## RANCANG BANGUN INTEGRASI TOMBOL EKSPOSI DENGAN LAMPU TANDA RADIASI DAN PENGUNCI PINTU OTOMATIS
1 Ali Amroji, 2 Ismanto, 3 Novia Legita Maharani
1,2,3 ATRO Nusantara
Coresponding Author: Ismanto Email: ismanto@atronusantara-jakarta.ac.id

## ABSTRACT
Background: Generally  the  use  of  radiation  sign  lamp  in  radiology  department  hospitals  at Jabodetabek area is still manual by pressing button the switch on or off, also the door is opened when the  radiation  sign  lamp  are  on,  although  there  is  no  x-ray  examination  in  the  room.  This  often becomes  ambiguousby  the  public.  This  study  aims  to  minimize  ambiguous  in  order  to  improve radiation  safety  by  build  a  miniature  automatic  integration  system  with  an  exposure  button  with  a radiation sign lamp and automatic door lock for indicator radiation safety on a radiology department hospital.
Method: This  study  uses  an  experimental  research  method,  by  build  hardware  on  a  miniature  that resembles  a  radiology  examination  room,  then  tested  the  usage  function  with  3  radiographers  as respondents by providing a function test form and the results processes using the formula average. Results: Respondents'  answers  with  an  average  result  of  3.6  showed  that  this  miniature  design  was successful  /  able  to  illustrate  the  efforts  of  radiation  safety  and  radiation  protection  by  means  of automatic  work  that  was  able  to  minimize  the  ambiguous  of  people's  understanding  of  radiation signaling lamps and radiological doors.

## Keywords: integration, lamp, door lock, radiation, radiology

## Pendahuluan
Radiologi merupakan
sarana penunjang di rumah sakit yang memanfaatkan  radiasi  pengion.  sinar-x adalah  radiasi  pengion  yang  disamping bermanfaat juga  dapat menimbulkan gangguan  kesehatan  bagi  pasien,  pekerja radiasi  maupun  masyarakat  sekitar.  Maka, pelayanan  radiologi  harus  memperhatikan aspek keselamatan radiasi ( N. Fairusiyyah,
B. Widjasena, And E. Ekawati , 2016) Menurut  Peraturan  Pemerintah  nomor
29 tahun 2008, tentang Perizinan
Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion Dan
Bahan Nuklir menyebutkan bahwa program  proteksi  radiasi  adalah  tindakan sistematis dan terencana untuk melindungi pekerja, pasien dan masyarakat sekitar dari bahaya radiasi, serta memastikan ketersediaan  dan  kelayakan  perlengkapan proteksi radiasi, dan memantau pemakaiannya, berpartisipasi dalam mendesain  fasilitas  radiologi,  memberikan proteksi  terhadap  pasien,  dirinya  sendiri,
dan  masyarakat  di  sekitar  ruang  pesawat X-ray,  menerapkan  prosedur  yang  tepat untuk meminimalkan pajanan yang diterima pasien sesuai kebutuhan (Hiswara, 2015).
Lampu tanda radiasi  merupakan salah satu  syarat  dari  fasilitas  pesawat  sinar-x guna  untuk  keselamatan  radiasi  di  rumah sakit  yang  ditujukan  untuk  masyarakat sekitar  yang  berada  di  wilayah  instalasi radiologi (Mustafa,2012). Sehingga adanya lampu tanda radiasi merupakan hal yang sangat penting di instalasi radiologi.
Umumnya sekarang ini lampu indikator  radiasi  di  instalasi  radiologi rumah sakit Jabodetabek masih menggunakan sistem manual untuk menyalakannya  dan  lampu  tersebut  tidak informatif  menandakan  apakah  didalam ruangan  sedang  dilakukan  pemeriksaan atau  tidak,  keadaannya  pintu  juga  tidak terkuncisehingga  siapapun  bebas  keluar masuk  ruang  radiologi,  hal  ini  dapat
membahayakan  orang  tersebut.  Idealnya lampu tersebut menyala saat ada pemeriksaan dan lampu mati saat tidak ada pemeriksaan  didalam  ruangan,  sehingga lampu  benar-benar  akurat  menandakan bahwa  di  dalam  ruang  radiologi  sedang ada atau tidak ada pemeriksaan.
Padazaman  yang  serba  otomatis  ini, penulis terdorong untuk  membuat rancang bangun  integrasi  tombol  eksposi  dengan lampu  tanda  radiasi  dan  pengunci  pintu otomatis  bertujuan  saat  tombol  esposi ditekan  (radiasi  keluar),  lampu  tanda radiasi  menyala  dan  pintu  terkunci. Sehingga  apabila  ada  masyarakat  sekitar yang  ingin  masuk  ruang  radiologi  saat pemeriksaan  sedang  berlangsung,  pintu tidak  akan  terbuka  karena  terkunci otomatis,  dan  akhirnya  orang  yang  ingin masuk  tadi  tidak    terpapar  radiasi.  Hal  ini merupakan upaya proteksi radiasi.

## Metode
Rancangan  penelitian  ini  adalah  Rancang Bangun/pembuatan  alat,  yang  kemudian dilakukan  uji  fungsi  kepada  radiographer di  rumah  sakit  wilayah  Jakarta,  lalu mengisi  kuisioner  skala  likert  (sugiono, 2012), setelah didemokan alat, hasil ujinya diolah  secara  kuantitatif cross  sectional, menggunakan  rumus  rata-rata,  kemudian dihitung dengan Skor Kriterium.
Responden  adalah  3  radiografer  rumah sakit  di  Jakarta.  Penelitian  ini  dilakukan pada bulan Maret-April 2019.

## Hasil dan Pembahasan
Gambar 1. Tampak Luar

## Gambar 2. Tampak Dalam
Cara kerja integrasi tombol eksposi dengan lampu  tanda  radiasi  dan  sistem  pengunci otomatis :
1. Steker  dihubungkan  pada  stop  kontak yang teraliri oleh listrik PLN.
2. MCB di on kan.
3. Miniature pintu tertutup rapat.
4. Tekan  tombol  ready  pada  hand  switch X-ray.
5. Lampu  indikator  merah    dan  solenoid lock  akan  teraliri  listrik,  ditandai dengan  menyalanya  lampu  indikator merah  dan  terkuncinya  pintu  oleh solenoid lock.
6. Tekan tombol X-ray pada hand switch.
7. Lampu  indikator  kuning  (tanda  X-ray keluar)  akan  teraliri  listrik,  ditandai dengan  menyalanya  lampu  indikator kuning  (lampu  indikator  merah  dan solenoid lock masih menyala).
8. Lepas  tombol  pada  hand  switch  X-ray (ready dan ekspos).
9. Lampu  indikator  merah,  kuning  dan solonoid  lock  sudah  tidak  teraliri listrik,  ditandai  dengan  matinya  kedua lampu  indikator  dan  tidak  terkuncinya pintu.
Tabel 1. Hasil Rata-rata Kuisioner No Pertanyaan Responden
Penilaian 𝑋̅ A B C D
1. Bagaimana tingkat keselamatan radiasi apabila rancang bangun
ini dapat direalisasikan 3 2 1 3,6

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
2. Bagaimanakah kelayakan rancang bangun ini apabila dapat direalisasikan 3 2 1 3,6 3. Bagaimanakah tingkat keberhasilan rancang bangun ini 3 2 1 3,6 Total Keseluruhan
3,6
berdasarkan hasil perhitungan total rata-rata dengan nilai 3,6 menunjukkan arancang bangun ini berhasil. Dan menunjukan tingkat keberhasilan rancang bangun ini
1. Keselamatan Radiasi
Keselamatan  radiasi  adalah  bagian dari  keselamatan  secara  keseluruhan. Terminologi  keselamatan  radiasi  dan proteksi  radiasi  sering  digunakan  secara bersamaan.  Proteksi  radiasi  berhubungan dengan pembatasan dosis radiasi sedangkan keselamatan radiasi berhubungan  dengan  mengurangi  potensi kecelakaan radiasi.
Program  proteksi  dan  keselamatan radiasi  adalah  tindakan  sistematis  dan terencana untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat dan  lingkungan  hidup dari bahaya radiasi.
Lampu indikator merah pada ruamgan radiologi  atau  yang  lebih  sering  disebut lampu  tanda  radiasi  merupakan  salah  satu syarat  keselamatan  radiasi  atau  upaya dariproteksi  radias  di  rumah  sakit  yang ditujukan  untuk  orang-orang  yang  berada di  wilayah  instalasi  radiologi.  Sehingga adanya lampu tanda radiasi merupakan hal yang  sangat  penting  di  instalasi  radiologi. (Perka BAPETEN Nomor 8, 2011).
2. Kelayakan Rancang Bangun
a. Tombol Eksposi
Pengujian  tombol  eksposi  dinyatakan berhasil  dilakukan  saat  tombol  eksposi ditekan  dengan  keadaan  pintu  yang tertutup rapat untuk menentukan keakuratan  fungsi  masing-masing  dari tombol  eksposi  (ready  dan  X-ray)  yang dapat  bekerja  dengan  benar  saat  pintu
terkunci  dan  saat  tombol  ditekan  (ready dan  X-ray).  Saat  tombol  eksposi  (ready) ditekan  maka  solonid  lock  dan  lampu indikator  merah  (  lampu  tanda  radiasi) akan  teraliri  listrik  sehingga  lampu indikator merah (lampu tanda radiasi) akan menyala dan solenoid lock akan mengunci pintu.  Kemudian  saat  tombol  eksposi  (X- ray)  ditekan  maka  solenoid  lock,  lampu indikator  merah  (lampu  tanda  radiasi), lampu  indikator  kuning  (lampu  tanda  X- ray  keluar)  akan  teralairi  listrik  sehingga lampu  indikator  merah  tetap  menyala, lampu indikator kuning baru menyala, dan solenoid lock tetap mengunci pintu.
b. Lampu Indikator Merah (Lampu Tanda
Radiasi)
Pengujian lampu tanda radiasi dinyatakan  berhasil  dilakukan  saat  tombol eksposi  (ready  dan  X-ray)  ditekan  dan pintu  dalam  keadaan  tertutup  rapat  untuk menentukan lampu benar-benar menyala di waktu  yang  tepat  yaitu  pada  saat  radiasi akan  keluar,  radiasi  keluar  dan  saat  pintu tertutup rapat dengan benar.
c. Pengunci pintu (solenoid lock)
Pengujian sistem pengunci pintu (solenoid  lock)  dilakukan  saat  pintu dipastikan  tertutup  rapat,  dan  pada  saat tombol eksposi (ready dan X-ray) ditekan. Untuk menentukan sistem pengunci benar- benar  mengunci  diwaktu  yang  tepat  yaitu pada  saat  radiasi  akan  keluar,  radiasi keluar dan pintu tertutup rapat.
3. Tingkat Keberhasilan Rancang Bangun Berdasarkan  hasil kuisioner  yang telah diisi  oleh  berapa  responden  dengan  hasil rata-rata  3,6  menunjukkan  bahwa  rancang bangun ini berhasil. Dengan  hasil rata-rata 3,6  menunjukan  tingkat  keberhasilan rancang bangun ini sangat baik.

## Simpulan
Secara  garis  besar,  berdasarkan hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan sebagai berikut:

## JURNAL RADIOGRAFER INDONESIA, ISSN 2620-9950
1. Miniature Rancang  bangun  ini  mampu mengilustrasikan  upaya  proteksi  dan
keselamatan  radiasi  dengan  cara  kerja nya yang otomatis
sehingga
meminimalkan  terjadinya  kesalahan yang
menyebabkan menurunnya kualitas keselamatan radiasi dan proteksi radiasi.
2. Berdasarkan  hasil kuisioner  yang telah diisi  oleh  berapa  responden  dengan hasil rata-rata 3,6 menunjukkan bahwa rancang bangun ini berhasil.
Saran Pengembangan  rancang  bangun  ini diharapkan  dapat  direalisasikan  dalam bentuk nyata di rumah sakit atau dipesawat rontgen langsung.

## Daftar Pustaka
Hiswara,  Eri. Buku  Pintar  Proteksi  Dan Keselamatan  Radiasi  Di  Rumah Sakit ,  Batan Press, 2015
Mustafa, Ahmad. Kondisi Ruangan Radiografi Gigi Pada Instalasi Kesehatan  Di  Kota  Makassar .  Diss. 2012.
N.  Fairusiyyah,  B.  Widjasena,  And  E. Ekawati, "Analisis Implementasi
Manajemen  Keselamatan  Radiasi Sinar-X  Di  Unit  Kerja  Radiologi Rumah  Sakit  Nasional  Diponegoro Semarang Tahun 2016," Jurnal
Kesehatan  Masyarakat  (E-Journal), Vol.  4,  No.  3,  Pp.  514-527,  Aug. 2016.