja  keseluruhan dari sistem yang terdiri dari beberapa perangkat keras sehingga sistem ini dapat bekerja dengan baik.  Diagram  alir  program  utama  ditunjukkan dalam Gambar 3.
Pengukuran
viskositas fluida memerlukan  beberapa  variabel  fisika  yang digunakan  dalam  perhitungan  dengan  proses pengukuran  terdapat  pada  Gambar  2  dan Gambar 3. Spesifikasi alat ukur viskositas fluida sebagai berikut.
a)  Processor : Arduino Uno R,
b)   Logic Supply : 5v DC,
c)   Sensor : Mini Reed Switch Magnetic,
d)   Rentang jarak sensor: 2 cm,
e)   Ukuran alat peraga : 23x16x30cm,
f)   Volume Tabung : 100 ml Tinggi Tabung : 25 cm,
g)  Diameter Bola : 2 cm.
Proses  pengukuran  viskositas  dimulai dengan pembacaan data oleh sensor mini reed switch ketinggian,  jari-jari  benda  dan  waktu jatuh  benda  meluncur  dalam  tabung  berisi fluida.  Kemudian  diperoleh  data  viskositas berdasarkan  perhitungan  dalam  program arduino.  Data  akan  ditampilkan  dalam  layar LCD.

## Pengujian Ketelitian
Berikut ini skema pengujian ketelitian alat yang direalisasikan. Setelah diperoleh data dari pengujian,  maka  langkah  selanjutnya  adalah menganalisa  data  tersebut  dan  melakukan perhitungan  analisis  nilai  persentase  (%) keberhasilan  dan  persentase  (%)  kesalahan (error)  pada  alat  viskositas  fluida.  Rumus- rumus  pencarian  persentase  kesalahan  dan keberhasilan  adalah  berdasarkan  persamaan berikut ini (Afdali et al., 2017).
%𝐾𝐵𝑅 = 𝑁𝑆−𝑁𝑇 𝑁𝑆 𝑥 100% ……………………(3)
𝑅𝑎𝑙𝑎𝑡 = %𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 100% 𝑥 𝑁𝑆 …………………….(4)
Dengan  variabel %Kbr sebagai  persentase keberhasilan,  variabel % kesalahan  sebagai persentase  kesalahan,  variabel NS sebagai nilai sebenarnya, dan variabel NT sebagai nilai yang terukur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perancangan alat pengukuran viskositas fluida  perlu  dilakukan  uji  kelayakan  alat,  yaitu dilakukan pengujian dan kalibrasi alat. Pengujian  alat  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  alat  tersebut  bekerja  atau  tidak. Pengujian alat dilakukan pada lima fluida yaitu air, minyak goreng bekas, minyak goreng baru, oli  bekas  dan  oli  baru.  Hasil  pengujian viskositas  dibandingkan  dengan  penghitungan manual  yaitu  menggunakan  alat  laboratorium seperti  stopwatch,  alat  hitung,  mikrometer sekrup, jangka sorong, penggaris, dan lain-lain. Hasil  kalibrasi  alat  pengukuran  viskositas menggunakan sensor mini reed switch dengan alat  pengukuran  manual  ditunjukkan  pada Tabel 2.
Setelah
dilakukan penghitungan
berdasarkan  Tabel  2  tersebut,  kemudian  data tersebut  diolah  untuk  mencari  ketidakpastian dari  alat  peraga  viskositas  berbasis  arduino. Hasil  penghitungan  ditampilkan  pada  Tabel  3. Berdasarkan Tabel 3 tersebut menunjukan hasil penghitungan  viskositas  dengan  alat  peraga viskositas  berbasis  arduino  dan  alat  peraga acuan.  Alat  peraga  acuan  adalah  alat  peraga manual  seperti  stopwatch,  jangka  sorong,  dan lain-lain.  Uji  coba  alat  peraga  viskositas menggunakan  lima  sampel  fluida  yaitu  air, minyak goreng bekas, minyak goreng baru, oli bekas dan oli baru. Peneliti akan membandingkan hasil penghitungan kekentalan  fluida  dengan  menggunakan  alat peraga  viskositas  berbasis  arduino  dengan penghitungan  viskositas  dengan  cara  manual. Hasil uji coba alat peraga viskositas ditampilkan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Hasil kalibrasi alat pengukuran viskositas menggunakan sensor mini reed switch dengan alat pengukuran manual Fluida Pengukuran ke-5 Rerata Selisih Error 1 2 3 4 5 Air Manual 2,07 2,07 1,90 1,58 2,03 1,93 -0,19 9,64% Alat 2,01 2,09 2,08 2,20 2,20 2,12 Minyak goreng bekas Manual 2,68 3,07 3,45 2,80 3,18 3,04 -0,14 4,68% Alat 3,07 2,98 3,00 3,42 3,42 3,18 Minyak goreng baru Manual 2,96 2,28 2,33 3,27 2,64 2,79 -0,15 5,42% Alat 2,63 2,82 2,86 2,85 3,05 2,84 Oli bekas Manual 3,97 3,80 3,25 3,43 3,47 3,548 -0,33 9,15 Alat 3,97 3,89 3,88 3,8 4,02 3,91 Oli baru Manual 6,44 6,65 6,65 7,73 8,13 7,12 -0,59 8,23% Alat 7,85 7,84 7,67 7,52 7,65 7,71 Rerata Eror 7,42% Perhitungan ralat alat pengukur viskositas  oli  dan  minyak  goreng  diperoleh
perbandingan  oli  dan  minyak  goreng  sebelum dan sesudah digunakan. Tabel 3. Ralat alat pengukuran viskositas fluida menggunakan sensor mini reed switch Sampel  acuan (Pa.s)  alatPeraga (Pa.s) Eror Ralat (Pa.s) Air 1,93 2,12 9,64% (2,12 ± 0,186) Minyak goreng bekas 3,04 3,18 4,68% (3,18 ± 0,142) Minyak goreng baru 2,70 2,84 5,42% (2,84 ± 0,146) Oli bekas 3,58 3,51 9,15% (3,51 ± 0,328) Oli baru 7,12 7,71 8,23% (7,71 ± 0,586) Rerata Eror 7,42% (3,87 ± 0,288)
Berdasarkan  Tabel  2  dan  Tabel  3  hasil pengujian viskositas dengan menggunakan alat pengukuran  viskositas  dengan  fluida  air mempunyai nilai selisih sebesar - 0,19 dan error 9,64% sehingga dihasilkan hasil penghitungan koefisien  viskositas  air  sebesar  (2,12  ±  0,186) Pa.s.  pada  fluida  minyak  goreng  bekas diperoleh  selisih  sebesar  -0,14  dengan  error 4,68% sehingga penghitungan koefisien kekentalan minyak goreng bekas adalah (3,18 ± 0,142) Pa.s. Pada fluida minyak goreng baru diperoleh  selisih  sebesar  -  0,15  dengan  error 5,42% sehingga diperoleh penghitungan koefisien kekentalan minyak goreng baru yaitu (2,84  ±  0,146)  Pa.s.  Pada  fluida  oli  bekas diperoleh  selisih  -0,33  dengan  error  sebesar 9,15% sehingga diperoleh penghitungan koefisien  oli  bekas  yaitu  (3,51  ±  0,328)  Pa.s. Pada  oli  baru  diperoleh  selisih  sebesar  -0,59 dengan  error  8,23%  sehingga  diperoleh penghitungan  koefisiein  kekentalan  oli  baru adalah  (7,71  ±  0,586)  Pa.s.  Rerata  error  total alat peraga viskositas dengan sensor mini reed switch  magnetic  berbasis  arduino  adalah
7,42%.  Terjadi  error  pada  alat  peraga  dapat terjadi karena beberapa faktor kesalahan yang terjadi  dalam  kegiatan  pengambilan  data viskositas  dengan  alat  peraga  diantaranya adalah  sensitivitas  sensor  yang  menyebabkan waktu jatuh sehingga didapatkan hasil koefisien kekentalan yang berbeda, kesalahan pengamat dalam menjatuhkan bola magnet kedalam fluida Prosedur  pelaksanaan  percobaan  pada fluida  oli  menggunakan  oli  baru  dan  bekas, pada  oli  baru  dilakukan  percobaan  sebanyak lima kali percobaan dan oli baru belum pernah digunakan  pada  mesin  motor  ataupun  dalam percobaan viskositas. Oli bekas menggunakan oli  yang  berbeda  dari  oli  baru,  tetapi  memiliki tipe yang sama, oli bekas adalah oli yang sudah dimasukan ke mesin motor. Kemudian oli bekas dilakukan  percobaan  sebanyak  lima  kali percobaan. Pada fluida minyak goreng menggunakan minyak goreng baru dan minyak goreng  bekas  dengan  merek  yag  berbeda. Percobaan  pada  minyak  goreng  baru  yaitu minyak  goreng  yang  belum  pernah  digunakan untuk  percobaan.  Sedangkan  minyak  goreng
bekas  adalah  minyak  goreng  yang  sudah pernah  digunakan  dalam  percobaan.  Kedua fluida  minyak  goreng  dilakukan  percobaan sebanyak  lima  kali  percobaan.  Berdasarkan hasil pengujian alat peraga viskositas berbasis arduino  terdapat  error  pada  saat  pengujian yang disajikan dalam Tabel 2 dan 3. Error pada pengujian  terjadi  karena  sensitivitas  sensor yang  memiliki  rentang  yang  dekat,  pada  saat pengujian  dilakukan  lima  kali  percobaan  pada setiap  fluida,  fluida  yang  digunakan  yaitu minyak goreng baru, minyak goreng bekas, oli bekas, oli baru dan air.
Error terbesar terjadi pada saat pengujian fluida air, hal ini terjadi karena pada saat  pengujian  air  memiliki  tingkat  kekentalan yang  kecil  sehingga  jatuhnya  bola  magnet sangat  cepat  dan  sensor  ada  yang  secara langsung  menangkap  sinyal  yang  diberikan oleh magnet dan ada yang lama karena rentang jarak  sensor  sehingga  sensor  lebih  lama menangkap  sinyal,  hal  ini  menyebabkan perbedaan  waktu  jatuh  benda  dan  visksoitas yang  berbeda.  Meskipun  perbedaan  waktu yang  kecil,  tetapi  menyebabkan  efek  yang cukup  besar  terhadap  pengukuan  viskositas. Sedangkan  error  terkecil  pada  fluida  minyak goreng  bekas,  pada  fluida  ini  terdapat  error kecil karena fluida ini tergolong fluida yang tidak terlalu gelap sehingga sensor mudah mendeteksi  sinyal,  selain  itu  fluida  ini  cukup kental  sehingga  jatuhnya  benda  tidak  terlalu cepat sehingga memudahkan sensor menangkap  sinyal  yang  menyebabkan  error yang diperoleh dalam pengujian kecil.

## SIMPULAN
Alat
pengukuran
viskositas
menggunakan  sensor mini  reed  switch telah berhasil  dirancang  dan  direalisasikan  serta dapat  bekerja  dengan  sangat  baik.  Nilai persentase  hasil  kalibrasi  alat  pengukuran viskostas    rata-rata  adalah  sebesar  7,42%, persentase keberhasilan rata-rata pada pengukuran  viskositas  dengan  eror  adalah sebesar 7,42%, dan ralat pengukuran viskositas adalah  (3,87 ± 0,288). Selain itu, alat pengukuran viskositas fluida dengan lima jenis fluida yang diukur menghasilkan perbandingan nilai  viskositas  fluida  setelah  digunakan  dan sebelum  digunakan  dengan  fluida  acuan berupa  fluida  air.  Hasil  ouput  nilai  viskositas fluida yang ditampilan LCD menggunakan I2C, akan  memberikan  kemudahan  bagi  para pengguna dan termonitoring secara efektif.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  para  mahasiswa  program  studi pendidikan  fisika  Universitas  Muhammadiyah
Purworejo peserta matakuliah Fisika Komputasi pada  periode  semester  ganjil  tahun  akademik 2020/2021  dan  Saudara  Msy  yang  telah bersedia meluangkan waktu membantu pengerjaan alat ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Afdali,  M.,  Daud,  M.,  &  Putri,  R.  (2017). Perancangan alat ukur digital untuk tinggi dan  berat  badan  dengan  output  suara berbasis arduino uno. ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi,  &  Teknik  Elektronika ,
5 (1), 106.
Aritonang,  J.  (2017). Perancangan  Dan Pembuatan  Alat  Uji  Viskometer  Sistem Bola Jatuh .
Astuti, N. I. (2020). PENENTUAN VISKOSITAS FLUIDA  DAN  KECEPATAN  TERMINAL BOLA  UJI  DENGAN  PENDEKATAN TEORI DAN EKSPERIMEN. Jurnal Inovasi Fisika Indonesia (IFI) , 9 (2), 34 –40. Deda, M. B., & Purwanto, T. D. (2022). Sistem Pengukuran  Viskositas  Fluida  Secara Digital  Menggunakan  Sensor  Effek  Hall Ugn  3503  Berbasis  Nodemcu  Esp8266. Bina  Darma  Conference  on  Engineering Science (BDCES) , 4 (1), 36 –42.
Ghurri,  A.  (2014).  Dasar-Dasar  Mekanika Fluida. Bukit  Jimbaran:  Jurusan  Teknik Mesin Universitas Udayana . Gulo,  S.,  Suherdi,  D.,  &  Yetri,  M.  (2022). Rancang  Bangun  Sistem  Keamanan Rumah Menggunakan Telegram Berbasis Nodemcu. Jurnal Sistem Komputer
Triguna  Dharma  (JURSIK  TGD) , 1 (4),
137 –141. Hartono,  H.,  &  Praharto,  Y.  B.  (2021).  Inovasi Viskometer Bola Jatuh Berbasis Mikrokontroler Arduino Arduini Mega 2560 Dengan Optimasi Parallax Data Acquisition (Plx Daq). Iteks , 13 (1), 11 –20. Hasugian,  R.  N.,  Arifin,  I.,  Hady,  M.  A., Budiprayitno, S., & Widodo, S. T. (2020). Rancang  Bangun  Alat  Ukur  Viskositas Digital  Pada  Oli  Menggunakan  Sensor Efek Hall. Jurnal AMORI , 1 , 2. Jamaludin,  J.,  Suriyanto,  S.,  Adiansyah,  D.,  & Sucahyo,  I.  (2014).  Perancangan  dan Implementasi  Sound  Level  Meter  (SLM) dalam  Skala  Laboratorium  Sebagai  Alat Ukur  Intensitas  Bunyi. Jurnal  Penelitian Fisika  Dan  Aplikasinya (JPFA) , 4 (1),  42 – 46.
Khairunnisa,  K.  (2019).  Pembelajaran  Fisika Berbasis Tracker dalam Penentuan Viskositas  Air  Menggunakan  Metode Osilasi  Teredam. Prosiding  Seminar Nasional Pendidikan MIPA Dan Teknologi II , 1 (1), 108 –115.
Masyruhan,  M.,  Pratiwi,  U.,  &  Al  Hakim,  Y.
(2020). Perancangan Alat Peraga Hukum Hooke  Berbasis  Mikrokontroler  Arduino Sebagai  Media  Pembelajaran  Fisika. SPEKTRA:  Jurnal  Kajian  Pendidikan Sains , 6 (2), 134 –145.
Ms, A. U., Irianto, I., Ibadillah, A. F., & Laksono,
D.  T.  (2021).  ALAT  PENDETEKSI
KUALITAS OLI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN TINGKAT VISKOSITAS BERBASIS MIKROKONTROLER. SinarFe7 , 4 (1), 6 –9.
Mujadin, A.,  Jumianto, S., & Puspitasari, R. L.
(2015). Pengujian Kualitas Minyak Goreng  Berulang  Menggunakan  Metoda
Viskositas dan Perubahan Fisis. Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi , 2 (4), 229 –233.
Mukharomah, F., Mutiarani, A., Supiyadi, S., & Sulhadi,  S.  (2021).  Gerak  Harmonik
Teredam  Untuk  Menentukan  Koefisien
Viskositas  Fluida  Berbantuan  Software
Tracker Video. WaPFi
(Wahana Pendidikan Fisika) , 6 (1), 10 –22. Pratiwi,  U.,  Al  Haddar,  G.,  &  Kristiawan,  M. (2020).  Arduino-Based  Mini  Reed  Switch Magnetic  Sensor  Media:  Implementation in Physics Learning to Improve Students’
Analyzing Ability. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan , 5 (1), 183 –193. Pratiwi,  U.,  &  Fatmaryanti,  S.  D.  (2020). Development of Physics  Teaching  Media Using Speed Sensors as Speed Analysis in Realtime Based on Arduino to Remind Students’ Problem Solving Abilities. JIPF (Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika) , 5 (3), 151 – 158. Rahmani,  Y.,  Hamdani,  D.,  &  Risdianto,  E.
(2022).  Pengembangan  alat  peraga eksperimen  fisika  dasar  1  pada  materi viskositas  fluida. Amplitudo:  Jurnal  Ilmu
Dan Pembelajaran Fisika , 1 (2), 128 –137. Romadhon,  N.,  Pratiwi,  U.,  &  Al  Hakim,  Y.
(2019). Keefektifan Alat Peraga Viskositas
Dengan  Sensor  Mini  Reed  Switch Magnetic Berbasis Arduino Untuk Meningkatkan Kemampuan
Analyzepeserta  Didik. Muslim  Heritage , 4 (2). Satoya,  G.  A.,  &  Sulaksono,  D.  H.  (2021). Implementasi  Sensor  Magnetic  Door Switch Untuk Keamanan Laci Uang Yang Berbasis  Internet  Of  Things  (IOT):  Studi Kasus  Toko  Satoya. POSITIF:  Jurnal Sistem  Dan  Teknologi  Informasi , 7 (2), 127 –132. Setiawan,  I.  (2009). Buku  Ajar  Sensor  dan Transduser . Setyanamurwan,  A.  O.,  Astuti,  I.  A.  D.,  & Suhendar,  E.  (2022).  Analisis  Koefisien
Kekentalan  Fluida  pada  Berbagai  Merek Minyak  Goreng  Menggunakan  Tracker. Schrodinger  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pendidikan Fisika , 3 (1), 42 –50.
Susanti,  H.,  &  Asmoro,  C.  P.  (2019).
Rekonstruksi Set Alat Percobaan Viskositas. Jurnal  Wahana  Pendidikan Fisika , 4 (1), 31 –36.
Tissos,  N.  P.,  Yulkifli,  Y.,  &  Kamus,  Z. (2014).
Pembuatan Sistem Pengukuran Viskositas Fluida Secara Digital Menggunakan Sensor Efek HallmUgn3503 Berbasis Arduino Uno328. Jurnal  Sainstek:  Pembuatan  Sistem Pengukuran  Viskositas  Fluida  Secara Digital Menggunakan Sensor Efek
HallmUgn3503 Berbasis Arduino Uno328 ,
4 (1), 71 –83.