Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Analisa Fetal Simulator yang Dilengkapi  dengan Thermohygrometer
Milla Kusnaindi Fakultas Teknik/Teknik Elektro Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia millakusnandi2095@gmail.com

## Yuliza
Fakultas Teknik/Teknik Elektro
Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia yuliza@mercubuana.ac.id

## Eko Ihsanto
Fakultas Teknik/Teknik Elektro
Universitas Mercu Buana
Jakarta, Indonesia ekoihsan@gmx.net
Abstrak—  Fetal  doppler  adalah  alat  diagnostik yang  digunakan  untuk  mendeteksi  detak  jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang  elektromagnetik.  Alat  ini  sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin, dan aman digunakan dan bersifat non invasif. Fetal Doppler memberikan informasi tentang janin mirip dengan  yang  disediakan  oleh  stetoskop  janin. Permasalahannya Adalah Setiap alat dan peralatan terlebih  lagi  alat  kesehatan  yang  berhubungan langsung  dengan  manusia  dan  sangat  kritis (berhubungan  dengan  nyawa)  wajib  dilakukan kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran dan keselamatan pemakainya. Penulis ingin meneliti terkait  dengan  alat  kalibrator  fetal  doppler  yaitu Fetal Simulator yang dilengkapi dengan thermohygrometer.  Fetal  simulator  difungsikan sebagai pengganti denyut jantung janin (60, 90, 120, 150,  180,  210  dan  240  Beath  Per  Minute). Berdasarkan hasil Analisa dan pengujian yang telah dilakukan  pada  penelitian  ini  pembandingkan  alat fetal  simulator  yang  sudah  tersertifikasi  dan  alat fetal  simulator  penulis.  Fetal  simulator  dilengkapi dengan thermohygrometer dapat digunakan untuk mengukur  suhu  dan  kelembaban  ruangan.  Fetal simulator  dilengkapi  thermohygrometer  dapat digunakan  sebagai  simulasi  (pengganti)  detak jantung  janin  dengan  pengaturan  60,  90,  120,  150, 180, 210 dan 240 BPM (Beats Per Minute). Alat fetal simulator  dapat  dipergunakan  sebagai  simulator
detak  jantung  oleh  teknisi  elektromedis  atau  user RS  (rumah  sakit)  jika  terjadi  kejanggalan  saat pemeriksaan  detak  jantung  janin  dengan  fetal doppler.
Kata  Kunci  —  Fetal,  Heartbeat,  Replacement, Simulator.

## I. PENDAHULUAN
Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredarah darah, dengan  melibatkan  pembuluh  darah  sebagai  salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Berat jantung sekitar 335gram  sebesar  kepalan  tangan  pemiliknya.  Terletak  di rongga dada agak sebelah kiri. Setiap hari jantung memompa darah  sebanyak  100.000  kali  atau  mengalirkan  darah  sejauh 100.000 km di dalam tubuh. (Wasis dan Yuli, Irianto Sugeng. 2008).
Alat  fetal  doppler  sebagai  pendeteksi  dan  menampilkan detak  jantung  janin  yang  berada  dalam  kandungan  maka dibutuhkan  faktor  akurasi  dan  keamanan  alat  sesuai  dengan ketentuan yang diinginkan. Setiap alat dan peralatan terlebih lagi  alat  kesehatan  yang  berhubungan  langsung  dengan manusia dan sangat kritis (berhubungan dengan nyawa) wajib dilakukan kalibrasi untuk menjamin kebenaran nilai keluaran dan keselamatan pemakainya. Akurasi suatu instrument tidak sendirinya  timbul  dari  suatu  rancangan  yang  baik,  tetapi dipengaruhi  oleh  kinerja,  stabilitas  kehandalan  dan pemeliharaan (maintenance).
Akurasi  hanya  timbul  dari  kalibrasi  yang  benar,  artinya hasil  pengukurannya  dapat  ditelusur  kembali  ke  standar nasional  ataupun  internasional,  atas  dasar  inilah  perlu
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
dilakukan  kalibrasi  pada  alat  fetal  doppler  dengan  teratur. Kalibrasi  peralatan  untuk  kesehatan  dilakukan  untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, dan ini sejalan dengan Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 16 ayat 2 bahwa peralatan medis harus diuji dan  dikalibrasi  secara  berkala.  Kalibrasi  fetal  doppler  dapat dilakukan dengan alat fetal simulator. Fetal simulator berkerja sebagai  pengganti  denyut  jantung  janin.    Biasa  diatur pemilihan  BPM  (Beats  Per  Minute)  yaitu  60,  90,  120,  150, 180, 210, 240 BPM.
Menurut  BSN  (Badan  Standarisasi  Nasional)  salah  satu persyaratan dalam melakukan peosedur kalibrasi adalah untuk melakukan  pengkalibrasian  alat,  kondisi  lingkungan  harus dalam  kondisi  yang  baik  sehingga  data  yang  didapatkan akurat. Salah satunya kondisi suhu dan kelembaban ruangan harus dalam kondisi normal yaitu suhu ruangan (25 ± 5)℃ dan kelembaban  (65  ±  20)  %.  Alat  yang  digunakan  untuk mengukur  suhu  dan  kalembaban  adalah  thermohygrometer. Sehingga  setiap  pelaksanaan,  petugas  kalibrasi  harus membawa thermohygrometer sebagai pembaca kondisi suhu dan  kelembaban  ruangan.  Sebelum  melakuan  kegiatan kalibrasi  petugas  harus  memastikan  suhu  dan  kelembaban dalam kondisi yang layak untuk melakukan kalibrasi.

## II. PENELITIAN TERKAIT
Penelitian  ini  dilakukan  tidak  terlepas  dari  hasil penelitian-penelitian  terdahulu  yang  pernah  dilakukan sebagai  bahan  perbandingan  dan  kajian.  Adapun  hasil-hasil penelitian  yang  dijadikan  perbandingan  tidak  terlepas  dari topik penelitian  yaitu  mengenai alat kalibrator fetal doppler (fetal simulator).
Sebelumnya ada Sholaikah [1] menggunakan rangkaian driver  selenoid,  rangkaian  penampil  bpm  dan  rangkaian mikrokontroller  AtTiny  2313  dengan  pengaturan  detak jantung  60  –  210  bpm  kenaikan  30  bpm.  Perbedaan  alat terletak pada software program yang berbeda dengan penulis yaitu  arduino  serta  alat  terdahulu  belum  dilengkapi thermohygrometer.
Kemudian [2] menggunakan simulator bpm untuk fetal doppler  dengan  pemilihan  BPM  60  sampai  dengan  240 dengan  kenaikan  30  BPM.  Alat  menggunakan  rangkaian mikrokontroller  ATMega8.  Perbedaan  alat  terletak  pada software program yang berbeda dengan penulis yaitu arduino serta alat terdahulu belum dilengkapi thermohygrometer.
Kemudian ada [3] perancangan fetal simulator dengan menggunakan aplikasi relay sebagai pengganti detak jantung janin.  Perbedaan  alat  terletak  pada  komponen  elektronik pengganti  detak  jantung  janin  serta  alat  terdahulu  belum dilengkapi thermohygrometer.

## A. Detak Jantung Janin
Heart rate (HR) atau detak jantung janin dapat dideteksi kurang  lebih pada usia kehamilan 6  minggu dan  lebih  jelas digambarkan  pada  usia  kehamilan  7  minggu.  Normalnya, denyut  jantung  janin  usia  6  minggu  adalah  90  hingga  110 denyut  per  menit  (dpm)  sedangkan  pada  usia  9  minggu  ke atas berkisar antara 140 dpm dengan variasi normal 20 dpm di atas atau di bawah nilai rata-rata tersebut. Jadi, nilai normal denyut jantung bayi berkisar antara 120 hingga 160 dpm. HR pada  janin  normalnya  memang  jauh  lebih  cepat  dibanding HR  orang  dewasa  atau  bahkan  anak-anak.  Ditambah  lagi bahwa  perkembangan  jantung  janin  itu  telah  cukup fungsional setelah mencapai umur kehamilan kurang lebih 12 minggu [4].

## B. Fetal Doppler
Fetal  doppler  adalah  alat  diagnostik  yang  digunakan untuk  mendeteksi  detak  jantung  bayi  yang  menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui kondisi kesehatan janin, dan aman digunakan  dan  bersifat  non  invasif.  Fetal  Doppler memberikan  informasi  tentang  janin  mirip  dengan  yang disediakan oleh stetoskop janin.  Satu keuntungan dari fetal Doppler  dibanding  dengan  stetoskop  janin  (murni  akustik) adalah  output  audio  elektronik,  yang  memungkinkan  orang selain pengguna untuk mendengar detak jantung.

## C. Thermohygrometer
Thermohygrometer merupakan  sebuah  alat  yang menggabungkan antara fungsi termometer dengan hygrometer  itu  alat  untuk  mengukur  suhu  udara  dan kelembaban, baik di ruang tertutup ataupun di luar ruangan. Ukurannya beragam, ada yang sedikit lebih besar dari korek gas,  ada  pula  yang  seukuran  telepon  genggam.  Pada umumnya  kita  lebih  mengenal  termometer  dari  pada hygrometer, karena fungsinya sebagai pengukur suhu sering dipakai  dalam  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sedangkan hygrometer relatif jarang terdengar bagi orang awam karena ia hanya berguna untuk mengukur kelembaban udara baik di dalam  maupun  di  luar  ruangan.  Alat  thermohygrometer  ini dapat  dipakai  untuk  mengukur  suhu  udaradan  kelembaban baik di ruang tertutup maupun diluar ruangan [5].

## D. Kalibrasi
Setiap alat ukur harus dianggap tidak cukup baik sampai terbukti melalui kalibrasi danatau pengujian bahwa alat ukur tersebut memang baik. Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan  Vocabulary  ofInternational  Metrology  (VIM)  adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instruen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai  yang diwakili oleh  bahan ukur, dengan  nilai-nilai
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
yang  sudah  diketahui  yang  berkaitan  dari  besaran  yang diukur dalam kondisi tertentu.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Blok Diagram
Perancangan  alat  dengan  komponen  utama  Adaptor 12VDC untuk memberi sumber daya ke alat  fetal simulator. Modul  Stepdown  Untuk  menurunkan  tegangan  adaptor  dari 12VDC  ke  5VDC  untuk  modul  mikrokontroller.  Penghasil BPM  (Beat  Per  Minute)  sebagai  penghasil  atau  simulator detak  jantung  janin  dengan  menggunakan  Motor  Selenoid. Sensor  DHT22  untuk  pembaca  suhu  dan  kelembaban.  LCD digunakan untuk menampilkan menu.
Gambar 1. Blok Diagram

## B. Diagram Alir Fetal Simulator
Diagram alir merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk  mengetahui  cara  kerja  dari  suatu  sistem.  Adapaun diagram  alir  fetal  simulator  yang  dirancang  sebagai  berikut ada gambar 2.
Gambar 2. Diagram Alir Fetal Simulator
Saat  mulai  alat  dalam  keadaan  ready,  program terinisialisasi  display  LCD  akan  menampilkan  pemilihan menu, yaitu menu pengukuran suhu, kelembaban (pengukuran DHT22) dan mode pengukuran BPM (Beats Per Minute).  Ketika  menu  pengukuran  suhu  dan  kelembaban “ya”  maka  pembacaan  sensor  DHT22  akan  membaca  suhu dan  kelembaban  kemudian  lcd  akan  menampilkan pembacaan suhu dan kelembaban. Untuk menu pengukuran BPM  (Beats  Per  Minute)  kemudian  pilih  BPM  (Beats  Per Minute)  yang  diinginkan.  BPM  (Beats  Per  Minute)  bekerja dan ditampilkan pada LCD. Selesai.

## C. Simulasi Rangkaian
Pembuatan  simulasi  dengan  menggunakan  aplikasi proteus  ini  dilakukan  dengan  tujuan  memudahkan  penulis untuk  mengerjakan  tugas  akhir  sebagai  bahan  alur  (jalur) rangkaian  fetal  simulator.  Sebagai  acuan  penulis  untuk mengerjakan rangkaian asli dari perancangan fetal simulator.
Gambar 3. Simulasi Proteus
Supply  Tegangan  +5V  digunakan  untuk  supply mikrokontroller,  Sensor  DHT22,  display,  driver  mosfet  dan push button. Tegangan +12V digunakan untuk supply motor. mikrokontroller berfungsi mengendalikan seluruh sistem pada pengendali hidup dan matinya motor. Motor dalam nyatanya digunakan  sebagai  pengganti  detak  jantung  janin.  Sensor DHT22  digunakan  sebagai  pembaca  suhu  dan  kelembaban yang kemudian ditampilkan pada display/LCD. Pada alat ini untuk pemberian jumlah BPM (Beats Per Minute) dilakukan dengan  cara  memilih  BPM  (Beats  Per  Minute)  yang dikehendaki  atau  diinginkan  kemudian  ditampilkan  pada display atau LCD.

## D. Perancangan Alat
Alat  yang  digunakan  pada  tugas  akhir  ini  menggunakan bahan  dasar  dari  casing  box  warna  hitam  dengan  ukuran Panjang 12cm, lebar 10cm dan tebal 5cm. Desain pengganti detak jantung bayi menggunakan akrili dan dilapisi spon.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## Gambar 4 Alat Simulator Fetal IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengukuran  merupakan  data  tentang  pengukuran dari  masing-masing  titik  pengukuran  untuk  mengetahui apakah  hasil  pengukuran  sesuai  dengan  yang  direncanakan, sedangkan  analisa  data  adalah  berisi  tentang  presentase
kesalahan terhadap semua data hasil pengujian dibandingkan dengan hasil penghitungan.

## A. Pengukuran Thermohygrometer
Perbandingan  pengukuran  thermohygrometer  penulis dengan thermohygrometer yang sudah tersertifikasi. Pengukuran  dilakukan  diruang  tertutup  dengan  pendingin ruangan  (AC)  digunakan  sebagai  acuan  kondisi  suhu  dan kelembaban ruangan. Pendingin ruangan (AC) diatur dengan suhu  18,  20,  25  dan  30  derajat  celcius.  Setiap  pergantian pengaturan suhu di beri jeda waktu 45 menit, yang bertujuan untuk menunggu stabilnya setiap masing-masing pengukuran suhu ruangan.
Tabel 1 Hasil Pengukuran Thermohygrometer
No Pengaturan Suhu Pendingin Ruang Suhu Thermohygro Tersertifikasi (A) Suhu Thermohygro Fetal (B) Kelembaban Thermohygro Tersertifikasi (A) Kelembaban Thermohygro Fetal (B) Selisih Suhu A Dan B (%) Selisih Kelembaban A Dan B (%) 1 18 ℃ 22,5 ℃ 21,7 ℃ 72 % 64 % 4,4 % 11,1 % 2 20 ℃ 23,0 ℃ 23,4 ℃ 79 % 95 % 4,3 % 20 % 3 25 ℃ 24,3 ℃ 24,5 ℃ 88 % 94 % 4,1 % 6,8 % 4 30 ℃ 25,0 ℃ 25,4 ℃ 80 % 91% 4,0 % 13,7 % Rata-Rata Kesalahan 4,2 % 12,9 %
Dari  tabel  1  dilakukan  pengukuran  di  4  titik  pengaturan suhu ruangan yaitu 18, 20, 25 dan 30 ℃. Hasil pengukuran selisih Thermohygro Tersertifikasi (A) dan Suhu Thermohygro Fetal (B) yaitu:
1. Titik 18 ℃ adalah selisih suhu 4,4 % dan kelembaban 11,1 %.
2. Titik 20 ℃ adalah selisih suhu 4,3 % dan kelembaban 20 %.
3. Titik 25 ℃ adalah selisih suhu 4,1 % dan kelembaban 6,8 %.
4. Titik 30 ℃ adalah selisih suhu 4,0 % dan kelembaban 13,7 %
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479

## B. Pengukuran Fetal Doppler
Perbandingan Pengukuran BPM (Beath Per Minute), 60, 90, 120, 150, 180, 210 dan 240 BPM (Beath Per Minute) dari fetal  doppler  oleh  fetal  simulator  penulis  dengan  fetal simulator yang sudah tersertifikasi di PT Famed Kalibrasi.
Tabel 2 Hasil Perbandingan Pengukuran 60 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 60 BPM 60 BPM 59 BPM 2 60 BPM 60 BPM 59 BPM 3 60 BPM 60 BPM 59 BPM 4 60 BPM 60 BPM 59 BPM 5 60 BPM 60 BPM 59 BPM 6 60 BPM 60 BPM 59 BPM 7 60 BPM 60 BPM 59 BPM 8 60 BPM 60 BPM 59 BPM 9 60 BPM 60 BPM 59 BPM 10 60 BPM 60 BPM 59 BPM Rata-Rata (BPM) 60 BPM 59 BPM Persentase Kesalahan (%) 0 % 1,6 % Selisih Pengukuran A dan B (%) 1,6 %
Dari  tabel  2  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 60 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) rata-rata 60 BPM (Beats Per Minute) dengan persentase kesalahan 0 %. Pengukuran Fetal Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  59  BPM (Beats  Per  Minute) dengan persentase kesalahan 1,6 %. Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 1,6 %.
Tabel 3 Hasil Perbandingan Pengukuran 90 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 90 BPM 89 BPM 89 BPM 2 90 BPM 89 BPM 89 BPM 3 90 BPM 89 BPM 89 BPM 4 90 BPM 89 BPM 89 BPM 5 90 BPM 89 BPM 89 BPM 6 90 BPM 89 BPM 89 BPM 7 90 BPM 89 BPM 89 BPM 8 90 BPM 89 BPM 89 BPM
9 90 BPM 89 BPM 89 BPM 10 90 BPM 89 BPM 89 BPM Rata-Rata (BPM) 89 BPM 89 BPM Persentase Kesalahan (%) 1,1 % 1,1 % Selisih Pengukuran A dan B (%) 0 %
Dari  tabel  3  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 90 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) rata-rata 89 BPM (Beats Per Minute)  dengan  persentase  kesalahan  1,1  %.  Pengukuran Fetal  Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  89  BPM  (Beats  Per Minute)  dengan  persentase  kesalahan  1,1  %.  Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 0 %.
Tabel 4 Hasil Perbandingan Pengukuran 120 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 120 BPM 119 BPM 120 BPM 2 120 BPM 119 BPM 120 BPM 3 120 BPM 119 BPM 120 BPM 4 120 BPM 119 BPM 120 BPM 5 120 BPM 119 BPM 120 BPM 6 120 BPM 119 BPM 120 BPM 7 120 BPM 119 BPM 120 BPM 8 120 BPM 119 BPM 120 BPM 9 120 BPM 119 BPM 120 BPM 10 120 BPM 119 BPM 120 BPM Rata-Rata (BPM) 119 BPM 120 BPM Persentase Kesalahan (%) 0,8 % 0 % Selisih Pengukuran A dan B (%) 0,84 %
Dari  tabel  4  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 120 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal  Simulator Tersertifikasi  (A)  rata-rata  119  BPM (Beats Per Minute) dengan persentase kesalahan 0,8 %. Pengukuran Fetal  Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  120  BPM  (Beats  Per Minute)  dengan  persentase  kesalahan  0  %.  Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 0,84 %.
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
Tabel 5 Hasil Perbandingan Pengukuran 150 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 150 BPM 150 BPM 150 BPM 2 150 BPM 150 BPM 150 BPM 3 150 BPM 150 BPM 150 BPM 4 150 BPM 150 BPM 150 BPM 5 150 BPM 150 BPM 150 BPM 6 150 BPM 150 BPM 150 BPM 7 150 BPM 150 BPM 150 BPM 8 150 BPM 150 BPM 150 BPM 9 150 BPM 150 BPM 150 BPM 10 150 BPM 150 BPM 150 BPM Rata-Rata (BPM) 150 BPM 150 BPM Persentase Kesalahan (%) 0 % 0 % Selisih Pengukuran A dan B (%) 0 %
Dari  tabel  5  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 150 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal  Simulator Tersertifikasi  (A)  rata-rata  150  BPM (Beats Per  Minute)  dengan  persentase  kesalahan  0  %.  Pengukuran Fetal  Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  150  BPM  (Beats  Per Minute)  dengan  persentase  kesalahan  0  %.  Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 0 %.
Tabel 6 Hasil Perbandingan Pengukuran 180 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 180 BPM 181 BPM 181 BPM 2 180 BPM 181 BPM 181 BPM 3 180 BPM 181 BPM 181 BPM 4 180 BPM 181 BPM 181 BPM 5 180 BPM 181 BPM 181 BPM 6 180 BPM 181 BPM 181 BPM 7 180 BPM 181 BPM 181 BPM 8 180 BPM 181 BPM 181 BPM 9 180 BPM 181 BPM 181 BPM 10 180 BPM 181 BPM 181 BPM Rata-Rata (BPM) 181 BPM 181 BPM Persentase Kesalahan (%) 0,5 % 0,5 %
Selisih Pengukuran A dan B (%) 0 %
Dari  tabel  diatas  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10 kali,  dengan  pengaturan  180  BPM  (Beats  Per  Minute). Pengukuran  Fetal  Simulator  Tersertifikasi  (A)  rata-rata  181 BPM (Beats Per Minute) dengan persentase kesalahan 0,5 %. Pengukuran  Fetal  Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  181  BPM (Beats  Per  Minute)  dengan  persentase  kesalahan  0,5  %. Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 0 %.
Tabel 7 Hasil Perbandingan Pengukuran 210 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 210 BPM 207 BPM 206 BPM 2 210 BPM 207 BPM 206 BPM 3 210 BPM 207 BPM 206 BPM 4 210 BPM 207 BPM 206 BPM 5 210 BPM 207 BPM 206 BPM 6 210 BPM 207 BPM 206 BPM 7 210 BPM 207 BPM 206 BPM 8 210 BPM 207 BPM 206 BPM 9 210 BPM 207 BPM 206 BPM 10 210 BPM 207 BPM 206 BPM Rata-Rata (BPM) 207 BPM 206 BPM Persentase Kesalahan (%) 0,4 % 0,5 % Selisih Pengukuran A dan B (%) 0,48 %
Dari  tabel  7  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 210 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal  Simulator Tersertifikasi  (A)  rata-rata  207  BPM (Beats Per Minute) dengan persentase kesalahan 0,4 %. Pengukuran Fetal  Simulator  Penulis  (B)  rata-rata  206  BPM  (Beats  Per Minute)  dengan  persentase  kesalahan  0,5  %.  Selisih Pengukuran (A) dan (B) adalah 0,48 %.
Tabel 8 Hasil Perbandingan Pengukuran 180 BPM
Percobaan Pengaturan BPM Pengukuran Fetal Simulator Tersertifikasi (A) Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) 1 240 BPM - 240 BPM 2 240 BPM - 240 BPM
Jurnal Teknologi Elektro, Universitas Mercu Buana ISSN: 2086 ‐ 9479
3 240 BPM - 240 BPM 4 240 BPM - 240 BPM 5 240 BPM - 240 BPM 6 240 BPM - 240 BPM 7 240 BPM - 240 BPM 8 240 BPM - 240 BPM 9 240 BPM - 240 BPM 10 240 BPM - 240 BPM Rata-Rata (BPM) - 240 BPM Persentase Kesalahan (%) - 0 % Selisih Pengukuran A dan B (%) -
Dari  tabel  8  dilakukan  percobaan  pengukuraan  10  kali, dengan pengaturan 240 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal  Simulator  Tersertifikasi  (A)  tidak  dapat  dilakukan karena Fetal Simulator tidak memiliki pengaturan 240 BPM (Beats Per Minute). Pengukuran Fetal Simulator Penulis (B) rata-rata  240  BPM  (Beats  Per  Minute)  dengan  persentase kesalahan 0 %

## V. KESIMPULAN
Fetal  simulator  dilengkapi  dengan  thermohygrometer dapat  digunakan  untuk  mengukur  suhu  dan  kelembaban ruangan.  Dengan  rata  rata  penyimpangan  suhu  4,2  %  dan kelembaban  12,4  %.  Fetal  simulator  dilengkapi  dengan thermohygrometer  dapat  digunakan  sebagai  simulasi (pengganti)  detak  jantung  dengan  pengaturan  60,  90,  120, 150,  180,  210  dan  240  BPM  (Beats  Per  Minute)  dengan penyimpangan pengukuran dibawah 1%. Alat fetal simulator dapat  dipergunakan  sebagai  simulator  detak  jantung  oleh teknisi  elektromedis  atau  user  RS  (rumah  sakit)  jika terjadi kejanggalan  saat  pemeriksaan  detak  jantung  janin  dengan fetal  doppler,  Sesuai  dengan  penyimpangan  pengukuran yaitu dibawah 1%..

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pembimbing  dan  teman-teman teknik elektro Universitas Mercu Buana yang telah membantu dalam  penyelesaian  penelitian  ini  dan  juga  Tim  Editorial Jurnal  Teknologi  Elektro  atas  dipublikasikannya  penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  A.  Solaikah.  “Fetal  Doppler  Simulator”.  Repository
Tugas Akhir. Politeknik Kesehatan Surabaya. 2015.
[2] S. Maharani, H. Rahmi dan A. Fitriyah. “Simulator BPM Untuk  Fetal  Doppler”.  Repository  Tugas  Akhir. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015
[3] M.  Ahmet,  M.  Sezdi  and  A.  Akan.  “A  Test  Simulation Device  For  Dopper-Based  fetal  Heart  Rate  Monitoring”. Tourkish  Journal  Of  Electrical  Engineering  &  Conputer Sciences. Vol. 23, No. 4. 2013
[4] S. M. Tucker. “Pemantauan Janin : Seri Pedoman Prakti”s. Jakarta EGC. Edisi 4. 2005.
[5] A.  H.  Saptadi,  D.  Kurnianto  dan  Suyani.  “Rancang Bangun  Thermohygrometer  Digitalmenggunakan  Sistem Mikropengendali Arduino Dan Sensor DHT22”. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi. Fakuktas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang. Vol. 1, No. 1. 2015.