KAJIAN RANCANG BANGUN ALAT UKUR DEBIT AMBANG LEBAR DENGAN VARIASI KEMIRINGAN HILIR
Risman 1,*) , Warsiti 1) , Wasino 1) , Mawardi 1) , Tedjo Mulyono 1)
1) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang Semarang 50275 Telp. (024)7473417
*) E-mail : rismanrisam@gmail.com

## Abstract
The  modeling  of  broad  crested  weirs  is  expected  to  facilitate  understanding, especially  the  behavior  of  the  flow  flowing  through  the  measuring  instrument.  The flow  behavior  under  consideration  is  hydraulic  behavior,  measurement  accuracy, and  discharge  curve.  In  addition,  there  is  a  relationship  between  discharge  and water level upstream and downstream of the spillway, as well as the relationship of the  variation  of  discharge  flowing  through  the  broad  crested  weirs  to  the  loss  of energy  height.  From  the  results  of  this  study,  it  was  found  that  there  was  a relationship  between discharge and water level upstream, downstream, water level above  the  threshold,  and  energy  loss  for  wide-threshold  spillway.  The  modeling  of the broad crested weirs  assumes that the Froude number that occurs in the model is the  same  as  the  Froude  number  that  occurs  in  the  field.  So  that  the  scale  of discharge, time, velocity and volume will be able to represent the actual conditions in  the  field.  The  scale  of  length,  width,  and  height  of  the  prototype  is  1:  100.  The methodology used is to carry out testing in the hydraulics laboratory by varying Q1, Q2, Q3, Q4, …. Qn, to obtain variations in water level upstream and downstream of the broad crested weirs. From the results of the study, it was found that the energy loss was relatively small with a trend of Y = 101.66x 2 - 0.7359x + 0.0017 with the slope  of  the  broad  crested  weirs  downstream  is  1:2,  Y  =  467.84x 2 -  1.7816x  + 0.0022 for slope of the broad crested weirs downstream is 1:1.5, and Y = -1140,4x 2 +  0.6383x  +  0.0077  with  the  slope  of  the  broad  crested  weirs  downstream  is  1:1 where Y is the energy loss in meters and X is the discharge in m 3 /sec. Kata kunci : overflow, broad crested weirs, energy loss.

## PENDAHULUAN
Proses  belajar  mengajar  harus  terjalin komunikasi  yang  baik  antara  pengajar dan  peserta  didik  dengan  suasana pembelajaran  yang  kondusif  tanpa  ada tekanan sehingga dapat diperoleh hasil yang  baik.  Agar  tercipta  suatu  kondisi seperti  di  atas  pengajar  harus  bisa kreatif,  inovatif,  komunikatif  dan produktif didalam menyampaikan materi  pembelajarannya.  Salah  satu caranya  adalah  dengan  membuat  alat bantu pembelajaran. Pada proses
belajar mengajar, alat bantu pendidikan merupakan  kebutuhan  utama.  Alat bantu  tersebut  akan  sangat  membantu peserta  didik  dalam  menyerap  materi pembelajaran.  Oleh  karena  itu  perlu inovasi  yang  berkesinambungan  untuk membuat  rancang  bangun  alat  bantu pendidikan.  Dengan  alat  bantu  ajar  ini peserta didik sudah bisa membayangkan  dengan  kondisi  yang sebenarnya  di  lapangan  sehingga  akan lebih mudah dan cepat dalam memahami materi yang diberikan.
Pembuatan model bangunan irigasi untuk media pembelajaran yang akan diterapkan di laboratorium hidraulika Polines merujuk pada beberapa  penelitian  yang  mendukung.
Saleh  dkk.  (2019)  melakukan  kajian karakteristik  aliran  terhadap  bangunan pelimpah  pada  saluran  terbuka  yang bertujuan untuk
mengetahui karakteristik  aliran,  pola  aliran  dan energy  spesifik  yang  terjadi  pada bangunan  tersebut.  Pada  penelitian  ini dapat  disimpulkan  bahwa  aliran  air dapat mengalami perubahan ketinggian karena adanya bangunan pelimpah dan berpengaruh pada karakteristik alirannya.  Dimana  semakin  tinggi muka air maka semakin besar kecepatan yang terjadi.Pola aliran pada daerah  hulu  merupakan  aliran  sub kritis  (FR1)  kemudian  menjadi  kritis (FR = 1) pada saat melewati bangunan pelimpah.  Setelah  melewati  bangunan pelimpah  maka  aliran  menjadi  super kritis  (FR  1)  dan  berangsur-angsur menjadi  normal  kembali  pada  saat berada di daerah hilir.
Suhardi (2020) membuat rancang bangun  prototipe  saluran  irigasi  skala laboratorium.  Uji  kinerja    prototipe saluran    irigasi  menunjukkan  bahwa bak  volumetrik  sangat   akurat   untuk pengukuran  debit  aktual  dengan  R2= 0,999.  Sementara    itu    rata-rata koefisien    kalibrasipengukuran    debit menggunakan    persamaan  Kinsvater- carter   adalah  0,868  dan  persamaan umum adalah 0,983 .
Yildiz,  dkk  (2020)  melakukan
pemodelan ambang lebar menggunakan  dynamic  similiarity  dan cfd. Pemodelan
ambang lebar
dilakukan dengan eksperimen di laboratorium yang mana skala pemodelan  harus  dipertimbangkan.
Nilai  Froude  yang  digunakan  pada pemodelan  sama  dengan  yang  di lapangan. Penelitian terkait profil permukaan  air  di  atas  ambang  lebar dilakukan melalui pemodelan di laboratorium dan divalidasi
menggunakan  2D  dan  3D fluid programs (Al-Hashimi  dkk.,  2017). Dimensi ambang lebar yang digunakan dengan  panjang  36  cm,  lebar  30  cm, dan tinggi 15.
Selain  itu  studi  ekperimental terkait  pengaruh  tinggi  dan  kekasaran ambang  lebar  terhadap  koefisien  debit juga  sudah  dilakukan  oleh  Alboresha dan  Hatem  (2021).  Hasilnya  adalah ketinggian  ambang  lebar  berbanding lurus dengan koefisien debit,
sedangkan kekasaran permukaan ambang  berbanding  terbalik  dengan koefisien debit. Di Laboratorium hidrolika Polines  sangat  dimungkinkan  untuk pengembangan  metode  pembelajaran dengan  menciptakan  alat-alat  bantu berupa model- model bangunan irigasi, model  hidrolika  dengan  skala  model tertentu  dengan  performa  kerja  seperti prototype bangunan  sebenarnya  di lapangan. Pembuatan alat bantu ajar ini dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh tempat, sarana, peralatan  dan  sumber  daya  manusia yang  ada  sesuai  dengan  keahliannya sudah tersedia di laboratorium hidrolika Polines.

## Alat Ukur Ambang Lebar
Alat  ukur  ambang  lebar  adalah bangunan  aliran  atas  ( overflow ),  untuk ini  tinggi  energi  hulu  lebih  kecil  dari panjang  mercu.  Karena  pola  aliran  di atas  alat  ukur  ambang  lebar  dapat ditangani  dengan  teori  hidrolika  yang sudah  ada  sekarang,  maka  bangunan ini  bisa  mempunyai  bentuk  yang berbeda-beda, sernentara debitnya tetap  serupa.  Gambar  1  dan  2 memberikan  contoh  alat  ukur  ambang lebar. Mulut pemasukan yang dibulatkan  pada  alat  ukur  Gambar  1, dipakai  apabila  konstruksi  permukaan melengkung  ini  tidak  menimbulkan masalah-masalah  pelaksanaan,  atau jika  berakibat  diperpendeknya  panjang bangunan.  Hal  ini  sering  terjadi  bila bangunan dibuat dari pasangan batu.
Tata  letak  pada  Gambar  2  hanya menggunakan  permukaan  datar  saja. ini  merupakan  tata  letak  paling ekonomis  jika  bangunan  dibuat  dari beton.  Gambar  1  memperlihatkan
muka hilir vertikal bendung  Gambar 2 menunjukkan peralihan pelebaran miring  1:6.  Yang  pertama  dipakai  jika tersedia  kehilangan  tinggi  energi  yang cukup  di  atas  alat  ukur.  Peralihan pelebaran  hanya  digunakan  jika  energi kinetik  di  atas  mercu  dialihkan  ke dalarn  energi  potensial  di  sebelah  hilir saluran.  Oleh  karena  itu,  kehilangan tinggi  energi  harus  dibuat  sekecil rnungkin.  Kalibrasi  tinggi  debit  pada alat ukur ambang lebar tidak dipengaruhi  oleh  bentuk  peralihan pelebaran  hilir  (Pusdiklat  SDA  dan Konstruksi, 2016).
Penggunaan  peralihan  masuk bermuka bulat atau datar dan peralihan penyempitan tidak mempunyai pengaruh  apa-apa  terhadap  kalibrasi. Permukaan-permukaan ini harus mengarahkan aliran ke atas mercu alat ukur  tanpa  kontraksi  dan  pemisahan aliran.  Aliran  diukur  di  atas  mercu datar alat ukur horisontal.
Gambar 1. Alat ukur ambang lebar dengan mulut pemasukan yang dibulatkan (Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2016)
Gambar 2. Alat ukur ambang lebar dengan pemasukan bermuka datar, dan peralihan penyempitan (Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2016)

## Perencanaan Hidrolis
Persamaan debit untuk alat ukur ambaug lebar dengan bagian pengontrol segi empat adalah:
dimana : Q = debit  m 3 /dt Cd = koefisien debit Cd adalah 0,93 + 0,10 H 1 /L, untuk 0,1 < H 1 /L < 1.0
H 1 = adalah tinggi energi hulu, m
L    = adalah panjang mercu, m Cv. = koefisien kecepatan datang g    = percepatan gravitasi, m/dt 2 bc  = lebar mercu, m h 1 = kedalaman air hulu terhadap ambang bangunan ukur, m.
Harga  koefisien  kecepatan  datang dapat  dicari  dari  Gambar  3,  yang memberikan  harga-harga  Cv  untuk berbagai bentuk bagian pengontrol.
Gambar 3  Cv sebagai fungsi perbandingan Cd.A*/A 1 (Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2016)

## METODE PENELITIAN
Untuk  menyelesaikan  penelitian  ini diperlukan beberapa tahapan yaitu:
a. Tahapan  pendahuluan,  dalam  hal ini meliputi mempersiapkan bahan (material) yang akan dipergunakan seperti pembuatan model alat ukur debit ambang lebar
b. Dilanjutkan  studi  literatur  seperti mempelajari penelitian sejenis yang  pernah  dilakukan,  teori-teori yang menunjang tentang bangunan pengukur debit, khususnya bangunan  pengukur  debit  ambang lebar.
c. Pembuatan  model  alat  ukur  debit ambang  lebar  ini  adalah  dengan melakukan  analisis  skala  model dengan  mengasumsikan  bahwa bilangan  Froude  yang  terjadi  pada model  sama  dengan  bilangan Froude yang terjadi pada prototype. Sehingga dengan demikian  skala  debit,  waktu, kecepatan  dan  volume  akan  dapat mewakili kondisi sesungguhnya di
lapangan  dengan  skala  panjang lebar dan tinggi 1 : 100.
d. Model  uji  ambang  lebar  dibuat dengan  3  variasi  kemiringan  hilir ambang lebar yaitu dengan kemiringan tegak lurus, kemiringin 1 : 1, dan kemiringan 1 : 2.
e. Pengujian  laboratorium  dimulai dari  menempatkan  model  uji  alat ukur  debit  ambang  lebar  pada model saluran terbuka.
f. Melakukan pengujian dengan memvariasikan  debit  mulai  dari
Q1,  Q2,  Q3,  Q4,  ….  Qn,  untuk
mendapatkan  variasi  tinggi  muka air di hulu, sehingga bisa didapatkan  hubungan  antara  debit dengan  tinggi  muka  air  di  hulu dari alat ukur debit ambang lebar.
g. Mendapatkan hubungan dari variasi debit yang dialirkan melalui  alat  ukur  debit  ambang lebar  terhadap  kehilangan  tinggi energi yang terjadi.
Tabel 1. Matrik Data Ambang Lebar Untuk kemiringin hilir tegak lurus
No. Tinggi muka air Kecepatan Tinggi Energi Kehilangan Debit Hulu Di atas Hilir Hulu Hilir Hulu Hilir Energi Aliran Ambang 1 hu1 H1 hi1 Vu1 Vi1 Eu1 Ei1 ∆E1 Q1 2 hu2 H2 hi2 Vu2 Vi2 Eu2 Ei2 ∆E2 Q2 3 hu3 H3 hi3 Vu3 Vi3 Eu3 Ei3 ∆E3 Q3 4 hu4 H4 hi4 Vu4 Vi4 Eu4 Ei4 ∆E4 Q4 5 hu5 H5 hi5 Vu5 Vi5 Eu5 Ei5 ∆E5 Q5 6 hu6 H6 hi6 Vu6 Vi6 Eu6 Ei6 ∆E6 Q6 7 hu7 H7 hi7 Vu7 Vi7 Eu7 Ei7 ∆E7 Q7 8 hu8 H8 hi8 Vu8 Vi8 Eu8 Ei8 ∆E8 Q8 9 hu9 H9 hi9 Vu9 Vi9 Eu9 Ei9 ∆E9 Q9 10 hu10 H10 hi10 Vu10 Vi10 Eu10 Ei10 ∆E10 Q10

## Tabel 2. Matrik Data Ambang Lebar Untuk kemiringin hilir 1 : 1
No. Tinggi muka air Kecepatan Tinggi Energi Kehilangan Debit Hulu Di atas Hilir Hulu Hilir Hulu Hilir Energi Aliran Ambang 1 hu1 H1 hi1 Vu1 Vi1 Eu1 Ei1 ∆E1 Q1 2 hu2 H2 hi2 Vu2 Vi2 Eu2 Ei2 ∆E2 Q2 3 hu3 H3 hi3 Vu3 Vi3 Eu3 Ei3 ∆E3 Q3 4 hu4 H4 hi4 Vu4 Vi4 Eu4 Ei4 ∆E4 Q4 5 hu5 H5 hi5 Vu5 Vi5 Eu5 Ei5 ∆E5 Q5 6 hu6 H6 hi6 Vu6 Vi6 Eu6 Ei6 ∆E6 Q6 7 hu7 H7 hi7 Vu7 Vi7 Eu7 Ei7 ∆E7 Q7 8 hu8 H8 hi8 Vu8 Vi8 Eu8 Ei8 ∆E8 Q8 9 hu9 H9 hi9 Vu9 Vi9 Eu9 Ei9 ∆E9 Q9 10 hu10 H10 hi10 Vu10 Vi10 Eu10 Ei10 ∆E10 Q10

## Tabel 3. Matrik Data Ambang Lebar Untuk kemiringin hilir 1 : 2
No. Tinggi muka air Kecepatan Tinggi Energi Kehilangan Debit Hulu Di atas Hilir Hulu Hilir Hulu Hilir Energi Aliran Ambang 1 hu1 H1 hi1 Vu1 Vi1 Eu1 Ei1 ∆E1 Q1 2 hu2 H2 hi2 Vu2 Vi2 Eu2 Ei2 ∆E2 Q2 3 hu3 H3 hi3 Vu3 Vi3 Eu3 Ei3 ∆E3 Q3 4 hu4 H4 hi4 Vu4 Vi4 Eu4 Ei4 ∆E4 Q4 5 hu5 H5 hi5 Vu5 Vi5 Eu5 Ei5 ∆E5 Q5 6 hu6 H6 hi6 Vu6 Vi6 Eu6 Ei6 ∆E6 Q6 7 hu7 H7 hi7 Vu7 Vi7 Eu7 Ei7 ∆E7 Q7 8 hu8 H8 hi8 Vu8 Vi8 Eu8 Ei8 ∆E8 Q8 9 hu9 H9 hi9 Vu9 Vi9 Eu9 Ei9 ∆E9 Q9 10 hu10 H10 hi10 Vu10 Vi10 Eu10 Ei10 ∆E10 Q10 h. Analisis Hasil Dalam  menganalisis  data  dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Kompilasi data yaitu mengelompokkan data hasil pengujian  laboratorium  kedalam kelompok  sesuai  dengan  tipe  alat ukur  dedit  yang  digunakan  yaitu alat  ukur  debit  ambang  lebar dengan variasi kemiringan hilir.
2. Dilanjutkan
menentukan
parameter  tinggi  muka  air  di  hulu
dan  hilir,  tingi  muka  air  di  atas ambang,  kecepatan  aliran  di  hulu dan hilir, tinggi energi di hulu dan hilir  dengan  variasi  debit  yang berbeda  untuk  aliran  melalui  alat ukur  debit  ambang  lebar  dengan variasi kemiringan hilir.
3. Menentukan regresi hubungan antara  tinggi  muka  air  di  hulu dengan  debit  untuk  aliran  melalui alat  ukur  debit  ambang  lebar dengan variasi kemiringan hilir.
4. Menentukan regresi hubungan antara  tinggi  muka  air  di  hilir dengan  debit  untuk  aliran  melalui alat  ukur  debit  ambang  lebar dengan variasi kemiringan hilir.
5. Menentukan regresi hubungan
antara  kehilangan  energi  dengan debit  untuk  aliran  melalui  alat ukur  debit  ambang  lebar  dengan variasi kemiringan hilir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Hasil Uji Laboratorium
Data  hasil  pengujian  laboratorium berisikan  tentang  data  pengukuran mengenai  tinggi  muka  air  di  hulu  dan hilir,  tinggi  muka  air  di  atas  ambang, tinggi  energi  di  hulu  dan  hilir,  dan debit  untuk  alat  ukur  debit  ambang lebar.  Untuk  lebih  jelasnya  data  hasil uji  laboratorium  disajikan  dalam  tabel 4, 5, 6.
Tabel 4. Data Uji Laboratorium Ambang Lebar dengan Kemiringin Hilir 1 : 2
Tabel 5. Data Uji Laboratorium Ambang Lebar dengan Kemiringin Hilir 1 : 1,5
Tabel 6. Data Uji Laboratorium Ambang Lebar dengan Kemiringin Hilir 1 : 1
Hubungan Tinggi Muka di atas Ambang dengan Debit Pelimpah
Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1:2 Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan muka  air  di  atas  ambang  dengan  debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan meningkatnya  tinggi  muka  air  di  atas ambang akan diikuti
dengan meningkatnya  debit  aliran  melalui pelimpah  ambang  lebar.  Dengan  kata lain  bahwa  peubahan  debit  aliran pelimpah ambang lebar sangat dipengaruhi  oleh  tinggi  muka  air  di atas  ambang.  Grafik  hubungan  muka air  di  atas  ambang  dengan  debit  aliran lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kurva Lengkung Debit. Besarnya peningkatan  tinggi  muka  air  di  atas ambang  begitu  signifikan  terhadap perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 di bawah.
Hubungan Kehilangan Energi dengan Debit Pelimpah Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1:2 Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan kehilangan energi dengan debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan meningkatnya  debit  aliran  akan  diikuti dengan meningkatnya kehilangan energi  pada  pelimpah  ambang  lebar. Dengan  kata  lain  bahwa  peubahan debit  aliran  pelimpah  ambang  lebar mempengaruhi  besarnya  kehilangan energi.  Besarnya  kehilangan  energi begitu  signifikan  dipengaruhi  oleh perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 di bawah.
Hubungan Tinggi Muka di atas Ambang dengan Debit Pelimpah Ambang Lebar Kemiringan Hilir
1:1,5 Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan muka  air  di  atas  ambang  dengan  debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan meningkatnya  tinggi  muka  air  di  atas ambang akan diikuti dengan meningkatnya  debit  aliran  melalui pelimpah  ambang  lebar.  Dengan  kata lain  bahwa  peubahan  debit  aliran pelimpah ambang lebar sangat dipengaruhi  oleh  tinggi  muka  air  di atas  ambang.  Grafik  hubungan  muka air  di  atas  ambang  dengan  debit  aliran lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kurva Lengkung Debit. Besarnya peningkatan  tinggi  muka  air  di  atas ambang  begitu  signifikan  terhadap perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 7 di bawah.

## Hubungan Kehilangan Energi dengan Debit Pelimpah Ambang
Lebar Kemiringan Hilir 1:1,5 Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan kehilangan energi dengan debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan
meningkatnya  debit  aliran  akan  diikuti dengan meningkatnya kehilangan energi  pada  pelimpah  ambang  lebar. Dengan  kata  lain  bahwa  peubahan debit  aliran  pelimpah  ambang  lebar mempengaruhi  besarnya  kehilangan
energi.  Besarnya  kehilangan  energi begitu  signifikan  dipengaruhi  oleh perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 8 di bawah.
Hubungan Tinggi Muka di atas Ambang dengan Debit Pelimpah Ambang Lebar Kemiringan Hilir
1:1 Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan muka  air  di  atas  ambang  dengan  debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan meningkatnya  tinggi  muka  air  di  atas ambang akan diikuti
dengan meningkatnya  debit  aliran  melalui pelimpah  ambang  lebar.  Dengan  kata lain  bahwa  peubahan  debit  aliran pelimpah ambang lebar sangat dipengaruhi  oleh  tinggi  muka  air  di atas  ambang.  Grafik  hubungan  muka air  di  atas  ambang  dengan  debit  aliran lebih  dikenal  dengan  sebutan  Kurva Lengkung Debit. Besarnya
peningkatan  tinggi  muka  air  di  atas ambang  begitu  signifikan  terhadap perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 9 di bawah.

## Hubungan Kehilangan Energi
dengan Debit Pelimpah Ambang
Lebar Kemiringan Hilir 1:1
Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan  secara  umum  hubungan kehilangan energi dengan debit pelimpah  ambang  lebar  mempunyai kecenderungan bahwa dengan
meningkatnya  debit  aliran  akan  diikuti dengan meningkatnya kehilangan energi  pada  pelimpah  ambang  lebar. Dengan  kata  lain  bahwa  peubahan debit  aliran  pelimpah  ambang  lebar mempengaruhi  besarnya  kehilangan energi.  Besarnya  kehilangan  energi begitu  signifikan  dipengaruhi  oleh perubahan  debit  aliran.  Untuk  lebih jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar  10 di bawah.
Gambar 5. Hubungan Debit dengan Tinggi Muka Air di Atas Ambang Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 2 Gambar 6. Hubungan Debit dengan Kehilangan Energi Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 2
Gambar 7. Hubungan Debit dengan Tinggi Muka Air di Atas Ambang Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 1,5 Gambar 8. Hubungan Debit dengan Kehilangan Energi Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 1,5 Gambar 9. Hubungan Debit dengan Tinggi Muka Air di Atas Ambang Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 1 Gambar 10. Hubungan Debit dengan Kehilangan Energi Ambang Lebar Kemiringan Hilir 1 : 1 SIMPULAN Dari hasil Penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  hubungan  tinggi muka  air  di  hulu  dengan  debit  untuk mercu bulat
mempunyai kecenderungan  yang  mirip  untuk bermacam  variasi  kemiringan  hilir.
Hubungan  tinggi  muka  air  di  atas ambang  dengan  debit  untuk  mercu bulat  mempunyai  kecenderungan  yang mirip untuk bermacam variasi kemiringan hilir. Hubungan kehilangan tinggi energi dengan debit mercu bulat mempunyai kecenderungan yang
hampir  sama  untuk  bermacam  variasi kemiringan hilir.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan  banyak  terima  kasih
kepada  Kepala  Pusat  Penelitian  dan Pengabdian  pada  masyarakat  (P3M) dan  Kepala  Laboratorium  Hidrolika Politeknik  Negeri  Semarang  sehingga penelitian ini dapat diselenggarakan

## DAFTAR PUSTAKA
Alboresha,  R.  dan  Hatem,  U.,  2021,
Effect  of  Height  and  Surface Roughness  of  a  Broad  Crested
Weir on the Discharge
Coefficient:  Experimental  Study,
IOP  Conf.  Series:  Materials
Science  and  Engineering  1090-
012087
Al-Hashimi,  S.  A.  M.,  Madhloom,  H. M.,  Khalaf,  R.  M.,  Nahi,  T.  N., dan Al-Ansari, N. A., 2017, Flow over  Broad  Crested  Weirs: Comparison  of  2D  and  3D
Models , Journal of Civil Engineering  and  Architechture 11, 769-779 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi,  2016, Diklat  Teknis Perencanaan Irigasi , Kementerian  Pekerjaan  Umum dan Perumahan Rakyat, Bandung Saleh,  S.  S.,  Musa  R.,  dan  As’ad  H., 2019, Kajian Karakteristik Aliran Terhadap Bangunan Pelimpah Pada Saluran Terbuka . Jurnal  Teknik  Hidro.  Vol.  12 Nomor 2 Suhardi, 2020, Rancang Bangun Prototipe  Saluran  Irigasi  Skala Laboratorium , Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem. Vol. 8, Nomor 1 Yildiz  A.,  Yarbasi  G.E.  Yarar  A.  dan
Marti  A.,  2020, Modelling  of board  crested  weirs  by  using dynamic  similarity  and  CFD , Romanian  Journal  of  Ecology  & Environmental Chemistry. Vo. 2, No. 2.