## RANCANG BANGUN MINI LAB FLUIDA SEBAGAI OBJEK PENGAMBILAN DATA UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS MERCUBUANA KERANGGAN
Aji Gunawan 1 , Hadi Pranoto 2
1 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Bekasi
2 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Bekasi

## Ajigunawan.001@gmail.com

## Abstrak
Lab  fluida  difungsikan  sebagai  tempat  pengambilan  data  untuk  proses  pembelajaran  maupun penelitian  tentang  fluida.  Kondisi  saat  ini  belum  adanya  lab  fluida  di  universitas  mercubuana keranggan yang digunakan sebagai objek pengambilan data untuk penelitian. Rancang bangun mini lab fluida dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pengambilan data. Studi literatur untuk perancangan menggunakan  buku,  jurnal,  dan  internet.  Diskusi  dilakukan  dengan  dosen  pembimbing  dan mahasiswa  yang  akan  melakukan  penelitian  pada  mini  lab  fluida.Berdasarkan  perhitungan  beban, meja menggunakan besi hollow 60x40x4. Pompa yang digunakan  adalah pompa sentrifugal dengan debit 9 m 3 /h dan total head 5 m. Pipa yang digunakan adalah pipa galvanis 1 1/2 inch. Valve dengan type  ball  valve,  dan  tangki  dengan  kapasitas  300  L.  Pengaturan  speed  pompa  menggunakan  VSD (Variabel Speed Drive) dan untuk mengatur voltage menggunakan AVR (Analog Voltage Regulator).
Kata kunci : Lab fluida, perpipaan, pengujian

## Abstract
The  fluid  lab  is  functioned  as  a  place  for  retrieving  data  in  order  to  learn  the  process  and  leading research  of  fluid.  At  this  time,  the  fluid  lab  is  not  yet  available  in  Mercubuana  University  Kranggan, which  is  necessary  utilized  for  research.  Design  and  development  of  mini  lab  of  fluid  is  necessary accomplished to support activity of collecting data. The references are used in the study of literature for design this research object, such as book, journal and other internet sources. In the process, there are  some  discussion  between  preceptor  lecturer  and  the  student  whose  charge  in  research  of  mini fluid lab. Based on the calculation of weight forces, the table uses hollow iron in dimension 60x40x4. By  using  the  sentrifugal  pump,  which  has  flow  capacity  of  9  m3/h  and  total  head  of  5  m.  Also,  the galvanic pipe with dimension 1 ½ inch. In addition, other specifications are valve with ball type and the tank in capacity of 300 L. For setting the flow speed of pump is by using VSD (Variable Speed Drive) and AVR (Analog Voltage Regulator) as component for voltage adjusment.
Keyword: fluid lab, Piping, Testing
1.  Pendahuluan
Penelitian merupakan suatu cara sistematis yang digunakan untuk
menemukan sebuah fakta  dari hasil investigasi.  Sebelum  melakukan  penelitian, peneliti  harus  menentukan  suatu  objek yang  akan  di  teliti.  Penelitian    yang berkaitan dengan mekanika fluida membutuhkan objek atau alat yang mampu memenuhi  variabel  pengambilan  data  yang dibutuhkan.  Lab  mekanika  fluida  banyak digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi sebagai bahan  belajar praktik. Selain praktik, lab mekanika fluida juga digunakan sebagai objek penelitian.
Salah  satu  komponen  utama  lab  fluida adalah pompa. Pompa menghasilkan suatu
tekanan  yang  sifat  hanya  mengalir  dari suatu  tempat  ke  tempat  yang  bertekanan lebih rendah. Atas dasar kenyataan tersebut  maka  pompa  harus  mampu membangkitkan  tekanan  fluida  sehingga dapat mengalir atau berpindah. Fluida yang dipindahkan  adalah  fluida  inkompresibel atau  fluida  yang  tidak  dapat  dimampatkan [1]
Kondisi saat
ini Universitas
Mercubuana  Kampus  D  kranggan,  belum memiliki  lab  fluida  untuk  memenuhi  kriteria pengambilan  data  9  judul. Tujuan  dari pennelitian  ini  adalah  membuat  rancang bangun  mini lab  fluida  yang dapat memenuhi  pengambilan  data  dan  dibatasi pada  sembilan  judul.  Sembilan  judul tersebut meliputi :
- Analisa laju korosi pada sambungan siku dengan menggunakan metode CFD.
- Analisa  kavitasi  pompa  sentrifugal pada alat pengujian pompa dengan menggunakan metode CFD .
- Analisa pressure drop di pipa elbow 90 pada mini lab fluida.
- Analisa peforma pada pompa sentrifugal terhadap variasi putaran menggunakan VSD
- Analisa  headloss  pada  sistem  pipa alat pengujian pompa sentrifugal
- Analisa  alignment  pada  alat  uji pompa  menggunakan  metode    rim & face.
- Analisa  debit  fluida  ketika  drop voltage pada pompa sentrifugal.
- Analisa  kecepatan  aliran  fluida pada alat uji pompa sentrifugal.
Peneliti  dari  tugas  akhir  ini  bertujuan membuat Rancang Bangun Mini Lab Fluida Sebagai  Objek  Pengambilan  Data  Untuk Keperluan
Penelitian
di Universitas Mercubuana. Peneliti akan membuat rancangan  sistem  perpipaan.. Ketika  pipa digabungkan  dengan  peralatan  seperti katup ,  flange,  fitting,  bolting,  gaskets ,  dan didukung  oleh  peralatan  mekanik  yang mendukung,  disebut  perpipaan  [2].  Penulis akan  merancang  sistim  perpipaan  yang akan  mengalirkan  air  dari  tangki  bawah menuju  tangki  atas  menggunakan  pesawat angkut pompa. fluida  yang akan digunakan adalah  air.  Jika  pompa  dipakai  untuk memompa  zat  cair  yang  mempunyai vsikositas  lebih  tinggi  dari  pada  air  maka performansi  pompa  akan  menurun  [3] . Sambungan  pompa ke pipa hisap dan pipa keluar  menggunakan  sambungan  flange. Jenis  sambungan  flange  baut  adalah  jenis sambungan  yang  paling  populer  untuk  di gunakan di tangki bertekanan dan perpipaan, karena mudahnya proses bongkar  pasang  [4].  Sambungan  di  sistem perpipaan  akan  menggunakan  sambungan ulir. Sambungan pipa ulir umumnya digunakan  di  industri  gas  dan  oli,  sebagai sambungan  yang  mudah  di    bongkar pasang (Zeitschriftenbericht & Hillgruber-Marburg, 2009) . Kecepatan motor  akan  di  atur  oleh  VSD  (Variabel Speed  Drive).  Dengan  menggunakan  VSD, kecepatan  motor  atau  generator  bisa  di kontrol  maupun  di  atur  ke  kecepatan  yang di inginkan. Selain bisa mengatur
kecepatan  dari  mootor  elektrik,  VSD  juga bisa  membuat  kecepatan  motor  elektrik konstan  disaat  beban  memiliki  variabel  [6]. Tangki  dipilih  yang  mudah  dibeli  dari pasaran  dengan  ukuran  yang  sesuai. Tangki digunakan sebagai tempat penampung  air.  Bendungan  dan  tangki  air digunakan  untuk  menyimpanan  air,  cairan, produk  petrolium  dan  cairan  lainya  [7] . Fungsi  utama  tangki  air  adalah  untuk menyimpan  air  minum  dalam  waktu  yang lama,  meng  optimalkan  biaya,  kekuatan dan ketangguhan [8].
2.  Methodologi
2.1. Diagram alir penelitian

## 2.2.  Pemilihan Pipa
Ukuran-ukuran  yang  perlu  diperhatikan dalam memilih pipa ialah:
 Diameter dalam (Di)
 Diameter luar (Do)
 Tebal pipa ( shedule)
 Panjang pipa Diameter luar ( outside diameter ),
ditetapkan sama walaupun ketebalan ( thickness )  berbeda  untuk  setiap  schedule.
Diameter dalam (inside diameter) , ditetapkan berbeda untuk setiap schedule.
Schedule pipa dapat dikelompokan sebagai berikut 1. Schedule : 5, 10, 20, 30, 40, 60, 100,
120, 160.
2.  Schedule standard
3.  Schedule extra strong (XS)
4.  Schedule double extra strong (XXS)
Schedule special
Sebelum  menentukan  jenis  pipa,  perlu diketahui  diameter  pipa  yang  baik  dalam mengalirkan fluida:
� = �. � � = 1 . �. � 2
Pers  ........
4
1

## 2.3. Pemilihan Katup
Katup  dipakai  dalam  instalasi  pompa  untuk menutup aliran, mencegah aliran balik, atau mengatur  aliran.  Dalam  beberapa  hal dipakai gabungan dari dua katup atau lebih, dan dalam hal lain satu katup dipakai untuk melakukan lebih dari satu tugas.
Dalam  memilih  katup,  tujuan  dan  kondisi pemakaian  (seperti  tekanan,  temperatur, jenis  zat  cair,  frekuensi  pemakaian  harus jelas) .
Tabel 1. Panduan pemilihan katup Nama Katup Penutup Aliran Pengatur Aliran Pencegah Aliran Balik Katup Sorong ● Katup Bola ● ● Katup Sudut ● ● Katup Jarum ● ● Katup Kupu- Kupu ▲ ● Katup Sumbat
● Katup Putar ● ● Katup Cegah ● Katup Reflux ● Katup Kepak ● Katup Isap
●
Tanda “ ● ” berarti sesuai sedangkan tanda “ ▲ ” berarti tidak sempurna

## 2.4. Pemilihan Pompa
Tabel 2. Panduan pemilihan pompa
No Data yang diperlukan Keterangan 1 Kapasitas Diperlukan juga
Menentukan Head Total Pompa
� = ℎ  + ∆ℎ  + ℎ  + �2 2�
� = Head Total Pompa (m) ℎ � = Head Statis total (m)
Pers .... 2
keterangan mengenai kapasitas maksimum dan minimum 2 Kondisi uap Tinggi isap dari permukaan  air    isap ke level pompa. Tinggi fluktuasi permukaan air isap Tekanan yang bekerja pada permukaan air isap Kondisi pipa isap 3 Kondisi keluar Tinggin permukaan air  keluar  ke  level pompa Tinggi fluktuasi permukaan keluar Besarnya tekianan pada permukaan air keluar Kondisi pipa keluar 4 Head total pompa Harus bedasarkan dari kondisi diatas 5 Jenis Zat Cair Air  tawar,  air  laut, minyak, zat cair khusus  (zat  kimia), temperatur, berat jenis,  viskositas, kandungan  zat padat, dll. 6 Jumlahn
pompa 7 Kondisi kerja Kerja  terus  menerus, terputus  putus,  jam kerja seluruhnya dalam setahun 8 Penggerak Motor  listrik,  motor torak, turbin uap. 9 Poros  tegak atau poros mendatar Hal ini kadang ditentukan oleh pabrik pompa yang bersangkutan berdasarkan instalasinya 10 Tempat Instalasi Pembatasan- pembatasan pada ruang instalasi, ketinggian diatas permukaan laut, deiluar  atau   didalam gedung, fluktuasi temperatur. 11 Lain lain
∆ℎ � = perbedaan  head  tekanan  yang bekerja pada kedua permukaan air ℎ � = Berbagai kerugian di Head pipa, katup, belokan, sambungan, dll (m) �2 = Head kecepatan keluar (m).
2� Head losses mayor Sebagai  patokan  apakah  suatu  aliran  itu laminer  atau  turbulen,  dipakai  bilangan Reynolds: �� = ��
ʋ �� = bilangan Reynolds Pers .... 3
2.5. Struktur Meja
� = kecepatan rata-rata aliran di dalam
pipa (m/s)
� = diameter dalam pipa (m)
ʋ  = viskositas kinematik cairan (m2/s) untuk Re < 2300, aliran bersifat laminar untuk 2300 < Re < 4000, aliran bersifat transisi untuk Re > 4000, aliran bersifat turbulen Untuk menghitung kerugian gesek antara dinding pipa dengan aliran fluida, dapat dipakai rumus Hazzen-William yang secara matematis ditulis sebagai berikut:
ℎ� = 10,666�1,85 × � Pers .. 4 �1,85�4,85
ℎ� = head loss mayor (m) � = panjang pipa (m) � = diameter dalam pipa (m) � = laju aliran � = koefisien gesek menurut tabel. Secara umum head losses minor dinyatakan secara umum dengan  rumus:
Meja  digunakan  sebagai  tempat  untuk rangkaian  perpipaan  termasuk  pompa  dan tangki.  Meja  diharapkan  mampu  menahan beban dari rangkaian perpipaan dan beban di  atasnya.  Dan  ada  beberapa  tegangan yang  terjadi  pada  meja,  yaitu bending stress dan buckling stress .
Beban  dari  rangkaian  perpipaan,  pompa, tangki,  dan  fluida  yang  ada  didalamnya akan menimbulkan bending stress, sehingga.
Gambar 1 . Rumus momen bending
ℎ = � �2
2.�
Pers .... 5
ℎ = head loss minor � = koefisien resistansi valve atau fitting berdasarkan bentuk dan ukuran
� = kecepatan rata-rata aliran dalam pipa
(m/s)
� = percepatan gravitasi (m/s2)
Untuk meaengetahui nilai K, telah tersedia
Ket : � � = �.� 12 Pers .... 6
tabel berikut ini
Tabel 3 . Nilak K valve dan sambungan
M b = bending moment W b
=  section  modulus
F = bending force l = panjang plate t
= tebal plate σ b,allow = allowable bending stress Gaya  yang  terjadi  pada  kaki  meja akan menimbulkan buckling stress,
sehingga. Side Outlet 1.8 Straight Trought Flow 0.4  Elbow 90 o Regular 1.0 Long Radius 0.4  Elbow 45 o Regular 0.3 Long radius 0.2 Return Bend 2.2 Fitting Nilai K  Chek Valve Ball Type 70 Disk Type 10 Swing type 2  Other Valve Foot Valve 10 Globe Valve 8 Angle Valve 3 Diapraghm Valve 2 Gate Valve 1.5 Butterfly Valve 0.2 Full Bore Ball Valve <0.1  Standard T
Gambar 2 . Momen Buckling �2.�.�
Gambar 3. Layout Mini Lab Fluida
Keterangan Tabel 4 . Keterangan layout mini lab
� ��,����� = �� ) 2.�
Pers .... 7 Ket : F bu,allow = allowable tensile stress E = modulus elastisitas l = panjang pipa I = momen inersia
V
= safety factor

## 3. Metode Penelitian

## 4.  Hasil dan Pembahasan

## 4.1.  Desain Mini lab
Desain  dibuat  berdasarkan  keinginan  dan kebutuhan  pada  saat  proses  pengambilan data  sesuai  sembilan  judul.  Sehingga terbentuk  lah  desain  seperti  gambar berikut.
Desain  terbentuk  berdasarkan  hasil  diskusi dengan dosen pembimbing dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian.

## 4.2. Penempatan Alat Ukur
Penempatan  alat  ukur  menjadi  perhatian khusus.  Alat  ukur  akan  menghasilkan  data yang  nantinya  akan  di  analisa.  Alat  ukur yang  berada  di  dalam  sistem  terdiri  dari pressure gauge dan flow meter.
Gambar 4. Penempatan pressure gauge
(�
1  Tangki Air 300 L 10  Elbow 90 0 2 Pipa 2” 11  Tee 3 Ball Valve 2 “ 12  Caster Wheel 4  Tangki Air 300 L 13 Ball Valve 2” 5  Pressure Gauge 14 Ball Valve 1” 6  Analog Voltage Regulator 15 Ball Valve 1.5” 7  Variable Speed Drive 16 Pipa 1.5” 8  Pompa  Yuema XA 32/13 17 Pipa 1” 9 Pipa 1.5 “ 18 Pipa 2”
Pada  gambar  terlihat  bahwa  pressure gauge  dipasang  di  sebelum  elbow  dan sesudah  elbow,  dimaksudkan  sebagai pembacaan  terkait  judul  pengujian  dan analisa  pressure  drop  elbow  pipa  90 0 pada mini  lab  fluida.  Keluraran  pipa  akan langsung  menuju  tangki  bawah  agar  fluida dapat  langsung  bersirkulasi  agar  tidak  ada batasan waktu pengujian..
Gambar 5. Penempatan pressure gauge
Gambar 6 . Penempatan pressure gauge
Di  gambar  5  dan  gambar  6,  terlihat  bahwa pressure  gauge  terpasang  di  keluaran pompa  dan  di  ujung  keluaran  pipa. Dimaksudkan sebagai pembacaan pressure terkait judul pengujian dan analisa headloss pada sistem pipa mini lab fluida.
Flow meter ditempatkan di keluaran pompa hal  ini  dimaksudkan  sebagai  pembacaan terkait  judul  pengujian  dan    analisa performa pompa sentrifugal terhadap variasi  putaran  menggunakan  VSD.  Flow meter  ditempatkan  di  sebelum  tee  dan elbow,  hal  ini  juga  di  maksudkan  agar  flow meter  dapat  menunjang  kebutuhan  analisa yang lain jika dibutuhkan.

## 4.3. Penggunaan VSD dan AVR
VSD digunakan sebagai pengatur kecepatan       motor, motor akan mentransmisikan  putaran  menuju  pompa dan  mempengaruhi  debit  yang  keluar. debit  yang  keluar  akan  terbaca  oleh  flow meter  sehingga  data  dapat  di  ambil  dan  di analisa.
AVR  digunakan  untuk  mengatur  tegangan yang  masuk  ke  motor.  Analisa  akan dilakukan apakah ada pengaruh penurunan dan  kenaikan  tegangan  pada  debit  yang keluar dari pompa.
4.4. Perhitungan  struktur  meja untuk  menopang  tangki  dan sistem perpipaan
Perhitugan kekuatan material diperlukan untuk menentukan profil material yang sesuai dengan beban. Hal ini dilakukan agar material yang digunakan mampu menahan momen bending , buckling , shear stress yang terjadi. Rangka meja harus kuat menopang beban maksimum tangki , pompa, perpipaan dan fluida di dalamnya. Sebelum menghitung momen bending yang terjadi, perlu diketahui massa benda yang tertopang pada rangka meja. Massa benda meliputi tangki, perpipaan pompa  dan fluida yang ada di dalamnya.
Untuk mendapatkan berat  tangki dan fluida di  dalamnya  perlu  diketahui  kapasitas tangki.  Diketahui  tangki  dengan  kapasitas 300  L    dan � air  =  1000 ��/�3 sehingga � = ��� dan di dapatkan berat air di dalam tangki adalah 300 �� . Diketahui ada 3 jenis pipa dengan ukuran berbeda,  1”,1.5”,2”.  Untuk  mendapatkan berat air yang berada di dalam perpipaan digunakan   rumus   volume   tabung � = �. � 2 . � dan � = ��� . Diketahui � air = 1000 ��/�3 sehingga : Tabel  5. Berat  fluida,  panjang  dan  ukuran pipa Ukuran pipa Panjang mm Berat Kg 1 1” 2660 1 2 2” 2660 5.5 3 3” 8670 10 Total 16.5 Selain  air  di  dalam  pipa,  berat  pipa  juga perlu diperkirakan,
den dengan menggunakan  rumus  yang  sama  yaitu rumus volume tabung � = �. � 2 . � dan � = ��� .    Diketahui � besi    =7850 ��/�3 sehingga : Tabel  6 .  Berat  pipa,  panjang  pipa  dan ukuran pipa Ukuran pipa Panjang mm Berat Kg 1 1” 2660 7.85 2 2” 2660 15.7 3 3” 8670 39.25 Total 62.8
Selain  itu  ada  berat  dari  pompa  yang  telah tertera di spesifikasi pompa yaitu 33 �� .
Sehingga berat total yang di topang struktur adalah 300 �� + 16,5 �� + 62.8 �� + 33 �� = 412,3 �� .

## A.  Perhitungan Momen Bending
Momen yang terjadi pada rangka meja yaitu momen bending . Momen bending yang  terjadi  pada rangka meja angkat adalah jenis fix at both ends. Gambar 7 . Momen Bending
Gambar 8. Momen buckling
Diketahui  beban  keseluruhan  adalah 412,3 �� . Panjang struktur 1m dan nilai E=
21000 �/�� 2 . dan safety factor = 5. Sehingga � ��,����� = �2.�.� (���)2.� . dan . Di asumsikan bahwa pembebanan pada struktur adalah pembebanan merata didapatkan nilai � = 0,48 �� 3 . Penggunaan  besi  hollow  dengan  ukuran 40x40x3  sudah  cukup  untuk  menopang beban.
Terlihat pada persamaan  6  adalah � � = �.�
12
4.5. Menentukan Pompa
. Sebelum itu perlu di ketahui   nilai �.  �  = ��� . diketahui massa total beban adalah 412,3 �� .  nilai � = 9.8 �/� .  seehingga � � = 196000 ��� . Selanjutnya adalah menentukan  nilai W b. Di ketahui bahan struktur adalah St   37
Pompa  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan untuk  penelitian  Analisa  alignment  pada alat uji pompa menggunakan metode rim & face  dan  suplai  listrik  yang  ada  di  kampus. Setelah  mengajukan  beberapa  pertanyaan dan mendiskusikan dengan  pembimbing σ b,allow = 370 �/�� 2 . sehingga � � = �� . �� bahwa tidak ada suplai listrik 3 phase di kampus.  Maka  pencarian  di  fokuskan Didapatkan hasil 2,6 �� 3 . Setelah dilihat pada  tabel  struktur  nilai � � .  penggunaan besi  hollow  dengan  ukuran  40x40x3  sudah cukup untuk menopang beban.

## B.  Perhitungan momen Buckling
Momen yang terjadi pada rangka meja yaitu momen buckling . Momen buckling yang  terjadi  pada  rangka meja angkat adalah jenis fix at both ends.
kepada pompa dengan kupling dan menggunakan  suplai  listrik  1  phase.  Selain itu  untuk  mencegah  aliran  pompa  tidak sampai ke
ujung pipa, perlu memperhitungkan headloss yang di butuhkan.
A.  Mencari nilai Headloss
� 2 � = ℎ � + ∆ℎ � + ℎ � + 2�
Tabel 7. Nilai C pipa Jenis Pipa C Pipa besi cor baru 130 Pipa besi cor tua 100 Pipa baja baru 120-130 Pipa baja tua 80-100 Pipa dengan lapisan semen 130-140 Pipa dengan lapisan ter arang batu 140
Sebelum  mencari  nilai  headloss  perlu diketahui  jenis  aliran  yang  ada  di  dalam pipa. Yaitu dengan mencari nilai ��.  ��  =
�� . untuk Re < 2300, aliran bersifat laminar ʋ untuk  2300  <  Re  <  4000,  aliran   bersifat transisi  untuk  Re  >  4000,  aliran  bersifat turbulen.      Diketahui � = 2 �/�       � = 40 �� dan ʋ  = 8x10 −7 Sehingga didapatkan  nilai ��  = 100.000 yang  artinya bersifat turbulen. 1.  Mencari nilai ℎ � ℎ� = ( 151.� ) 1.85 : 1000 . Dan didapatkan � �2.63 nilai  0,22  m.  Menghitung  kerugian gesek  di  elbow  dan  tee.  Diketahui penggunaan elbow 6 pcs dan tee 3 pcs.
Sehingga didapatkan pompa yuema XA
32/13 dengan spesifikasi sebagai berikut.
Gambar 10. Spesifikasi pompa
4.6. Menentukan spesifikasi pipa Pipa  yang  dipilih  adalah  pipa  besi  cor dengan  alasan  fungsi,  kegunaan,  dan harga.  Pada  umumnya  kecepatan  aliran  di dalam  pipa  diambil  1  sampai  2  m/s  untuk pipa berdiameter kecil,  dan 1,5 sampai  3,0 Sehingga ℎ = � �2 2.� . didapatkan  nilai m/s untuk pipa berdiameter besar. kerugia gesek pada elbow =1.2 m dan kerugian  gesek  pada  teee  =  1.08  m.
Dan nilai ℎ � = 0.22 + 1.2 + 1.08 = 2.5
Berdasarkan tinjauan, kecepatan alir
ditentukan  1,5  m/s  [3].  Menentukan  luas permukaan � = �. � diketahui debit aliran 9
� 3 /��� dan � = 2 �/� .    Sehingga
2.  Mencari Nilai ∆ℎ �
didapatkan nilai � = 0,00125 �3 � kemudian Kedua permukaan bekerja dalam tekanan atmosfer. Maka ∆ℎ � = 0 .
3.  Mencari nilai head statis ℎ �
Gambar 9. Tinggi pipa hisap ke pipa keluar
mencari   diameter   dengan � = 1 . �. � 2 . 4 sehingga   didapatkan   diameter   0.039   m atau dipiplih pipa dengan diameter 1.5 inch.

## 4.7. Menentukan katup
Menentukan katup berdasarkan penggunaan.  Penggunaan  katup  pada  mini lab  adalah  hanya  untuk  menutup  aliran. Maka  dipilih  katup  dengan  jenis ball  valve yang  pada  literartur  telah  dijelaskan  bahwa katup jenis ini mampu melakukan tugasnya sebagai penutup aliran.

## 4.8. Menentukan kapasitas tangki
Tangki  ditentukan   berdasarkan dimensi. Pertimbangan  ini    dilakukan  mengingat dimensi meja dibatasi 2x2x2.5 . kemudian didapatkan dipasaran bahwa tangki 300 L . kemudian  menentukan   waktu   yang  di butuhkan  untuk  air  memenuhi  tangki dengan debit dari spesifikasi pompa, agar diketahui waktu pengambilan data yang bisa dilakukan. � = � diketahui debit � = � 0,0025 �3
� dan � = 0,3 � 3 sehingga
Maka nilai head statis adalah 2m.
4.  Mencari  Nilai  head  kecepatan keluar � 2
2� Diketahui � = 2 �/� dan � = 9.8 �/� . Sehingga didapatkan nilai 0.2 m Sehingga nilai � = 2.5 + 0 + 2 + 0.2 =
4,7 � .
didapatkan  waktu �  =  120  � atau  sama dengan 2 menit.

## 5.  Kesimpulan
Rancang  bangun  mini  lab  fluida  sebagai objek  pengambilan  data  untuk  penelitian  di universitas  mercubuana  kranggan,  mampu menunjang  9  judul  data  penelitian  yang akan  diambil  dan  di  teliti  oleh  mahasiswa semester  akhir.  Kesimpulan  ini  menjawab tujuan yang disebutkan di awal.

## Daftar Pustaka
[1] B. Oktama, “Desain Dan Perhitungan Teoritis Pompa Sentrifugal,” no. 2, pp. 149–153, 2014.
[2] Henry Liu, Pipeline Engineering . 2003.
[3] M. IR. SULARSO and P. D. H. TAHARA, “Pompa Dan Kompresor,” p. 290, 2000.
[4] L. Zhu, A. H. Bouzid, and J. Hong, “Analytical evaluation of elastic interaction in bolted flange joints,” Int. J. Press. Vessel. Pip. , vol. 165, pp. 176 –184, 2018.
[5] Z. Zeitschriftenbericht and A. Hillgruber- Marburg, “Allgemeines,” Hist. Z. , vol. 206, no. JG, pp. 176 –264, 1968.
[6] R. Saidur, S. Mekhilef, M. B. Ali, A. Safari, and H. A. Mohammed, “Applications of variable speed drive (VSD) in electrical motors energy savings,” Renew. Sustain. Energy Rev. , vol. 16, no. 1, pp. 543 –550, 2012.
[7] K. Sagar and K. Sanchit, “I j e s m,” vol. 7, no. March, pp. 318–322, 2017.
[8] N. S. Vanjari, M. Sawant, P. S. Sisodiya, and S. B. Patil, “Design of Circular Overhead Water Tank,” vol. 2, no. 7, pp. 69–81, 2017.