Analisis Kadar Ion Amonium dan Nitrat Secara Simultan Dengan Metode Sistem Alir Multi-commutation Potensiometri
Simultaneous Analysis of Ammonium and Nitrate Ions Levels with Potentiometric Multi-commutation Flow System Method
Fajrin Nurul Hikmah, Tri Mulyono *) , Zulfikar Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember * E-mail: arekkramat@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  develop  a multi-commutation  flow  system  method  for  simultaneous determination  of  ammonium  ion  and  nitrate  ion  using  two  detectors,  namely  ammonium  ion selective electrode and nitrate ion selective electrode. The multi-commutation flow system method uses  two  three  way  selenoide  valves  to  adjust  the  sample  flow  and  ISA  solution.  The  selenoid valve alternately flows the sample and ISA solution to the ion selective electrode. Flow control by three way selenoid valves is controlled by LabView which is programmed in the computer. The computer is connected  with Arduino and a relay that functions as an on-off switch on the three way  valve  selenoid.  This  method  is  then  applied  to  measure  the  levels  of  ammonium  ions  and nitrate  ions  in  well  water  samples.  The  performance  of  the multi-commutation  flow  system determined  includes  linearity,  limit  detection,  sensitivity,  repeatability,  and  recovery  test. Ammonium  analysis  results  show  good  performance  with  several  criteria.  Ammonium  linearity value  is  0,9991,  ammonium  detection  limit  value  is  2,23  ×  10-5  M,  sensitivity  of  ion  selective electrode  ammonium  is  45,39  mV  per  decade,  the  repeability  value  is  less  than  2%  and  the recovery  percentage  of  ammonium  is  115%.  While  the  results  of  the  nitrate  analysis  showed  a linearity value of 0,9937, a nitrate detection limit value of 1,31 × 10-5 M, sensitivity of the ion selective electrode nitrate of -110,58 mV per decade, a repeatability value of less than 2% and a recovery percentage of 87% nitrate.
Keywords: Flow Analysis, multi-commutation, ammonium, nitrat, simultaneous.

## PENDAHULUAN
Ion  amonium  (NH 4 + )  dan  nitrat  (NO 3 - ) merupakan  nitrogen  anorganik  yang  terdapat dalam  air (Abbasi et  al .,  2017).  Jumlah amonium  dan  nitrat  yang  melebihi  ambang batas  dapat  berdampak  negatif.  Konsumsi amonium  dan nitrat berlebih  dapat mengganggu  proses  pengikatan  oksigen  oleh hemoglobin (Brandt  &  Johnson,  2017).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  nomor  492  Tahun  2010 kadar  nitrat  tidak  boleh  melebihi  50  mg/L untuk air minum. Jumlah maksimum amonium dalam  air  minum  kurang  dari  1,5    mg/L
(Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, 2010). Kondisi ini  menyebabkan perlu adanya metode  analisis yang  efektif untuk mengidentifikasi amonium dan nitrat dalam air. Beragam teknik analisis telah dikembangkan  untuk  penetapan  kadar  ion ammonium  dan  nitrat.  Metode  analisis amonium  dan  nitrat  yang  telah  digunakan adalah  kalorimetri (Jeong et  al .,  2013),  Gas Chromatography-Mass  Spectrometry/  GC-MS
(Lubrano et  al .,  2016),  dan  elekroforesis kapiler (Jaakkola et al ., 2012). Metode-metode tersebut kurang sesuai untuk analisis amonium dan  nitrat  secara  rutin  karena  memerlukan preparasi  sampel  dan  biaya  operasional  yang cukup mahal. Metode lain yang juga digunakan adalah Flow Injection Analysis (FIA) . Flow  Injection  Analysis (FIA)  merupakan metode  yang  dilakukan  dengan  menyuntikkan sejumlah volume sampel ke dalam suatu aliran carrier yang  terhubung  dengan  detektor. Namun,  sistem  FIA  memiliki  beberapa keterbatasan  seperti  konsumsi  reagen  yang relatif  tinggi  dan  limbah  yang  lebih  besar. Beberapa  keterbatasan  ini  telah  berhasil diminimalkan melalui konsep multi- commutation (Lavorante et  al .,  2006).  Sistem aliran injeksi multi-commutation dapat ditandai dengan  penggunaan  perangkat  pergantian individu (biasanya katup selenoid), yang dapat diatur  sebagai  jaringan  aliran (Rocha et  al ., 2002). Multi-commutation memiliki  beberapa keuntungan,  seperti  meningkatkan  fleksibilitas sistem  aliran,  meningkatkan  pencampuran, memfasilitasi  otomatisasi  dan  mengurangi
konsumsi  reagen  yang  telalu  banyak.  Sistem alir Multi-commutation sebagai hasil pengembangan  FIA  merupakan  metode  yang dapat digunakan untuk menganalisis kandungan ion nitrat dan ammonium. Multi-commutation  in  Flow  Injection Analysis mengacu  pada  rancangan  sistem kendali  oleh  komputer  sehingga  pada  semua langkah yang terlibat dalam pengolahan sampel dapat  dilaksanakan  secara  otomatis (Płotka- Wasylka  &  Namieśnik,  2019).  Sistem  alir multi-commutation menggunakan  perangkat katup  solenoid  yang  dapat diatur  sebagai jaringan aliran secara manual ataupun dikontrol menggunakan  komputer  dengan  sebuah software kontrol.  Sistem  alir multi- commutation mempunyai kelebihan antara lain mengurangi  konsumsi  reagen  dan  analit, meningkatkan  fleksibilitas  sistem  aliran, meningkatkan  pencampuran  dan  memfasilitasi otomatisasi. Keuntungan utama dari metode ini yaitu  injeksi  sampel  secara  berturut-turut  dan volume  pada  setiap  bagian  mudah  dikontrol (Melchert et  al .,  2012).  Beberapa  penelitian telah  menggunakan  sistem  alir multi- commutation yaitu  metode  sistem  alir multi- commutation untuk  menganalisis  protein (Strzelak et  al .,  2014) dan  sistem  alir multi- commutation dalam  penentuan  kreatin
(Tymecki et  al .,  2013).  Berdasarkan  pada penelitian  tersebut,  keduanya  menggunakan satu  jenis  detektor  dan  digunakan  untuk menganalisis  satu  analit  dalam  satu  waktu, sehingga  kurang  efisien.    Oleh  karena  itu, dibutuhkan pengembangan instrumen pengukuran  sistem  alir multi-commutation dengan  dua  detektor  agar  lebih  efisien. Pengembangan metode  FIA  dengan  dua detektor telah dilakukan oleh Martinovic et al . (2008)  dengan  menggunakan  metode Flow Injection  Analysis yang  digabungkan  dengan dua  detektor,  yaitu  spektrofotometer  dan potentiometer  secara  paralel  untuk  penentuan thiol dan asam askorbat. Namun pengembangan  sistem  alir multi-commutation dengan  detektor  potensiometer  belum  banyak dilakukan.
Berdasarkan uraian diatas,  maka penelitian ini  difokuskan  untuk  mengembangkan  metode sistem  alir multi-commutation menggunakan potensiometri  dalam pengukuran  kandungan amonium  dan  nitrat  secara  simultan.  Metode tersebut  diharapkan  dapat  menentukan  nitrat dan  amonium  dalam  air  secara  cepat  dan efisien.

## METODE

## Alat
Gelas  ukur,  gelas  kimia,  pengaduk  gelas,  corong, labu ukur, pipet tetes, pipet volum, pipet mohr, labu erlenmeyer,  ball  pipet,  botol  semprot  dan  neraca. Komputer  (Software  labview  2012),  elektroda selektif  ion  amonium  tipe  ELIT  8051  komersil, elektroda selektif ion nitrat tipe ELIT 8021 komersil, elektroda  referensi  tipe  ELIT  003  komersil dengan isian  CH 3 COOLi  ,  konektor, Arduino  Uno , three way  solenoid  valve ,  pompa  peristaltik,  dan tubing coil , interface Go!Link. Bahan NaNO 3 merek merck dengan  kemurnian  99,5%, (NH 4 ) 2 SO 4 merek merck dengan  kemurnian  99,5%, NH 4 Cl  merek merck dengan  kemurnian  99,8%, CuSO 4 .5H 2 O merek merck dengan kemurnian 99%, akuades,  kertas  saring  merek  whatman  nomer  93 dengan  ukuran  pori  10  mikron,  akuademin  merek hydrobatt.
Prosedur penelitian Sistem alir multi-commutation secara simultan pada metode ini menggunanakan 2 katub selenoid. Kedua three way valve solenoid ketika dalam keadaan mati akan  mengalirkan  sampel  menuju  ke  elektroda  ion selektif.  Setelah  itu,  secara  bergantian  A  dan  B diaktifkan dimana A untuk sampel, B untuk larutan ISA, sama halnya dengan C dan D dimana C untuk sampel dan D untuk larutan ISA. Waktu pergantian dilakukan  sesuai  dengan  model  aliran  sampel  dan larutan  ISA.  Pembacaan  sinyal  dimulai  dengan pengambilan larutan ISA dan bertahan dalam jangka waktu  yang  telah  ditentukan. Berikut  desain instrumen sistem alir multi-commutation ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Desain instrumen pengukuran simultan Keterangan: A = sampel atau larutan standar B = carrier atau larutan ISA C = sampel atau larutan standar D = carrier atau larutan ISA E = valve F = selektif ion elektroda NH 4+ G = elektroda referensi H = selektif ion elektroda NO 3- I = elektroda referensi J = konektor K = ADC ( Go! Link) L = PC M = arduino uno N = pembuangan
Optimasi  volume  injeksi  dilakukan  dengan menggunakan  larutan  standar nitrat dan  amonium konsentrasi  paling  tinggi,  yaitu nitrat 1,6  ×  10 -2 M dan  amonium 5,6 ×  10 -2 M.  Larutan  standar  ini sebagai  larutan  yang  mengalir,  sedangkan larutan ISA  (NH 4 ) 2 SO 4 dan larutan ISA  (CuSO 4 .5H 2 O) sebagai  larutan  yang  diinjekkan.  Larutan  diukur secara  simultan  dengan  laju  alir 25 µL/detik dan variasi  volume injeksi. Volume injeksi divariasikan menjadi 100 µL, 200 µL, 300 µL, 400 µL dan 500 µL, kemudian ditentukan volume injeksi yang paling optimum.
Pengukuran nilai potensial larutan standar nitrat dan  larutan  standar  amonium  dengan  variasi konsentrasinya dilakukan pada laju alir 25 µL/detik dan  volume  injeksi  yang  optimum.  Range konsentrasi  larutan  standar  NO 3- yang  digunakan adalah 4,84 × 10 -6 M, 1,6 × 10 -5 M, 1,6 × 10 -4 M, 1,6 × 10 -3 M, 1,6 × 10 -2 M dan range konsentrasi NH 4+ adalah 5,6 × 10 -6 M, 5,6 × 10 -5 M, 5,6 × 10 -4 M, 5,6 × 10 -3 M, 5,6 × 10 -2 M. Hasil pengukuran dibuat kurva kalibrasi  antara  log  konsentrasi  dengan nilai potensial.  Kurva  kalibrasi  tersebut  menghasilkan persamaan  regresi  (y  =  mx  +  c)  yang  digunakan untuk menentukan kadar amonium dan nitrat dalam sampel. Pengukuran  nilai  potensial  sampel  air  sumur dilakukan  pada  kondisi  laju  alir  25 µL/detik dan volume injeksi optimum. kemudian aliran menuju ke detektor  yang  berupa  potensiometri  untuk menghasilkan  data  yang  akan  ditampilkan  oleh komputer. Tahap selanjutnya yaitu
karakterisasi pengukuran  meliputi  linieritas, limit  deteksi, sensitivitas, repeatabilitas dan uji perolehan kembali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Larutan  ISA  ( Ionic  Strength  Adjustor ) merupakan  larutan  pengatur  kuat  ion  yang berfungsi  sebagai  pengatur  kuat  ion  sekaligus buffer (Oh et  al .,  2015).  Larutan  ISA  juga berfungsi untuk mengurangi gangguan matriks larutan yang diuji. Larutan ISA mempunyai pH yang  tetap  dan  dapat  mengurangi  atau menghilangkan ion – ion pengganggu. Larutan ISA biasa disebut TISAB ( Total Ionic Strenght
Adjusment  Buffer ).  Larutan  ISA  digunakan dalam  penentuan  analit  dengan  metode potensiometri.  Volume  larutan  ISA  yang diinjeksikan  akan  mempengaruhi  nilai  beda potensial yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan jika  volume  larutan  ISA  yang  diinjeksikan terlalu  sedikit  maka  elektroda  kerja  dan elektroda  pembanding  tidak  dapat  membaca respon  analit  dengan  optimal,  begitu  pula  jika volume  larutan  ISA  terlalu  banyak  maka respon  elektroda  tidak  dapat  terbaca  secara optimal pula.
Penentuan  variasi  volume  larutan  ISA
CuSO 4 dengan metode potensiometri diperoleh data  hasil  penelitian  yang  ditunjukkan  pada Gambar  2  dan  penentuan  variasi  larutan  ISA ((NH 4 ) 2 SO 4 ) ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar  2. Kurva  penentuan  volume  larutan ISA  CuSO 4 pada  larutan  standar NH 4 Cl 5,6 × 10 -2 M Gambar  3.  Kurva  penentuan  volume  larutan ISA  ((NH 4 ) 2 SO 4 )  pada  larutan standar NaNO 3 1,6 × 10 -2 M Kurva  pada Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan  bahwa  variasi  volume  injeksi berpengaruh  pada  potensial  yang  dihasilkan. Volume  yang  dipilih  berdasarkan  grafik  pada Gambar 2 adalah  400  µL  dan  berdasarkan grafik pada Gambar 3 adalah 500 µL. Volume ini dipilih karena pada volume tersebut puncak terbentuk  dengan  waktu  tercepat  dan  nilai potensial yang lebih stabil. Pada variasi volume lain menghasilkan puncak yang rendah. Karakterisai  pengukuran  untuk  penelitian ini meliputi linieritas, limit deteksi, sensitivitas, repeatabilitas  dan  uji  perolehan  kembali. Konsentrasi  amonium  yang  digunakan  adalah 5,6 × 10 -6 M, 5,6 × 10 -5 M, 5,6 × 10 -4 M, 5,6 × 10 -3 M,  5,6  ×  10 -2 M  memiliki  linieritas  yang baik yaitu 0,99991 seperti pada Gambar 4.
Sedangkan  konsentrasi  nitrat yang digunakan  yaitu  4,84  ×  10 -6 M,  1,6  ×  10 -5 M,
1,6  ×  10 -4 M,  1,6  ×  10 -3 M,  1,6  ×  10 -2
M.memiliki  linieritas  yang  baik  yaitu  0,9937 seperti pada Gambar 5.
Gambar 5. Kurva kalibrasi nitrat
Nilai  sensitivitas  dapat  diperoleh  dari  nilai slope pada  kurva  kalibrasi.  Sensitivitas menunjukkan  perubahan  beda  potensial terhadap  perubahan  konsentrasi.  Nilai sensitivitas ditentukan oleh besarnya nilai slope pada  kurva  kalibrasi . Persamaan  kurva kalibrasi  pada  penentuan amonium  dengan analisis  sistem  alir multi-commutation secara simultan  yang  ditunjukkan  pada Gambar  4 yaitu  y  =  45,369x  +  471,93. Berdasarkan persamaan  tersebut  nilai  sensitivitas  yaitu sebesar 45,369 mV.  Nilai  sensitivitas  tersebut menyatakan  bahwa  setiap  satuan  perubahan dekade konsentrasi amonium akan menghasilkan  perubahan  potensial  sebesar 45,369  mV. Persamaan  kurva  kalibrasi  pada penentuan nitrat  dengan  analisis  sistem  alir yang  ditunjukkan  pada Gambar 5  yaitu y = -110,65x – 86,995. Berdasarkan persamaan tersebut nilai sensitivitas yaitu sebesar -110,65 mV.  Nilai  sensitivitas  tersebut  menyatakan bahwa  setiap  satuan  perubahan  dekade konsentrasi nitrat akan menghasilkan perubahan potensial sebesar -110,65 mV. Nilai  limit  deteksi  didapatkan  dari  hasil pengukuran  blangko  yang dilakukan  secara beberapa  kali  yang  selanjutnya  dihitung  nilai simpangan blanko. Limit deteksi menunjukkan nilai konsentrasi terkecil dari suatu analit yang masih  bisa  dideteksi  oleh  elektroda.  Semakin kecil  nilai  limit  deteksi  maka  semakin  baik kemampuan elektroda dalam mendeteksi analit. Limit deteksi yang diperoleh pada pengukuran amonium  dengan metode  analisis  sistem  alir multi-commutation berdasarkan  perhitungan yaitu  2,23  ×  10 -5 M. Limit  deteksi  yang diperoleh  pada  pengukuran  nitrat  dengan
metode  analisis  sistem  alir  berdasarkan perhitungan  yaitu  1,31  ×  10 -5 M.  Konsentrasi analit  yang  lebih  rendah  dari  batas  akan menghasilkan respon yang kurang signifikan. Repeabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan pengukuran yang telah dilakukan. Keterulangan  dinyatakan  sebagai  koefisien variasi (Kv). Keterulangan dilakukan berulang kali oleh analisis yang sama pada kondisi yang sama  dan  dalam  interval  yang  pendek. Keterulangan dapat dikatakan baik apabila nilai Kv  (Koefisien  variasi)  2%  atau  kurang. Berdasarkan  nilai  Kv  yang  diperoleh,  dapat ditentukan nilai ketelitian dengan rumus 100%
- %RSD  (simpangan  baku  relatif)  atau koefisien variasi (Kv) (Miller & Miller, 2010) Gambar  6.  Repeabilitas  pada  pengukuran amonium Gambar 7. Repeabilitas pada pengukuran nitrat Kemungkinan adanya pengganggu komponen  dalam  suatu  analit  pada  penentuan suatu  analit  dengan  menggunakan  metode tertentu  selalu  ada, sehingga  konsentrasi  atau kadar  analit  yang  sebenarnya  dalam  suatu sampel tidak dapat diketahui dengan pasti. Uji recovery atau uji perolehan kembali merupakan salah  satu  validasi  yang  dilakukan  dalam metode penelitian dengan tujuan untuk melihat kemampuan kadar  analit  sebenarnya  dan ketepatan  suatu  metode  untuk  campuran.  Uji recovery dihitung  dalam  bentuk  % recovery. Persen recovery yang  dapat  diterima  yaitu sekitar  80%-120%  (Harmita,  2004).  Hasil pengukuran  amonium  menunjukkan  nilai  uji perolehan  kembali sebesar  115  %  dan  hasil
pengukuran  nitrat  menunjukkan  nilai  uji perolehan  kembali  87  %.  Nilai  uji  perolehan kembali  yang  diperoleh  sudah  baik  karena sesuai dengan  nilai  standar  yang bisa diterima (80% - 120%) (Inc., 2014). Analisis amonium dan nitrat dalam sampel air  sumur  dapat  dilakukan  secara  simultan dengan  metode  analisis  sistem  alir multi- commutation menggunakan detektor potensiometri. Hasil penelitian ini menunjukkan  limit  deteksi,  sensitivitas  dan repeabilitas  yang  baik  sehingga  selanjutnya dilakukan  analisis  amonium  dan  nitrat  nitrat dengan  volume  larutan  ISA  optimum.  Kadar amonium dan  nitrat  yang  diperoleh  dalam sampel berdasarkan hasil penelitian adalah 1,28
×  10 -4 M dan 2,49  ×  10 -4 .  Pengulangan  yang dilakukan  memiliki  nilai  Kv ≤  2%. Hal  ini menunjukkan  perbedaan  hasil  yang  diperoleh dari  setiap  pengukuran  cukup  kecil,  sehingga hasil  tersebut  sesuai  dengan  literatur  bahwa nilai Kv ≤ 2% (Miller & Miller, 2010).

## KESIMPULAN
Variasi  larutan  ISA  yang  diinjeksikan berpengaruh  terhadap  nilai  beda  potensial  dan puncak yang dihasilkan, dimana volume injeksi yang  sesuai  akan  menghasilkan  puncak  yang baik  dan  nilai  yang  stabil.  Volume optimum larutan  ISA (CuSO 4 )  dan  larutan  ISA ((NH 4 ) 2 SO 4 )  yang  baik  dari  hasil  penelitian yaitu  400 µL dan 500 µL. Sistem injeksi alir multi-commutation potensiometri untuk analisis  secara  simultan  menunjukkan  kinerja yang  baik.  Hasil  analisis  amonium  diperoleh koefisien  relasi  sebesar  0,9991,  limit  deteksi 2,23 ×  10 -5 M,  sensitivitas  45,36  mV  dengan nilai  keterulangan  terbesar  99,87  %  dan  nilai recovery 115 %. Hasil analisis data penentuan nitrat  diperoleh  koefisien  korelasi  sebesar
0.9938, limit deteksi 1,31 × 10 -5 M, sensitivitas
-110,65 mV  dan  keterulangan tertinggi  dari pengukuran  yaitu  99,18%  serta recovery sebesar  87%. Kadar  amonium  yang  terdapat dalam  air  sumur  sebesar 1,28  ×  10 -4 M dan kadar nitrat dalam sampel yang sama yaitu 2,49 ×  10 -4 M.  Kadar  amonium  dalam  sampel  air sumur  melebihi  ambang  batas  yaitu  sebesar 2,41 ×  10 -5 M  dan  kadar  nitrat  dalam  dalam sampel  air  sumur  dibawah  ambang  atas  yaitu 2,7 × 10 -3 M.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbasi, H., Vasileva, V., & Lu, X. 2017. The Influence  of  the  Ratio  of  Nitrate  to
Ammonium  Nitrogen  on  Nitrogen Removal  in  the  Economical  Growth  of Vegetation  in  Hybrid  Constructed Wetlands. Environments , 4 (1), 24. Brandt, M. J., & Johnson, K. M. 2017. Twort’s Water Supply. In Twort’s Water Supply .
Inc.,  R.  S.  2014.
Spike  ,  Recovery  , and
Linearity .1–6. http://www.woongbee.com/0NewHome/R nD/ELISA_HA/Duoset_link/spike_recov ery.pdf Jaakkola,  M.,  Lipponen,  M.,  Kallio,  J.,  & Virtanen,  V.  2012.  A Capillary Electrophoresis Method For The Simultaneous Analysis  of Ammonium and Metals  in Animal Wastes Used  in Biogas Production. Analytical  Methods , 4 (8),2278–2282.
Jeong,  H.,  Park,  J.,  &  Kim,  H. 2013. Determination of NH 4 + in Environmental Water With Interfering Substances Using The Modified Nessler Method. Journal of Chemistry,2013 . Lavorante, A.  F.,  Feres,  M.  A.,  &  Reis,  B.  F. 2006.  Multi-commutation  in Flow Analysis:  A Versatile Tool For The Development of The Automatic Analytical Procedure Focused  on The Reduction  of Reagent Consumption. Spectroscopy Letters , 39 (6), 631–650.
Lubrano,  A.  L., Andrews,  B.,  Hammond,  M., Collins, G. E., & Rose-Pehrsson, S. 2016. Analysis of Ammonium Nitrate Headspace  by On-fiber Solid Phase Microextraction Derivatization With Gas Chromatography Mass Spectrometry. Journal  of  Chromatography  A , 1429 ,  8– 12.
Melchert, W. R., Reis, B. F., & Rocha, F. R. P. 2012.  Green Chemistry  and The Evolution  of Flow Analysis.  A Review.
Analytica Chimica Acta , 714 , 8–19.
Miller,  J.  N.,  &  Miller,  J.  C.  2010.  Statistics and  Chemometrics  for  Analytical Chemistry.  In Technometrics (sixth editition).  Pearson  Education  Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England. Oh, S. Y., Sung, H. K., Shin, H. H., Jeong, U.,
Eom,  I.  chun,  Kim,  P.  je,  &  Kim,  Y. 2015.  Effect  of Ionic-Strength Adjusters on The Detection of Silver Ion Using Ion- Selective Electrode. Korean  Journal  of Chemical Engineering , 32 (9), 1924–1927.

## Analisis Kadar Ion Amonium …                             (Hikmah, dkk)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010. 2010. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan  Kualitas  Air  Minum.  In Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia (p. MENKES).
Płotka-Wasylka,  J.,  &  Namieśnik,  J. 2019. Green  Chemistry  and  Sustainable Technology  Green  Analytical  Chemistry . 449. Rocha, F. R. P., Reis, B. F., Zagatto, E. A. G., Lima,  J.  L.  F.  C.,  Lapa,  R.  A.  S.,  & Santos, J. L. M. 2002. Multicommutation in Flow Analysis: Concepts, Applications and Trends.
Analytica  Chimica  Acta , 468 (1), 119–131. Strzelak,  K.,  Wiśniewska,  A.,  Bobilewicz,  D.,
&  Koncki,  R. 2014.  Multicommutated Flow Analysis System For Determination of Total Protein  in Cerebrospinal Fluid. Talanta , 128 , 38–43.
Tymecki,  Ł.,  Korszun, J.,  Strzelak,  K.,  & Koncki, R. 2013. Multicommutated Flow Analysis System For Determination  of Creatinine  in Physiological Fluids  by Jaffe Method. Analytica  Chimica  Acta , 787 ,118–125.