## J urnal P engabdian M asyarakat T eknik
Vol.1 No.2 Tahun 2019 eISSN: 2655-1446 Fakultas Teknik U niversitas M uhammadiyah J akarta Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510
PENGABDIAN MASYARAKAT PENGABDIAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI STANDARISASI PERALATAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BANGUNTAPAN II YOGYAKARTA
Hanifah Rahmi Fajrin 1* , Nur Hudha Wijaya 1 , Wisnu Kartika 1
1 Program Studi Teknik Elektromedik, Program Vokasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya Taman Tirto Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 555185 *Email: hanifah.fajrin@vokasi.umy.ac.id

## ABSTRAK
Puskesmas merupakan tempat berobat bagi masyarakat umum. Puskesmas memiliki fungsi sentral dalam kesehatan  masyarakat.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  peralatan  untuk  memberikan  fasilitas  kesehatan masyarakat  dibutuhkan  suatu  alat  yang  dapat  menunjang  keberlangsungan  suatu  puskesmas.  Seiring berjalannya  waktu,  permasalahan  internal  maupun  eksternal  terjadi.  Pada  Puskesmas  Banguntapan  II banyak alat –alat kesehatan penting seperti tensimeter, EKG, dll yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu  penanganan  segera  (pemeliharaan  dan  perbaikan/kalibrasi).  Oleh  karena  itu  kami  selaku  Tim pengabdian masyarakat berupaya untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui dengan melakukan perbaikan alat, kalibrasi dan memberikan penyuluhan tentang cara pemakaian dan pemeliharaan yang  tepat  untuk  memperpanjang  usia  alat  kesehatan.  Pengabdian  masyarakat  dilakukan  di  puskesmas Bangun  Tapan  II,  ada  sekitar  20  peralatan  kesehatan  dengan  tindakan  perbaikan  termasuk  penggantian komponen, seperti tensi meter (spyghmamometer), sterilisator, lampu terapi, dll dan dilakukan tindakan kalibrasi  peralatan  terhadap  6  perangkat  tensi  meter  baik  tensimeter  raksa,  anaeroid  maupun  digital. Penyuluhan manajemen peralatan kesehatan dihadiri oleh sejumlah paramedis pemakai peralatan kesehatan secara  aktif  (dokter,  perawat,  analis,  laboran,  dll)  berlangsung  selama  1  hari.    Hasil  dari  pengabdian masyarakat berupa adanya upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui peralatan kesehatan yang baik dan memiliki standar pakai yang layak.
Kata kunci: puskesmas, kalibrasi, pemeliharaan

## ABSTRACT
Puskesmas is a place to get health services for the community. Puskesmas have a central function in public health.  In  meeting  equipment  needs  to  provide  public  health  facilities,  a  tool  that  can  support  the sustainability of a health centre is needed. Over time, internal and external problems occur. At Puskesmas Banguntapan II, many important health tools such as tensimeter (sphygmamometers), ECG, etc are not functioning properly so need immediate handling (maintenance, repair and calibration). Therefore, we as a community service team strive to help improve public health by doing repairs to tools, calibration and providing counselling on how to use and maintain to extend the life of medical devices. There are around 20 health equipment with corrective measures including replacement of components, such as tensimeter (sphygmamometers), sterilizers, therapeutic lights, etc and calibration of equipment is carried out on 6 meter  tension  devices,  both  mercury,  aneroid  and  digital.  Health  equipment  management  counselling attended by a number of paramedics who are actively using health equipment (doctors, nurses, analysts, laboratory assistants, etc.) lasts for 1 day. The results of community service in the form of efforts to improve public health through good health equipment and have appropriate use standards.
Keywords : Puskesmas, service, maintenance

## 1. PENDAHULUAN
Puskesmas sebagai salah satu pemberi pelayanan  kesehatan  dasar  memegang peranan  yang  penting  dalam  konsep  ini untuk  mewujudkan  kesehatan  masyarakat dengan  biaya  yang  terjangkau.  Selain melaksanakan upaya kuratif berupa pengobatan, puskesmas juga melaksanakan upaya  promotif  serta  preventif  atau pencegahan terjadinya suatu penyakit dalam kelompok  atau  masyarakat.  Puskesmas Banguntapan II sebagai salah satu Puskesmas  di  Kabupaten  Bantul  dengan tiada  henti  berusaha  memegang  peranan dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  di  wilayah  kerjanya.  Berbagai kiat telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut
bertanggungjawab atas
kesehatan lingkungan serta perilaku hidup sehat secara mandiri. Puskesmas Banguntapan II terletak di desa Tamanan dengan luas wilayah kerja sekitar  8.500  hektar.  Wilayah  kerja Puskesmas Banguntapan 2 terdapat 4 Desa yaitu  Tamanan,  Wirokerten,  Singosaren, dan Jagalan, dengan jumlah dusun sebanyak 22  dusun.  Di  Desa  Tamanan  ada  9  Dusun yaitu:  Kragilan,  Grojogan,  Sokowaten, Krobokan, Nglebeng, Kauman, Glagah Lor, Glagah Kidul, Tamanan. Di Desa Wirokerten ada 8 Dusun yaitu: Wirokerten, Kepuh  Kulon,  Kepuh  Wetan,  Sampangan, Mutihan, Glondong,
Grojogan, dan Botokenceng.  Di  Desa  Singosaren terdapat 3 Dusun, yaitu: Singosaren I, Singosaren II, dan  Singosaren  III.  Dan  di  Desa  Jagalan, terdapat  2  Dusun  yaitu  Sayangan  dan Bodon.  Dengan  wilayah  kerja  yang  cukup luas  dan  dusun  yang  cukup  banyak, puskesmas membutuhkan sarana alat kesehatan  yang  berkualitas  dan  berfungsi dengan baik untuk melayani masyarakat.
Jumlah  pasien  rawat  inap  Puskesmas Banguntapan  II  tahun  2017  sebanyak  532 pasien    terdiri  dari  pasien  laki  laki  200 pasien dan perempuan 332 pasien. Meningkatnya pelayanan rawat inap di UPT Puskesmas  Banguntapan  II  tahun  2016 disebabkan  oleh  gedung  atau  performa puskesmas  sangat  mendukung,  sehingga
pasien yang dulunya enggan untuk dirawat di puskesmas kini mau untuk dirawat inap di puskesmas. UPT Puskesmas Banguntapan II juga  berusaha meningkatkan layanan sesuai dengan  masukan  dan  saran  masyarakat, terutama masukan masalah peralatan kesehatan  yang  layak  guna,  kebersihan ruangan  dan  keramahan  petugas  dan kesiapsiagaan  ambulan  dalam  rangka rujukan pasien.
Derajat  kesehatan  masyarakat  di wilayah  kerja  perlu  ditingkatkan  melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. Salah satunya  melalui  upaya  penyediaan  alat kesehatan  yang  baik,  aman  dan  laik  pakai. Agar  peralatan  kesehatan  selalu  dalam kondisi  baik,  aman  dan  laik  pakai, diperlukan pemeliharaan preventif termasuk pengujian  dan  kalibrasi.  meskipun  istilah kalibrasi itu sendiri masih sangat asing bagi sebagian  besar  telinga  masyarakat  awam. Setiap alat ukur teknis harus dikalibrasi ter- lebih dahulu sebelum digunakan. Salah satu alat  ukut  teknis  yang  sangat  sering digunakan  dalam  pemeriksaan  kesehatan adalah  tensimeter.  Peran  tensimeter  dalam pemeriksaan  kesehatan  pasien  sangatlah penting.  Setiap  pasien  yang  akan  dicek kesehatannya  terlebih  dahulu    dilakukan pengecekan  tekanan  darah  pasien  tersebut. Kesalahan dalam pengecekan tekanan darah pasien akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, kalibrasi ternsimeter harus dilakukan secara berkala  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan.  Ini  diperlukan  untuk  menjamin dan menjaga performance peralatan kesehatan  serta  dapat  diketahui  kebenaran nilai keluarannya atau kinerja, siap dan laik pakai serta aman bagi pasien dan pengguna. Menurut  penelitian  Janahar  (1991) tentang  tentang  sistem  Monitoring  Efek Pengamanan Alat Kesehatan, alat kesehatan yang bermasalah 63 persen, sedangkan alat kesehatan  yang  rusak  10  persen.  Pada penelitian tersebut dilaporkan bahwa peralatan kesehatan yang seringkali mengalami  kerusakan  yaitu  tensimeter sering macet waktu dipakai, akibatnya hasil yang  didapat  tidak  tepat  sehingga  akan
Hanifah  Rahmi  Fajrin,  Nur  Hudha  Wijaya,  Wisnu  Kartika:  Pengabdian  Masyarakat  Pengabdian  Pelayanan  Kesehatan Melalui Standarisasi Peralatan Kesehatan Di Puskesmas Banguntapan II Yogyakarta
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 1 (2) pp 75-82 © 2019
mempengaruhi pemberian obat. Alat bedah listrik kadang kadang menyebabkan kulit terbakar  waktu  digunakan  selama  operasi. Alarm dan signal pada alat bantu pernafasan terganggu  akibat  perubahan  tegangan. Elektrokardiograf yang tidak pernah dilakukan kalibrasi hasilnya sukar dipercaya.  Contoh  lain  yang  ada  di  bagian radiologi,  alat  ultrasonograf    baru  6  bulan dipakai  gambarnya sudah tidak jelas lagi.
Kasus-kasus  tersebut  terjadi  karena pada umumnya selama ini pihak puskesmas/rumah  sakit  membeli  atau menerima  peralatan  kesehatan  dengan hanya  melihat fisiknya dalam keadaan baik, spesifikasinya lengkap dan dapat berfungsi dengan  baik,  padahal  penunjukannya  atau kinerja dari peralatan tersebut belum  tentu sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya. Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  pengujian terhadap  peralatan  kesehatan  yang  baru dibeli  meliputi  tahapan uji  fungsi,  uji  coba dan pengukuran unjuk kerja dan keamanan alat  kesehatan  tersebut.  Demikian  juga dalam  upaya  mempertahankan  fungsi  dan keandalannya diperlukan pemeliharaan dan pengkalibrasian / peneraan secara terprogram yang  berkesinambungan untuk mendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan.  Selain  itu  perlu  diberikannnya edukasi  terhadap  user  tentang  pemakaian peralatan  kesehatan  agar  alat  tidak  cepat rusak dan dapat berfungsi dengan baik.
Oleh karena itu, Departemen Kesehatan berupaya menyempurnakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengadaan peralatan kesehatan, yang antara lain menganjurkan kepada pihak puskesmas/  rumah  sakit  atau  pembeli  alat agar pada setiap pengadaan / pembelian alat kesehatan mencantumkan syarat pelaksanaan  pengujian  dan  kalibrasi  oleh perusahaan penjual terhadap alat kesehatan yang baru dibeli sebelum diserahkan kepada pembeli,  sehingga    alat  kesehatan  yang sudah  dibeli  dapat  digunakan  dengan  baik, aman,  dan  laik  pakai.  Penyempurnaan peraturan pengadaan khusus alat kesehatan tersebut disebabkan pengalaman yang telah terjadi selama ini seperti adanya kasus alat kesehatan yang masih baru tetapi tidak dapat digunakan  padahal  alat  kesehatan  tersebut sangat  diperlukan    untuk  menunjang pelayanan  kesehatan,  dan  dana  yang
dikeluarkan untuk pembelian alat kesehatan tersebut cukup mahal.
Undang-undang  nomor  8  tahun  1999 tentang  Perlindungan  konsumen  pasal  4 berbunyi  :  Hak  konsumen  adalah  hak  atas kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jasa dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang dilakukan di rumah sakit. Kasus-kasus mengenai kegagalan diagnosa dan pengobatan  suatu  penyakit  oleh  tenaga medis (dokter) akhir-akhir ini sering terjadi, hal ini kemungkinan dapat terjadi akibat alat yang  digunakan  tidak  pernah  dikalibrasi atau diuji kehandalannya. Berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra puskesmas Banguntapan  II  memiliki  217  alat  dengan kondisi  alat  yang  rusak  35  dan  yang  perlu dikalibrasi  11  alat,  dari  permasalahan tersebut  hal  yang  menjadi  prioritas  utama masalah yang harus dipecahkan adalah:
1. Banyaknya  alat  kesehatan  yang  sudah tidak  layak  pakai  dan  perlu  untuk diperbaiki atau kalibrasi.
2. Kurangnya  pengetahuan  tentang cara  pemakaian  alat  yang  tepat bagi user puskesmas Banguntapan II.
Kesimpulan  yang  didapatkan  dari survey  awal  adalah  banyaknya  alat kesehatan  yang  tidak  layak  guna/pakai diakibatkan oleh masa kalibrasi yang sudah habis  atau  mengalami  kerusakan  sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan  kepada  masyarakat  di  wilayah kerja  puskesmas.  Dari  permasalahan tersebut  maka  solusi  yang  ditawarkan adalah sebagai berikut:
1. Mengecek  fungsi  alat  kesehatan  yang digunakan  apakah  masih  layak  pakai atau tidak.
2. Melakukan  kalibrasi  internal  terhadap alat  kesehatan  seperti  tensi  meter, ECG, dll.
3. Melakukan  perbaikan  alat  kesehatan yang  masih  memungkinkan  untuk diperbaiki  dengan  mengecek  alat terlebih dahulu.
4. Memberikan penyuluhan tentang pemakaian dan pemeliharaan alat yang tepat untuk memperpanjang umur alat.
5. Memberikan sumbangan alat kesehatan berupa lampu terapi infrared.
Sasaran  pengabdian  masyarakat  Prodi  DIII Teknik  Elektromedik  Program  Vokasi  UMY adalah Puskesmas yang membutuhkan tindakan berupa  perbaikan,  perawatan  dan  kalibrasi internal  peralatan  kesehatan  di  wilayah Yogyakarta.  Pengabdian  masyarakat  tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki tenaga  elektromedis  tetapi  memiliki  peralatan kesehatan  yang  perlu  dipantau  dan  dijaga kondisinya  apakah  masih  sesuai  standar  dan masih  layak  untuk  digunakan  agak  tidak mencelakakan  warga  masyarakat  yang  butuh layanan.  Karena  banyaknya  kasus  temuan penggunaan  alat  kesehatan  yang  sudah  tidak layak  bias  berujung  ke  kehilangan  nyawa pasien.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## 1. Tempat dan Waktu
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  Peningkatan
Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Standarisasi Kualitas Peralatan Kesehatan akan dilaksanakan di Puskesmas Banguntapan II, Jl. Pasopati No.99, Krobokan,
Tamanan,
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  dengan  waktu  pelaksanaan  antara bulan Januari sampai dengan Juni 2019.
2. Sasaran Kegiatan
Khalayak  sasaran  dari  kegiatan  ini  segenap pihak  Puskesmas  Banguntapan  II  Yogyakarta yang difasilitasi oleh Prodi Teknik Elektromedik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 3. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dibagi  menjadi beberapa  tahap  kegiatan  yaitu  penjajakan danPengurusan ijin, penyiapan sarana kegiatan, penyiapan  tenaga  pendamping,  pelaksanaan, evaluasi  kegiatan,  pembuatan  laporan,  dan seminar  hasil.  Secara  garis  besar  tahap pelaksanaan  kegiatan  akan  dibagi  menjadi tahap  pengecekan  peralatan  kesehatan,  tahap
reparasi,  kalibrasi  dan  penyuluhan  pemakaian dan pemeliharaan alat.
Metode  Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini seperti di jelaskan dalam Gambar 1.
Gambar 1. Diagram Alir Dukungan teknis Alat Kesehatan
Dari  diagram  alir  pada  Gambar  1  dapat  dilihat dukungan  teknis  penggunaan  alat  medis.  Alat bisa digunakan ketika melalui proses uji fungsi sesuai SOP dan mendapatkan label laik operasi. Dukungan  operasional  selama  memakai  alat yaitu  dengan  melakukan  pemeliharaan  alat (pemeliharaan  preventif  secara  rutin)  dan melatih  operator  agar  dapat  memakai  alat dengan  baik  dan  benar.  Jika  alat  rusak  maka dilakukan  trouble  shooting  dan  perbaikan dengan cara pengukuran, stel alat dan kalibrasi. Jika tidak berhasil bisa di cek umur alat sebagai bahan pertimbangan penghapusan peralatan.
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 1 (2) pp 75-82 © 2019
Gambar 2. Sistem Pemeliharaan Peralatan
Dari Gambar 2 dapat dilihat teknis pemeliharaan peralatan
kesehatan, pemeliharaan dapat dilakukan secara preventip maupun  korektip.  Pemeliharaan  peralatan kesehatan  adalah  suatu  upaya  yang  dilakukan agar  peralatan  kesehatan  selalu  dalam  kondisi laik pakai, dapat difungsikan dengan baik dan menjamin usia pakai lebih lama. Pemeliharaan preventip adalah kegiatan pemeliharaan berupa perawatan dengan membersihkan alat, kegiatan penyetelan,  pelumasan  serta  penggantian beberapa bagian yang mempunyai umur pakai oleh  teknisi  secara  berkala.  Pemeliharaan korektip  adalah  kegiatan  pemeliharaan  yang bersifat  perbaikan  terhadap  peralatan  yang mengalami  kerusakan  dengan  atau  tanpa penggantian suku cadang.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  di Puskesmas  Bangun  Tapan  II  kami  melakukan berbagai kegiatan yang terdiri dari:
1. Perawatan,  perbaikan  dan  kalibrasi peralatan kesehatan
2. Penyuluhan tentang
menajemen perawatan dan pemakaian alat
kesehatan.
3. Sumbang Alat lampu terapi infrared
Semua  kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk memberikan dukungan kepada puskesmas (Tim medis yang ada di Puskesmas) serta masyarakat sekitar untuk dapat memiliki peralatan kesehatan  yang  laik,  baik  dan  terstandarisasi dengan benar. Selain itu pihak puskesmas juga
memiliki  pengetahuan  yang  baik  tentang pemakaian  alat  dengan  benar  dan  bagaimana Cara melakukan perawatan terhadap peralatan.
1. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kesehatan Langkah  yang  kami  lakukan  dalam perawatan,  perbaikan  dan  kalibrasi  peralatan kesehatan adalah: yang pertama kami melakukan survey terlebih dahulu ke Puskesmas  tentang  alat  apa  saja  yang  perlu ditangani.  Setelah  didata,  ada  beberapa peralatan  yang  dilakukan  perawatan  dan perbaikan, di antaranya:
Tabel 1. Peralatan Kesehatan yang diperbaiki

## Gambar 3. Proses perbaikan Alat
2. Kalibrasi Internal Peralatan Kesehatan Peralatan  yang  dikalibrasi  adalah  tensimeter (Sphygmamometer raksa) yang berjumlah 6 buah, alat  tensimeter  (sphygmamometer)  dikalibrasi dengan  menggunakan  alat  Digital  Pressure  Meter (DPM), pada kalibrasi tensimeter dilakukan 3 kali pengambilan  data  tekanan  baik  tekanan  naik  dan turun  dengan  settingan  tekanan  50  mmHg,100 mmHg,150  mmHg,  200  mmHg  dan  250  mmHg. Setelah  itu  dilihat  tekanan  yang  terdapat  pada tensimeter  apakah  mengalami  penurunan  dari tekanan  yang  disetting.  Toleransi  penurunan tekanan  yaitu  sebesar  5  mmHg.  Pada  tensimeter selain  dicek  tekanan  apakah  sudah  sesuai  atau belum,  juga  dilakukan  tes  kebocoran.  Tes kebocoran dilakukan dengan memompa tensimeter pada  tekanan  tertentu  (200  atau  250)  ditunggu sampai  1  menit,  dengan  TOtoleransi  penurunan tekanan 15 mmHg. Jika terjadi penurunan tekanan melebihi  batas  15  mmHg  berarti  tensimeter mengalami  kebocoran  dan  harus  diperbaiki. Berikut merupakan data kalibrasi:
1.  Nama  Alat:  Sphygmamometer  raksa  seri  IND- G17-H.  Perbaikan:  ganti  manset  dan  bulk. Kebocoran: 6,1 mmHg. Data dapat dilihat di Tabel 2.  Pada  Tabel  2  di  atas  terdapat  selisih  untuk tekanan  50  mmHg  sebesar  0,716,  error  untuk tekanan 100 mmHg sebesar 0,2, 150 mmHg sebesar 0.98 mmHg, 200 mmHg sebesar 1 mmHg dan 250 mmHg  sebesar  0,83  mmHg.  Hal  ini  masih memenuhi  toleransi  karena  belum  mencapai  3 mmHg dengan kebocoran 6.1 mmHg.
2.  Nama  Alat:  Sphygmamometer  raksa  merk Riester. Seri: 060101962.
Perbaikan: ganti manset dan bulb. Kebocoran: 4,8 mmHg. Pada Tabel 3 terdapat selisih untuk tekanan 50  mmHg  sebesar  0,683  mmHg,  error  untuk tekanan  100  mmHg  sebesar  0,7667  mmHg,  150 mmHg  sebesar  0.63  mmHg,  200  mmHg  sebesar 0,95  mmHg  dan  250  mmHg  sebesar  2,45  mmHg. Hal  ini  masih  memenuhi  toleransi  karena  belum mencapai 3 mmHg dengan kebocoran 4,8 mmHg. Data dapat dilihat di tabel 3.
3.  Penyuluhan  Manajemen  Perawatan  Dan
Pemakaian Alat Kesehatan. Penyuluhan management peralatan kesehatan dilakukan dengan narasumber  Bapak  Brama  Sakti  Handoko,  S.T sebagai Teknik Elektromedis di RSUD Panembahan Senopati Yogyakarta pada tanggal 22 Mei  2019.  Penyuluhan  ini  bertujuan  untuk memberikan  edukasi  kepada  paramedic  pemakai peralatan  kesehatan  untuk  bisa  memakai  alat kesehatan  dengan  sesuai  ketentuan  dan  bisa melakukan  maintenance  ringan  secara  mandiri karena kami malihat di puskesmas tersebut banyak terdapat  peralatan  kesehatan  seperti  tensimeter, mikroskop,  dll  yang  sudah  mengalami  kerusakan akibat  pemakaian  yang  tidak  standard  dan dibiarkan  sampai  berjamur.  Materi  penyuluhan berfokus  pada  beberapa  alat  (menyesuaikan peralatan  yang  ada  di  puskesmas),  yaitu: sphygmamoter  raksa,  anaeroid,  digital,  nebulizer, suction  pumps,  sterilisator  kering,  dll.  Pada penyuluhan dijelaskan tentang cara perawatan alat, perbaikan,  cara  membersihkan  dan  kalibrasi peralatan
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TEKNIK 1 (2) pp 75-82 © 2019
Tabel 2. Pengukuran tekanan phygmamometer raksa seri IND-G17-H
Tabel 3. Pengukuran tekanan Sphygmamometer raksa merk Riest
Gambar 4. Penyuluhan Manajemen Pemeliharaan Alat Kesehatan
Setting tekanan Tekanan naik I Tekanan Turun I Tekanan naik II Tekanan Turun II Tekanan naik III Tekanan Turun III Rata-Rata selisih 50 51,1 50,4 51,2 50,2 51,3 50,1 50,7166667  - 0,71667 100 101,7 98,4 101,2 98,1 101,1 98,3 99,8 0,2 150 149,3 148,5 149,5 148,7 149,8 148,3 149,016667  0,98333 200 201,5 200,9 201,7 200,4 201,4 200,1 201 -1 250 248,2 250,4 248,5 250 248,1 249,8 249,166667  0,8333 Rata- Rata Selisih 0,06 Setting tekanan Tekanan naik I Tekanan Turun I Tekanan naik II Tekanan Turun II Tekanan naik III Tekanan Turun III Rata-Rata selisih 50 48,9 49,7 48,7 49,8 48,9 49,9 49,3166667  0,683333 100 98,2 100,3 98,3 100,1 98,5 100 99,2333333  0,766667 150 148,7 150,3 148,3 150 148,8 150,1 149,366667  0,633333 200 198,7 199,4 198,4 199,6 198,7 199,5 199,05 0,95 250 247,4 247,3 247,9 247,7 247,7 247,3 247,55 2,45 Rata- Rata selisih 1,096667

## 4. KESIMPULAN
Setelah melakukan kegiatan PKM dipuskesmas Banguntapan  II  dapat  disimpulkan  bahwa  ada banyak  peralatan  kesehatan  yang  perlu dimaintance  karena  berbagai  kerusakan  dan pemeliharaan  serta  pemakaian  alat  yang  tidak tepat  yang  akhirnya  dapat  kita  perbaiki  baik kerusakan  berat  maupun  ringan  terhadap  20 peralatan  dan  pengkalibrasian  internal  pada  6 perangkat  spygmamometer,  juga  terdapat beberapa penggantian spartpart alat. Pemberian edukasi  pemakaian  peralatan  juga  telah dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelatihan dan penyuluhan yang dihadiri oleh 25 orang tenaga medis di Puskesmas.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  berikan  kepada LP3M  UMY  atas  supportnya  baik  moral maupun finansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2016. Google Map. [Online] Available at: http://petalokasi.org/Kabupaten-
Bantul/Puskesmas-Banguntapan-II- 3794920/[Accessed  21  November 2018].
II, P. B., 2017. Profil Puskesmas Banguntapan II, Yogyakarta:
Puskesmas
Banguntapan II. Patria,  2016. Kebijakan  Kemkes  Tentang Kalibrasi Pemeliharaan Alat Sterilisasi  Dan  Pemakaian  Daya
Listrik, Jakarta: s.n.
Patria,  2016. Kebijakan  Kemkes  Tentang Kalibrasi, Pemeliharaan Alat Sterilisasi  Dan  Pemakaian  Daya Listrik. [Online] Available at: http://banguntapan2puskesmas.blogs pot.com/p/profil.html [Accessed 20 November 2018].