## PERANCANGAN pH METER PADA BOILER HRSG BERBASIS ARDUINO

## Yuliza, Gatot Susanto
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta 11650, Indonesia, Tlp/Fax : 06221-5871335 Email: yuliza.baes@gmail.com
Abstrak --  Air  merupakan  zat  yang  sangat  dibutuhkan  pada  setiap  sektor  industri,  termasuk pemanfaatan  untuk kebutuhan energi dan pemanasan. Kebutuhan energi  dan  pemanasan di industri umumnya  dipenuhi  dengan  cara  memanfaatkan  steam  yang  dibangkitkan  dalam  suatu  ketel  (boiler). Air yang digunakan sebagai umpan boiler dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu danau, sungai, laut,  maupun  sumur.  Kandungan    air  ini  sangat  mempengaruhi  Harga  pH  pada  air  umpan  boiler, penting untuk diperhatikan untuk mencegah terjadinya korosi. Terdapat hubungan antara pH dan laju terjadinya  korosi  pada  bahan  konstruksi  dari  logam  mild  steel  yang  menunjukan  adanya kecenderungan  menurunnya  korosi  dengan  naiknya  harga  pH.  Namun  pada  bahan  konstruksi  dari logan Cu terjadi sebaliknya, yaitu kecenderungan laju korosi naik dengan menaiknya harga pH diatas pH 9. Dengan perancangan alat berbasis mikrokontroller arduino yang telah dilakukan dan berfungsi dengan  baik,  diharapkan    pH  yang  terdapat  pada  water  boiler  dapat  dikontrol  nilai  pembacaannya dengan baik untuk mencegah korosif pada pipa boiler.
Kata kunci : Arduino, pH Meter, Boiler HRSG
Abstract -- Water is a substance that is in every industry sector, including the utilization of energy and heating  needs.  Energy  and  heating  needs  in  the  industry  are  generally  filled  by  utilizing  steam generated  in  a  boiler  .  Water  is  used  as  boiler  feed  can  be  obtained  from  various  sources,  namely lakes,  rivers,  seas,  and  wells.  The  water  content  is  greatly  affect  the  price  of  pH  on  the  boiler  feed water  is  important  to  note  in  order  to  prevent  corrosion. There  is  a  relationship  between  pH  and  the rate of corrosion on the metal construction materials from mild steel which showed a decreasing trend with increasing pH corrosion. However, the construction material of copper occurs on the contrary, that the corrosion rate trend of rising prices rose at a pH above pH 9. With arduino microcontroller-based design tool that has been done and it works fine, the expected pH of the water contained in the boiler can be controlled with good value readings to prevent corrosion of boiler tube.
Keywords : Arduino, pH Meter, Boiler HRSG

## 1. PENDAHULUAN
Pada  industri  korosi  boiler  merupakan masalah  yang  sering  terjadi.  Ini  diakibatkan  oleh air yang digunakan tidak  terkendali dengan baik. Pemanfaatan  air  dari  berbagai  sumber  yaitu danau,  sungai,  laut,  maupun  sumur  masih banyak  mengandung  zat-zat  atau  gas-gas  yang dapat  menimbulkan  korosi.  Jika  korosi  pada boiler semakin parah maka akan dapat menyebabkan  ledakan  pada  boiler.  Zat-zat  yang dikandung  air  dapat  mengakibatkan  kerak  pada boiler  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan  pada boiler  (Karlsson  et  al,2014),  (Mudgal  et  al, 2014),(Imran M, 2014).
Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  sebagai air  umpan  boiler  sangat  ketat,  antara  lain  tidak korosif,  tidak  menyebabkan  kerak,  dan  tidak menyebabkan  pembentukan  buih.  Harga  pH pada air umpan boiler penting untuk diperhatikan dalam  rangka  mencegah  terjadinya  korosi. Terdapat hubungan antara pH dan laju terjadinya
korosi  pada  bahan  konstruksi  dari  logam mild steel yang  menunjukan  adanya  kecenderungan menurunnya  korosi  dengan  naiknya  harga  pH. Namun  pada  bahan  konstruksi  dari  logam  Cu terjadi  sebaliknya,  yaitu  kecenderungan  laju korosi  naik  dengan  menaiknya  harga  pH  diatas nilai 9 (Vijaya V.G.and Kumaraswamy A., 2013).
Kata  pH  adalah  singkatan  dari  "pondus Hydrogenium".  Secara  harfiah  pH  berarti  berat hydrogen.  pH  adalah  indikasi  untuk  jumlah  ion hydrogen di air yang terdiri dari ion hidrogen (H + ) dan ion hidroksida (OH - ). Harga pH tidak memiliki unit,  melainkan  hanya  dinyatakan  sebagai sebuah  nomor.  Ketika  sebuah  larutan  yang netral,  jumlah  ion  hidrogen  sama  dengan  jumlah ion  hidroksida.  Ketika  jumlah  ion  hidrogen  yang lebih  tinggi,  larutannya  adalah  asam.  Ketika jumlah  ion  hidroksida  lebih  tinggi  larutannya adalah basa.
Sejarah dalam mengukur kadar keasaman cairan  secara  elektris  dimulai  padatahun  1906
ketika  Max  Cremer  di  dalam  studinya  tentang interaksi  antara  zat  cair  dan  zat  padat  dan ditemukan  ternyata  hubungan  antara  cairan  bisa dipelajari  dengan  bertiupnya  suatu  gelembung dari  kaca  tipis  satu  cairan  yang  di  tempatkan  di dalam  dan  di  luar.  Hal  ini    membuat  suatu tegangan  elektrik  yang  bisa  diukur.  Gagasan  ini telah  diambil  lebih  lanjut  oleh  Fritz  Haber  (yang menemukan sintese amoniak dan tiruan fertiliser) dan  Zygmunt  Klemsiewicz  yang  menemukan bahwa  bohlam/gelembung  kaca  (dinamakan elektrode  kaca)  bisa  digunakan  untuk  mengukur aktivitas  ion  hidrogen  yang  diikuti  suatu  fungsi logaritmis.
Meskipun  demikian,  pH  meter  modern masih  mempunyai  kekurangan,  yaitu  perubahan yang  lambat,  yang  merupakan  masalah  penting dalam  menentukan  skala  yang  valid.  Tulisan  ini menawarkan penggunaan mikrokontroller Arduino  Uno dan  dirangkai  dengan  sensor  pH secara  optik  melalui  elektroda  kaca  untuk pengukuran pH yang lebih baik (Masud M. A. and Serajul I. Md, 2011).

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1.   Prinsip pH Meter
Pada  prinsipnya  pengukuran  suatu  pH adalah  didasarkan  pada  potensial  elektro  kimia yang  terjadi  antara  larutan  yang  terdapat  di dalam  elektroda  gelas  (membrane  gelas)  yang telah  diketahui  dengan  larutan  yang  terdapat  di luar  elektroda  gelas  yang  tidak  diketahui.  Hal  ini dikarenakan  lapisan  tipis  dari  gelembung  kaca akan  berinteraksi  dengan  ion  hydrogen  yang ukurannya  relatif  kecil  dan  aktif,  elektroda  gelas tersebut  akan  mengukur  potensial  elektro  kimia dari  ion  hydrogen.  Untuk  melengkapi  sirkuit elektrik dibutuhkan elektroda pembanding. Sebagai  catatan  alat  tersebut  tidak  mengukur arus tetapi hanya mengukur tegangan.
Harga  pH  pada  air  umpan  boiler  dan  air pendingin  penting  untuk  diperhatikan  untuk mencegah  terjadinya  korosi.  Terdapat  hubungan antara  pH  dan  laju  terjadinya  korosi  pada  bahan konstruksi  dari  loga  mild  steel  yang  menunjukan adanya  kecenderungan  menurunnya  korosi dengan  naiknya  harga  pH.  Namun  pada  bahan konstruksi dari logam Cu terjadi sebaliknya, yaitu kecenderungan  laju  korosi  menaik  dengan menaiknya harga pH di atas pH 9.
Gambar 1. Skema Elektroda pH Meter
Molekul-  molekul  suatu  zat  yang  dalam larutannya  dapat  menghantarkan  arus  listrik disebut  elektrolit.  Ion-ion  negative  bergerak menuju  ke  anode,  oleh  karena  itu  ion  negative disebut  anion.  Ion  positif  bergerak  menuju katode, oleh karena itu  ion positif disebut kation. Suatu  larutan  elektrolit,  molekulnya  terurai menjadi  ion-ion.  Air  murni  tergolong  elektrolit lemah.  Sebagian  molekulnya  terurai  menjadi  ion H;
H 2 O------------- H + + OH -
Dari persamaan diatas, 1 ion H + dan 1 ion OH - berasal  dari  penguraian  1  molekul  H 2 O. Dengan  demikian,  konsentrasi  ion  H + sama dengan  konsentrasi  ion  OH - .  Larutan  air  seperti itu  dinamakan  dengan  larutan  Netral.  Larutan yang  mengandung  ion  H + berkonsentrasi  lebih besar  dari  konsentrasi  OH - dan  disebut  larutan Asam,  sedangkan  larutan  yang  mengandung konsentrasi ion H + lebih kecil dari konsentrasi ion OH - .
Banyaknya  larutan  yang  terurai  menjadi ion dinamakan derajat ionisasi. Besarnya berkisar antara 0 sampai 1. Suatu elektrolit  yang derajat  ionisasinya  besar,  mendekati  1  disebut elektrolit kuat, sedangkan yang derajat ionisasinya kecil mendekati 0 dinamakan elektrolit  lemah.  Ionisasi  mempunyai  tetapan kesetimbangan (K). Misal untuk air, kesetimbangannya dapat dihitung dengan rumus:
Karena  konsentrasi  H 2 O  relatif  besar,  maka persamaan ini dapat ditulis menjadi:
K(H 2 O) = (H + ) . (OH)
Dalam  air  murni  dengan  suhu  25°C, konsentrasi  H + =  10 -7 mol/liter,  sedangkan  hasil kali konsentrasi H + dengan OH - =10 -14 . Konsentrasi  H + =  konsentrasi  OH - =10 -7. Untuk menentukan asam atau basa diperlukan skala pH seperti berikut:
Gambar 2. Skala pH untuk beberapa zat sehari-hari
Air alam dapat terkontaminasi melalui (Ulil, 2008):
a.  Zat padat terlarut
b.  Gas terlarut
c.  Zat padat suspense
d.  Cairan
e.  Mikro organisme
Kerusakan  boiler  akibat  kualitas  air  yang buruk dapat menimbulkan (Ulil, 2008): a.  Kerak/deposit
Kerak  pada  boiler  disebabkan  terbentuk endapan  dari  air  langsung  pada  permukaan pemindah  pnas  atau  suspense  air  yang menempel  pada  permukaan  logam,  sehingga logam  menjadi  keras  dan  lengket.  Penguapan pada  boiler  akan  menyebabkan  peningkatan kontaminan (kotoran). b.  Korosi
Korosi  adalah  kerusakan-kerusakan  yang timbul  pada  logam  yang  disebakan  reaksi  kimia antara permukaan logam dengan media sekelilingnya.  Peristiwa  korosi  dapat  menjadi lebih  cepat  dengan  meningkatanya  kosentrasi oksigen.
c.  Keretakan
Keretakan dapat disebabakan oleh kandungan  basa  (NaOH),  yang  dalam  boiler. Kondisi ini disebabkan logam mendapat tekanan. Kelebihana hidrokida dalam air ketel adalah hasil dari  hidrolisa  natrium  fosfat  yang  ditambahkan untuk mengaturan pH atau pengurangan kalsium dan magnesium dengan reaksi:
Na 2 PO 4 +H 2 O →Na 2 HPO 4 + NaOH

## 2.2.   Pengukuran PH
Ada  dua  cara yang  dikenal  untuk mengukur pH, yaitu Kalorimetri dan Elektrometri.
Kalorimetri  menggunakan  suatu  zat  yang berubah  warna  untuk  keadaan  pH  tertentu.  Zat tersebut  merupakan  paduan  dari  asam  basa
lemah  dan  garamnya.  Jika  garam  dari  asam lemah  berbeda  warnanya  dari  asam  yang terionisasi,  hasil  akhir  warna  larutan  bergantung pada perbandingan dari kosentrasi kedua bentuk tadi.  Cairan  indikator  yang  biasa  digunakan adalah penoftalin.
Untuk  mengamati  warna  ini  diperlukan pengalaman  pengamat  yang  berpengalaman bisa  mencapai  ketelitian  0,1  pH.  Larutan  yang gelap  dan  berwarna  tidak  dapat  diamati  dengan baik. Indikator  yang tidak stabil dan  larutan  yang kuat akan mengoksidasi atau mereduksi. Penambahan  indikator  dapat  pula  mengubah nilai  pH  dari  sampel.  Cara  lain  adalah  dengan menggunakan  kertas  lakmus  yang  dikenakan pada  cairan  sample.  Kertas  itu  akan  berubah warna  dan  dapat  dicocokkan  dengan  warna standar.
Kalorimetri  yang  telah  diuraikan  diatas tidak  dapat  mengukur  pH  secara  kontinu disamping  beberapa  kelemahan  lainnya.  Untuk mengatasinya  digunakan  cara  elektrometri  atau potensiometri.  Peralatan  ukur  pH  elektrometri secara  garis  besar  terdiri  atas  electrode  ukur yang  sensitif,  electrode  referensi,  electrode kompensasi suhu, dan alat ukur tegangan antara electrode ukur dan referensi.
Elektrode ukur untuk pH telah dikembangkan  hingga  bermacam-macam.  Untuk pengukuran  pH  di  indutri  digunakan  electrode ukur  yang  dikenal  dengan  electrode  gelas. Elektrode  gelas  sensitive  hanya  pada  ion hydrogen  saja.  Pada  Gambar  1,  elektrode  ukur terdiri  atas  tabung  gelas  yang  didalamnya  berisi larutan  netral  dengan  pH  tetap.  Larutan  ini disebut larutan Buffer. Di sebelah luar dari tabung gelas  adalah  larutan  proses  yang  harus  diukur. Dinding  gelas  dari  tabung  gelas  mempunyai tahanan yang tinggi sekali.

## 2.3.   Microkontroller Arduino
Arduino  adalah  kit  elektronik  atau  papan rangkaian  elektronik open  source yang  di dalamnya  terdapat  komponen  utama,  yaitu sebuah  chip  mikrokontroler  dengan  jenis  AVR dari  perusahaan  Atmel.  Mikrokontroler  itu sendiri adalah chip atau IC ( integrated circuit )  yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input,  memproses  input  tersebut  dan  kemudian menghasilkan  output  sesuai  yang  diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai ‘otak’  yang mengendalikan  input,  proses  dan  output  sebuah rangkaian elektronik.
Gambar 3. Mikrokontroler Arduino

## 3. PERANCANGAN SISTEM
Gambar blok sistem secara keseluruhan diperlihatkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Rangkaian LCD
Dalam  perencanaan  sistem  ini  akan dibahas  tentang  kebutuhan-kebutuhan  yang harus dipenuhi, agar alat ini dapat bekerja sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu:
 Arduino  Uno  dapat  dinyalakan  dengan tegangan suplay sebesar 9V, baik menggunakan batterai ataupun adaptor.
 Sensor  pH  digunakan  sebagai  pembacaan derajat  keasaman  suatu  cairan  yang  bekerja berdasarkan  prinsip  elektrolit/konduktivitas suatu larutan.
 LCD 16x2 I2C digunakan  untuk menampilkan hasil pembacaan sensor.
 Terminal  batterai  sebagai  tempat  koneksi power dari batterai.
 Alat  ini  memiliki  fitur  pembacaan  derajat keasaman dengan range temperatur max 60° dan tingkat akurasi ± 0.1 pH.

## 3.1.   Perancangan Perangkat Keras
Komponen  komponen  yang  digunakan dalam  perancangan  ini  meliputi  komponen elektronika  yang  digabungkan  menjadi  suatu sistem  pembacaan  derajat  keasaman  yang dirangkai sebagai berikut.
LCD  mempunyai  4  pin  yang  dihubungkan dengan arduino, pin V CC dihubungkan ke 5V, pin
GND dihubungkan ke GND, pin SDA dihubungkan  ke  Analog  input  4  dan  pin  SCL dihubungkan ke Analog input 5.
Gambar 5. Rangkaian LCD
Sensor  pH  yang  dihubungkan  dengan BNC  connector  memliki  3  input  kabel,  kabel merah  dihubungkan  ke  VCC  5V,  kabel  hitam  ke GND dan kabel biru ke Analog input 0.
Gambar 6. Rangkaian Sensor pH
Terminal  batterai  yang  telah  dipasang batterai 9V dihubungkan ke power input arduino.
Gambar 7. Rangkaian Batterai Larutan Sample Sensor pH Arduino Uno Power 9V Tampilan LCD Reset On/Off

## 3.2. Perancangan Perangkat Lunak
Bahasa pemograman untuk
memprogram  arduino  menggunakan  bahasa  C. Untuk  membuat  program  dan  mengupload program  ke  dalam  mikrokontroler  dibutuhkan sebuah  software  yaitu  Arduino  IDE  ( Integrated Development Environment ).
Adapun bahasa
pemprogramannya sebagai berikut:
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define SensorPin 0 #define Offset 0.00
unsigned  long  int  avgValue;        //Store  the  average value of the sensor feedback LiquidCrystal_I2C  lcd(0x27,  2,  1,  0,  4,  5,  6,  7,  3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address void setup() { pinMode(13,OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Ready");    //Test the serial monitor lcd.begin(16,2);      //  initialize  the  lcd  for  16  chars  2 lines, turn on backlight lcd.backlight(); // finish with backlight on
//-------- Write characters on the display ------------------ // NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0 lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0 lcd.print("Selamat Datang"); delay(1000); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Initializing..."); delay(2000); lcd.clear(); }
void loop()
{ int buf[10];                //buffer for read analog for(int  i=0;i<10;i++)              //Get  10  sample  value  from the sensor for smooth the value { buf[i]=analogRead(SensorPin); delay(10); } for(int i=0;i<9;i++)        //sort the analog from small to large { for(int j=i+1;j<10;j++) { if(buf[i]>buf[j]) { int temp=buf[i]; buf[i]=buf[j]; buf[j]=temp; } }
} avgValue=0; for(int i=2;i<8;i++)                      //take the average value of 6 center sample avgValue+=buf[i]; float  phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6;  //convert the analog into millivolt phValue=3.5*phValue+Offset;                      //convert the millivolt into pH value Serial.print("    pH:"); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Nilai pH:"); Serial.print(phValue,2); Serial.println(" "); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(phValue); digitalWrite(13, HIGH); delay(800); digitalWrite(13, LOW); }
Setelah  itu,  maka  sistem  siap  dijalankan dengan  melakukan  beberapa  kalibrasi  dan pengujian  menggunakan  buffer  sample  pH  dan disetting  deviasinya  sehingga  sistem  tersebut memenuhi hasil yang diharapkan .

## 4. DATA DAN ANALISA

## 4.1.   Pengujian Alat
Pengujian  ini  dilakukan  dengan  tujuan mengetahui  nilai  keluaran  pH  dari  pembacaan sensor  tersebut.  Berikut  tabel  pengujian  yang dilakukan  dengan  menggunakan  buffer  sample pH.
Pada  pengujian  ini  dilakukan  dengan sample  buffer  4,  7  dan  10  pembacaan  nilai  pH disesuaikan  pada  nilai  deviasi  0.  Jika  terdapat penyimpangan  nilai  yang  didapat  pada  saat pengambilan  nilai  ini,  maka  dilakukan trial  error dan  dilakukan  setting  nilai  deviasi  pada  program sensor  arduino.  Hasilnya  ditampilkan  pada Gambar 8.
(a) (b)
(c) Gambar 8. Nilai pH dengan buffer:
(a) 4, (b) 7  dan (c) 10
Tabel 1. Hasil pembacaan sensor pH Luaran pH buffer Hasil Pembacaan pH 4 3.93 7 7.04 10 9.90 Pada Tabel 1 terdapat hasil dari pengukuran  nilai  pH  dengan  menggunakan sensor  pH  yang  menunjukan  nilai  berkisar  dari pH  4  sampai  pH  10.  Dengan  demikian  bahwa pengujian  alat  masih  terdapat  penyimpangan nilai  pembacaan  pH  pada  sensor  tersebut, sehingga  perlu  dilakukan  pemprograman  ulang pada setting deviasi sensor.
Pada  pengujian  diatas  diketahui  bahwa dari  nilai  pH  4  sampai  nilai  pH  10  terjadi penyimpangan  nilai,  penyimpangan  nilai  minus terjadi  pada  sample  4  dan  sample  10  dan penyimpangan nilai plus terjadi pada pengambilan sample dengan buffer sample 7.
4.2.   Setting Deviasi Pada Program Sensor Resetting  nilai  deviasi  dilakukan  karena terjadinya penyimpangan pada pembacaan sensor  pH,  baik  penyimpangan  negatif  ataupun penyimpangan  positif,  berikut  nilai  deviasi dengan menunjukan 0 pada program sensor.
Gambar 9. Nilai Deviasi
Gambar  9  menunjukan  nilai  deviasi  yang dapat disetting positif ataupun negatif. Kebutuhan setting  deviasi  tergantung  dari  kebutuhan  sistem bila  pembacaan  sistem  terlalu  rendah  maka  kita lakukan setting positif pada deviasinya begitupun sebaliknya  jika  pembacaan  sistem  terlalu  tinggi maka kita lakukan setting deviasi secara negatif.
Pada  setting  deviasi  positif  yang  terjadi adalah seluruh pembacaan sensor akan naik dari settingan awal, kenaikan tersebut tergantung dari berapa  nilai  yang  ditambahkan  guna  memenuhi kebutuhan  sistem.  Pembacaan  sensor  pada buffer sample 4 dan 10 menunjukan pembacaan sistem  yang  cenderung  turun  dengan  itu  kita raise  deviasi  agar  pembacaan  sensor  mendekati dari nilai sample buffer tersebut.
Gambar 10 memperlihatkan hasil percobaan dengan settingan deviasi positif.
Gambar 10. Hasil Pembacaan Deviasi Positif
Gambar 11. Hasil Pembacaan Deviasi Negatif
Seperti  pada  setting  deviasi  positif,  ada setting  deviasi  negatif  yang  terjadi  perbuahan pembacaan  adalah  seluruh  pembacaan  sensor akan  turun  dari  settingan  awal,  turunya  nilai pembacaan tersebut tergantung dari berapa nilai yang  ditambahkan  guna  memenuhi  kebutuhan sistem. Gambar 11 memperlihatkan hasil percobaan dengan settingan deviasi negatif.

## 4.3.   Analisa Hasil Percobaan
Pada  beberapa  percobaan  diatas  telah dilakukan  setting  ulang  deviasi  guna  memenuhi kebutuhan  akurasi  pembacaan  sistem,  baik  di setting secara positf maupun negatif. Tabel 2 dan Tabel 3 merupakan hasil dari percobaan tersebut.
Tabel 2. Hasil Setting Deviasi Positif Setting Deviasi Positif ( + 0.10 ) Buffer 4 7 10 Pembacaan 4.02 7.11 10.2 Tabel 3. Hasil Setting Deviasi Negatif Setting Deviasi Negatif ( - 0.05 ) Buffer 4 7 10 Pembacaan 3.87 7.01 9.86
Berdasarkan  Tabel  2  dan  3    diatas  dapat mengambil  disimpulkan  bahwa  dengan  setting deviasi  decara  positif  maka  nilai  pH  pada  angka 4  dan  10  didapatkan  akurasi  yang  tinggi,  hanya pada  nilai  pH  7  didapat  nilai  yang  menunjukan +0.1  pH  pada  pembacaanya.  Dari  harga-harga tersebut  nilai  deviasi  positif  lebih  mendukung dengan  2  point  mendekati  nilai  standart,  dalam hal  ini  pembacaan  nilai  pH  4  dan  10  lebih mendekati  nilai  sample  buffer  dibandingkan  nilai deviasi  positif dengan nilai  pH 7  yang mendekati sedangkan  nilai  pH  4  dan  10  jauh  dibawah standart sample dan tingkat akurasi pada deviasi negatif juga lebih dari – 0.10.
Dengan  ini  diterapkan  bahwa  standart deviasi  yang  dipakai sebagai pembacaan adalah nilai deviasi positif dengan nilai point + 0.10.

## 4.4.   Pengukuran Boiler Water IP Drum
Setelah  setting  nilai  deviasi  selesai  dan didapat  setting  deviasi  positif  +0.10,  kemudian dilakukan pengukuran  pada boiler water IP Drum dengan melakukan
pengukuran derajat keasamanya.  Gambar  12  memperlihatkan  hasil pengukuran nilai pH pada IP Drum boiler.
Gambar 12. Pembacaan pH IP Drum
Pada  Gambar  11  dapat  dilihat  bahwa  nilai pembacaan pH pada boiler water IP Drum adalah 9.88  dengan  demikian  sistem  pengukur  derajat keasaman  ini  dapat  digunakan  pada  proses pengukuran cairan lainnya.
Sebagai referensi dari alat yang sudah ada disini  kita  sediakan  juga  alat  pengukur  derajat keasaman yang lain, berikut percobaan perbandingan  dari  alat  dengan  melakukan pengukuran  pH  pada  HP  Steam  Boiler  HRSG. Gambar  13  menampilkan  proses  pengukuran dengan menggunakan alat pembanding.

## Gambar 13. Alat Pembanding

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan pengajian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
1.  Alat ukur dapat bekerja dengan baik. 2.  Pengukuran nilai pH didasarkan pada
potensial  elektro  kimia  yang  terjadi  antara larutan yang terdapat didalam elektroda gelas.
3.  Perancangan alat pengukur derajat keasaman ini  sangat  bermanfaat  sebagai  pengukur  nilai pH pada boiler water pada khususnya.
4.  Perancangan alat pengukur derajat keasaman ini  juga  bermanfaat  sebagai  pengukur  pH pada  benda  cair  lainnya  dengan  dengan range tempertur 0 - 60°.
5.  Pembacaan  penyimpangan  nilai  pembacaan sensor  dapat  disetting  pada  nilai  deviasi program sensor.

## DAFTAR PUSTAKA
Husinger  &  Anderson, The  Potential  SO 2 for reducing  Corrosion  in  WTE  Plants  ,  Recent Thermal  Treatment  research ,  Springer  Japan 2014.
Imran  M. , Effect  of  Corrosion  on  Heat  Transfer through Boiler Tube and Estimating Overheating, ISSN  2250-3234  Volume  4,
Number  6,  pp.  629-638,  ©  Research  India
Publications, 2014.
Karlsson  et  al, Reducing  high  temperatur corrosion  on  high-alloyed  stainless  steel superheaters  by  co-combustion  of  municipal sewage sledge in a fluidised bed boiler , 0016- 2361/  2014  The  Authors.  Published  by Elsevier Ltd.
Masud  M.  A.  and  Serajul  Islam  Md. Design  and Development  of  Microcontroller  Based  igital pH Meter, ISSN: 2079-4398, ULAB JSE,2011. Mudgal  D.  Singh  S.  and  Prakash  S, Corrosion Problems  in  Incinerators  and  Biomass-Fuel- Fired  Boilers ,  Volume  2014,  Article  ID 505306, Hindawi, 2014.
Ulil, A.,  Pembabgkit  Listrik Tenaga  Gas,  terdapat pada http: //ccitonline.com/mecanikal, 2008.
Vijaya  V.G.and  Kumaraswamy  A., Design  and Implementation  of  pH  Control  System  for Boiler  Feedwater  using  Industrial  Automation Techniques, nal  of  Scientific  &  Engineering Research  Volume  4,  Issue  1,  ISSN  2229- 5518, IJSER, 2013.