## RANCANG BANGUN LOW POWER ELEKTRIC SURGERY
(PISAU BEDAH LISTRIK) PADA FREKUENSI 10 KHz
Teguh Firmansyah * , Rocky Alfanz, Windra Bagus Suwandidan Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
* Corresponding author, e-mail : teguhfirmansyah@untirta.ac.id
Abstrak — Pada penelitian ini diusulkan rancang bangun low power elektro surgery (LPES), pisau bedah listrik,  pada  frequency  10KHz  yang  digunakan  dalam  pengujian  daging.  Alat  ini  terdiri  dari  rangkaian power  supply,  regulator  tegangan,  dan    pencacah  frequency.  Tujuan  penelitian  ini  diharapkan meminimalisir terjadinya spark over dan terjadinya luka bakar. Hasil pengukuran menunjukan bahwa alat ini bekerja dengan daya sebesar 26 Watt dan frekuensi sebesar 11,16 KHz. Electric surgery ini diuji coba terhadap daging kerbau, daging kambing, dan daging sapi. Pada daging sapi dengan menggunakan tegangan 28,7 Volt membutuhkan waktu 51 detik, dengan menggunakan tegangan 28,1 Volt membutuhkan waktu 53 detik, dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt membutuhkan waktu 57 detik. Pada daging kambing dengan menggunakan tegangan 28,7 Volt membutuhkan waktu 30 detik, dengan menggunakan tegangan 28,1 Volt  membutuhkan waktu 41 detik, dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt membutuhkan waktu 49  detik.  Pada  daging  kerbau  dengan  menggunakan  tegangan  28,7  Volt  membutuhkan  waktu  52  detik, dengan menggunakan tegangan 28,1 Volt membutuhkan waktu 56 detik, dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt membutuhkan waktu 59 detik. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian lainnnya, penelitian ini memiliki daya rendah dan frekuensi rendah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya spark over dengan kecepatan proses pemotongan yang baik.
Kata Kunci : Pisau bedah listrik, low power, spark over, kecepatan pemotoangan.
Abstract —In this study, It is proposed a design of electric surgery on 10 KHz. This device consists of a power supply circuit, a voltage regulator, and a frequency counter. The purpose of this study is expected to minimize the occurrence of spark overs and the occurrence of burns. The measurement results show that LPES  is  working  with  a  power  of  26  watts  and  a  frequency  of  11.16  KHz.  Electric  surgery  was  tested against buffalo meat, mutton and beef. In beef by applying a voltage of 28.7 volts takes 51 seconds, using a voltage of 28.1 volts takes 53 seconds, using a voltage of 27.8 volts takes 57 seconds. In goat meat by using  a  voltage  of  28.7  volts  takes  30  seconds,  using  a  voltage  of  28.1  volts  takes  41  seconds,  using  a voltage of 27.8 volts takes 49 seconds. In buffalo meat by using a voltage of 28.7 volts takes 52 seconds, using a voltage of 28.1 volts takes 56 seconds, using a voltage of 27.8 volts takes 59 seconds.  Compare to another electric surgery, this study had low power and low frequency, so as to minimize the occurrence of spark over with good speed cutting process.
Keywords : Electric surgery, low power, spark over, speed cutting.
Copyright © 2016 JNTE. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi kedokteran maka dikembangkan suatu alat bedah dengan memanfaatkan  teknologi    diantaranya Pisau bedah sudah  banyak  dibuat  salah  satunya  ESU dengan merk radiotom yang dalam penggunaannya  lebih  banyak  keuntungannya dibandingkan    dengan  alat  bedah  konvensional [1]. Pisau  bedah  listrik adalah  suatu  alat  bantu yang  digunakan  untuk  pembedahan  ringan dalam  operasi,  karena  kemampuannya  untuk
membedah  dan  sekaligus  membakar  jaringan, sehingga  akan  mengurangi  pendarahan  saat pembedahan. Pisau  bedah  listrik menggunakan prinsip loncatan muatan listrik dalam pembedahan  jaringan,  atau  kontak  elektroda dengan  jaringan  tidak  diperlukan.  Dengan  efek loncatan    elektron    yang    membakar    jaringan maka  hasil  pembedahan akan  lebih  steril [1].
Electrosurgery adalah suatu alat bedah medis yang  memanfaatkan  frekwensi  tinggi  dari  arus listrik  yang  digunakan  untuk  memotong, mengental, dan mengeringkan jaringan. Electrosurgical adalah  alat  medis  yang  selalu
digunakan  selama  proses  operasi  [2].  Dengan menggunakan alat ini diharapkan selama proses operasi,  pasien  tidak  mengalami  kehilangan banyak  darah  karena  alat  ini  selaian  dapat digunakan  untuk  melakukan  pembedahan  juga dapat digunakan untuk menutup jaringan setelah mengalami  pembedahan.  Kemajuan  teknologi membuat electrosurgical ini  menjadi  wajib digunakan dalam selama proses pembedahan [2].
Beberapa penelitian electric surgery diantaranya  Ansell  Cares [3],  Australia  yang memuat  tentang information  and  educational program for the hospital and medical community [3].  Tinjauan  bedah  elektro  dan  sarung  tangan lateks  dimana  membahas  tentang.  Masalah  lain yang  berkaitan  dengan  penggunaan  bedah elektro  yang  berkaitan  dengan shock atau  luka bakar  listrik  pada  ahli  bedah  yang  melakukan operasi.  Namun  terjadi    luka    bakar    saat melakukan operasi, karena itu sebaiknya jangan ‘diandalkan memberikan isolasi yang tidak akan pernah gagal’. Sementara pada penelitian Daniel Palanker  [4] , Stanford  University  Amerika. Memuat informasi mechanisms of interaction in electrosurgery .Penelitian  ini  memuat  tentang mekanisme  penggunaan  dari electrosurgery menggunaka frequency 4  MHz  dan  Tegangan 100V  sampai  700V  dengan  menggunakan  arus sebesar 0.3 Ampere sampai 0.8 Ampere. Namun dengan    penelitian  ini  alat  harus  menggunakan daya  besar  dalam  penggunaannya.  Penelitian lainnya  yaitu  Joko  Sunardi  [5] , STTN-BATAN Yogyakarta. Memuat informasi Rancang Bangun Pisau Bedah Listrik Dengan Frequency 450  Khz.  Penelitian  ini  membuat  pisau  bedah listrik  dengan  frequency  450  KHz  dengan menggunakan  daya  47.97  Watt.  Namun  pada rancang  bangun  pisau  bedah  listrik  ini  harus menggunakan  daya  yang  cukup  besar  dalam penggunaannya .
Sebagai  state  of  the  art,  pada  penelitian  ini diusulkan perancangan rangkaian electric surgery  berbasis  menggunakan frequency yang rendah  dan  menggunakan  daya  rendah  pula dalam  penggunaanya  (LPES).  Penelitian  ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya peningkatan safety dari  permasalahan,  Tabel  1. Memperlihatkan posisi penelitian:
1. Arus  bocor,
2. Grounding  yang  tidak  bagus.
3. Tahanan isolasi yang kurang baik.
4. Spark over yang berlebihan
5. Peningkatan kinerja.
6. Low power consumtion.
Tabel 1. Posisi penelitian Penelitian Daya Freq Review Joko Sunardi M.Fajri Toto Trikasjono 47,97 Watt 450 KHz 1. Daya Tinggi
Memungkinkan Terjadinya Spark Over Terhadap Objek Dalam Pengoprasian
2. Membutuhkan
Frequency Tinggi
Dalam Pengoprasiannya Imam Abdi Bangkit Anggun Dyah Syawitri 80 Watt 2 MHz 1. Daya Tinggi Memungkinkan Terjadinya Spark
Over Terhadap Objek Dalam
Pengoprasian
2. Membutuhkan
Frequency Tinggi
Dalam Pengoprasiannya
Penelitian ini 26 Watt 11,16 KHz 1. Daya Rendah Sehingga Memungkinkan Untuk Meminimalisir Terjadinya Spark Over Dalam Pengoprasiannya
2. Hanya membutuhkan Frequency Rendah
Dalam Penggunaannya

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  penelitian  ini  digunakan  beberapa subsistem  diantaranya  rangkaian  power  supply, regulator tegangan, dan  pencacah frequency.
Power  supply adalah  suatu  alat  listrik  yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya.  Pada dasarnya Power Supply atau Catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian  mengubahnya  menjadi  energi  listrik yang  dibutuhkan  oleh  perangkat  elektronika lainnya. Oleh karena itu, Power Supply kadang- kadang  disebut  juga  dengan  istilah Electric Power  Converter [4].  Gambar  1  merupakan gambar schematic power supply.
Adanya  perubahan  pada  masukan  AC  dan variasi  beban  merupakan  penyebab  utama terjadinya  ketidakstabilan  pada  power  supply. Pada  sebagian  peralatan  elektronika,  terjadinya perubahan catu daya akan berakibat cukup serius. Untuk  mendapatkan  pencatu  daya  yang  stabil diperlukan regulator tegangan. Regulator
tegangan  untuk  suatu  power  supply  paling sederhana  adalah  menggunakan  dioda  zener [6][7].
Gambar 1. Schematic Power Supply
Rangkaian  dasar  penggunaan  dioda  zener sebagai  regulator  tegangan  dapat  dilihat  pada Gambar 2.
Gambar 2. Rangkaian Regulator Tegangan
Rangkaian  pencatu  daya  (power  supply) dengan  regulator  diode  zener  pada  gambar rangkaian  diatas,  merupakan  contoh  sederhana cara  pemasangan  regulator  tegangan  dengan dioda  zener.  Diode  zener  dipasang  paralel  atau shunt  dengan  L  dan  R  .  Regulator  ini  hanya memerlukan  sebuah  diode  zener  terhubung  seri dengan  resistor  RS  .  Perhatikan  bahwa  diode zener  dipasang  dalam  posisi  reverse  bias. Dengan cara pemasangan ini, diode zener hanya akan  berkonduksi  saat  tegangan  reverse  bias mencapai  tegangan  breakdown  dioda  zener. Penyearah berupa rangkaian diode tipe jembatan (bridge)  dengan  proses  penyaringan  atau  filter berupa filter-RC. Resistor seri pada rangkaian ini berfungsi ganda. Pertama, resistor ini menghubungkan  C1  dan  C2  sebagai  rangkaian filter.  Kedua,  resistor  ini  berfungsi  sebagai resistor  seri  untuk  regulator  tegangan  (dioda zener). Diode zener yang dipasang dapat dengan sembarang  dioda  zener  dengan  tegangan breakdown  misal  dioda  zener  9  volt.  Tegangan output  transformer  harus  lebih  tinggi  dari tegangan  breakdown  dioda  zener,  misalnya untuk  penggunaan  dioda  zener  9  volt  maka gunakan output transformer 12 volt [8-9].
Rangkaian inverter adalah rangkaian elektronika  yang  berfungsi  untuk  mengubah tegangan  listrik  DC  (arus  searah)  menjadi tegangan AC (bolak-balik). Umumnya rangkaian  ini  digunakan  untuk  mendapatkan tegangan  ac  yang  sesuai  dengan  tegangan  PLN (220 volt) dengan memanfaatkan baterai atau aki yang  mempunyai  tengangan  arus  searah. Rangkaian  ini  bisa  diaplikasikan  pada  berbagai fungsi  mulai  dari  kebutuhan  rumah  tangga sampai industri [10-11].

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Metode  pada  penelitian  ini  terlihat  pada diagram alir pada Gambar 3.
Seperti  terlihat  pada  Gambar  4.  Pada perancangan  Alat  Pisau  Bedah  pada  penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian utama, antara lain adalah :
1. Power  supply dimana  digunakan  sebagai penyuplai tegangan dari tegangan AC dirubah menjadi  tegangan  DC  terhadap  alat  yang dirancang.
2. Regulator tegangan  dimana  digunakan sebagai  penstabil  tegangan  yang  dihasilkan oleh power supply . 3. Pencacah frequency dimana  digunakan sebagai pencacah gelombang DC.
Perancangan  alat  ini  berfungsi  sebagai  alat pisau  bedah  yang  menggunakan  gelombang DC  yang  dicacah  oleh transitor 2N3055
sebagai
pencacahnya yang akan menghasilkan sinyal frequency.
Gambar 4. Blok Diagram Pisau Bedah
Cara kerjanya yaitu pada saat control voltage mendapatkan suplai dari tegangan PLN 220 Volt, main  switch di-ON,  maka  rangkaian power supply akan  memberikan  suplai  tegangan  ke seluruh  blok  rangkaian  [11]-[12].  Maka rangkaian regulator tegangan  &  penguat aruspun bekerja dengan  hasil tegangan berubah gelombang  sinyal  DC  dengan  arus  yang  besar. Kemudian  diteruskan  ke  rangkaian inverter penguat  akhir  yang  berfungsi  sebagai  pencacah gelombang  sinyal  DC  yang  dicacah  dengan transistor,  transistor  yang  diguakan  adalah transistor  2N3055  yang  dimana  transistor  ini merupakan  jenis  transistor  daya  tinggi  serta menggunakan  trafo  step  up  sebagai  penguat akhir yang dapat digunakan untuk proses cutting .
Setelah  itu  output  dari  rangkaian  penguat  akhir ini  melewati  elektroda  aktif  yang  akan digunakan untuk menemui objek.
3.1. Power Supply DC Power supply adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik untuk perangkat  listrik  ataupun  elektronika  lainnya
[13].   Pada  dasarnya Power  Supply atau  Catu daya ini memerlukan sumber energi listrik yang kemudian  mengubahnya  menjadi  energi  listrik yang  dibutuhkan  oleh  perangkat  elektronika lainnya  [14].  Oleh  karena  itu, Power  Supply kadang-kadang  disebut  juga  dengan  istilah Electric  Power  Converter. Dalam  perancangan power  supply ada  beberapa  komponen  yang digunakan antara lain :
1. Trafo Step-down : 1 buah 2. Dioda 6A : 2 buah 3. Capasitor 2200uF   : 1 buah 4. Resistor 100Ω : 1 buah
Pada  rangkaian power  supply DC  ini menggunakan  output  keluaran  pada trafo  step down dengan  keluaran  sebasar  25V.  dan diode yang digunakan adalah diode silicon sebesar 6A. Gambar 5. merupakan gambar rangkaian power supply.
Gambar 5. Rangkaian Power Supply
Pada  rangkaian power  supply ini  trafo masukan  dari  PLN  (  220  V  )  diturunkan  pada trafo  step  down  dengan  keluaran  25Volt,maka tegangan  yang  dihasilkan  dalam  perhitungan sebesar 34,25 Volt.
Vm = 25√2 – 0,7 = 34,65 Volt Vrms = Vm – ( (Vm x 10 6 ) : (4fRCe) ) = 34,65 – ( ( 34,65 x 10 6 ) : ( 4 x 100 x 100 x 2200 ) )
= 34,25 Volt

## 3.2. Regulator Tegangan
Regulator tregangan  adalah  bagian  power supply  yang  berfungsi  untuk  memberikan stabilitas  output  pada  suatu  power  supply. Output  tegangan  DC  dari  penyearah  tanpa regulator  mempunyai  kecenderungan  berubah harganya  saat  dioperasikan  [15-16].  Adanya perubahan pada masukan AC dan variasi beban merupakan penyebab utama terjadinya
ketidakstabilan  pada  power  supply.  Dalam perancangan
regulator
tegangan ini menggunakan beberapa komponen antara lain : 1. Capasitor 10uF : 1 buah 2. Transistor MJ2955  : 2 buah 3. IC LM317
: 1 buah 4. Resistor 10KΩ : 3 buah 5. Resistor 240Ω
: 1 buah
6. Capasitor 2200uF  : 1 buah
Gambar  6  merupakan  gambar  rangkaian Regulator Tegangan  &  Penguat  Arus.  Pada rangkaian Regulator Tegangan  ini supply tegangan  dari power  supply dengan  keluaran tegangan  34.25VDC  kemudian  masuk  kedalam rangkaian regulator tegangan dan penguat arus. Maka keluaran tegangan sesuai dengan perhitungan sebesar
Vout = Vrms ( ( R3:R4 ) + 1 ) = 34,25 ( ( 240 : 10000 ) + 1 )
= 35 Volt ( Open Circuit )
Gambar 6. Rangkaian Regulator Tegangan

## 3.3.  Pencacah Frequency
Pada  rangkaian  penguat  akhir  digunakan dengan  tujuan  untuk  mengubah  tegangan  DC menjadi  tegangan  AC  dengan  menggunakan gelombang  DC  yang  dicacah  menggunakan transistor  2N3055,  dimana  jenis  transistor  ini merupakan  transitor  daya  tinggi  yang  nantinya akan digunakan untuk melakukan proses cutting . Gambar  7.  merupakan  gambar  rangkaian pencacah frequency. Dalam perancangan pencacah frequency ini  menggunakan  beberapa komponen antara lain :
1. Resistor 100Ω : 2 buah 2. Resistor 3.3Ω : 2 buah 3. Capasitor 470nF  : 2 buah
4. Transistor 2N3055 : 2 buah
5. Trafo Step-up : 1 buah
Gambar 7. Rangkaian Pencacah Frenquency
Keluaran frequency & tegangan Vpp sesuai dengan perhitungan sebesar :
Nilai frequency : f = 0,7 : ( R x C ) = 0,7 : ( 140Ω x 470 nf ) = 10,63 KHz Nilai Tegangan Vpp : Vrms = Vmax √2 = 24,7 Vrms Vpp = 2.Vrms.√2 = 69,8 Vpp

## 3.4.  Rangkaian Alat Bedah
Gambar  8.  merupakan  gambar  rangkaian electrosurgery unit secara keseluruhan
Gambar 8. Rangkaian Alat Bedah
Cara  kerja  rangkaian electrosurgery  unit diatas  yaitu  pada  saat trafo power  supply mendapatkan supply tegangan  PLN  sebesar 220VAC  kemudian  diturunkan  melalui trafo step-down dengan  keluaran  tegangan  32VAC, lalu  di  searahkan  meluli diode sehingga gelombang  rangkaian  akan  berubah  menjadi VDC,  maka  akan  mengalir  tegangan  VDC menuju transistor LM  317  dimana  digunakan untuk regulator tegangan yang akan di atur oleh resistor  variable,  dan  sebagian  tegangan  akan mengalir  ke transistor MJ  2955  dimana
transistor ini  digunakan  sebagai  penguat  arus sehingga  dalam  rangkaian  akan  mengeluarkan arus  sesuai  dengan data  sheet yang  diperoleh dari transistor tersebut. Lalu kemudian tegangan akan  mengalir  menuju  rangkaian  pencacah frequency dimana dalam rangkaian ini tegangan DC  akan  dicacah  melalui transistor 2N3055 dimana transistor ini merupakan jenis transistor daya dan kemudian tegangan dikuatkan melalui trafo step-up , hasil dari keluaran tegangan pada trafo tersebut  digunakan  untuk cutting pada probe positive & probe negative.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  perancangan  alat  pisau  bedah  yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Alat Pisau Bedah
4.1. Pengujianan  Power  supply,  regulator, dan pencacah frekuensi Pada rangkaian ini power supply digunakan untuk supply tegangan  alat  pisau  bedah,  maka diperlukan  pengukuran  terhadap  kestabilan tegangan  pada  rangkaian power  supply sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Pengukuran Power Supply Jumlah Pengukuran Hasil Pengukuran ( Volt ) Pengukuran 1 35,7 V Pengukuran 2 35,9 V Pengukuran 3 35,9 V Pengukuran 4 35,8 V Pengukuran 5 35,9 V Hasil Rata – Rata 35,84 V Pada  Tabel  2  menunjukan  hasil  tegangan yang dilakukan dengan pengukuran
menggunakan  multimeter  dengan  menunjukan keandalan tegangan Vout pada rangkaian power supply .  Hasil  tegangan  ini  merupakan  hasil
tegangan  DC  yang  dihasilkan  oleh  rangkaian power  supply dimana output  trafo  stepdown tegangan  AC  dirubah  menjadi  tegangan  DC melalui diode kemudian menuju kapasitor. Dari hasil  pengukuran  tegangan  yang  dilakukan sebanyak lima kali pada rangkaian power supply yang berfungsi sebagai sumber catu daya dalam pengujian  tegangan  rata-rata  diperoleh  35,84 Volt.  Pada  rangkaian  ini,  kestabilan  tegangan yang  dihasilkan  sudah  baik  jika  dibandingkan dengan  hasil  perhitungan  berdasarkan  rumus yaitu sebesar 34,25 Volt.
Pada  rangkaian  ini regulator tegangan digunakan  untuk  mengatur  tegangan  alat  pisau bedah,  maka  diperlukan  pengukuran  terhadap kestabilan  tegangan  pada  rangkaian regulator tegangan. Dari hasil pengukuran tegangan yang dilakukan  sebanyak  lima  kali  pada  rangkaian regulator tegangan  yang  berfungsi  sebagai pengatur  tegangan  DC dalam  pengujian tegangan  rata-rata  diperoleh  35,9  Volt.  Pada rangkaian  ini,  kestabilan  tegangan  yang dihasilkan  sudah  baik.  Setelah  melakukan pengukuran  maka  dapat  dibandingkan  antara hasil pengukuran yaitu sebesar 35,9 volt dengan hasil  perhitungan  berdasarkan  rumus  yaitu sebesar 35 Volt.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Regulator Tegangan Jumlah Pengukuran Hasil Pengukuran ( Volt ) Pengukuran 1 35,9 V Pengukuran 2 35,8 V Pengukuran 3 36,0 V Pengukuran 4 35,9 V Pengukuran 5 35,9 V Hasil Rata – Rata 35,9 V Pencacah frequency merupakan  suatu rangkaian elektronika yang berfungsi mencacah gelombang  DC  sehingga  dapat  menghasilkan sinyal frequency yang  dapat  dilihat  pada osciloscope. Maka  diperlukan  pengukuran terhadap  kestabilan  tegangan  pada  rangkaian pencacah frequency sebagai berikut :
Tabel 4. Hasil Pengukuran Pencacah Frequency Jumlah Pengukuran Hasil Pengukuran ( Vrms ) Pengukuran 1 28,8 V Pengukuran 2 28,7 V Pengukuran 3 28,7 V Pengukuran 4 28,8 V Pengukuran 5 28,7 V Hasil Rata – Rata 28,74 V
Dari  hasil  pengukuran  tegangan  yang dilakukan  sebanyak  lima  kali  pada  rangkaian regulator tegangan  yang  berfungsi  sebagai pengatur  tegangan  DC dalam  pengujian tegangan rata-rata diperoleh 81,28Vpp. Adapun bentuk  gelombang  dari  rangkaian pencacah frequency ditunjukan pada Gambar 10.
Gambar 10. Hasil Pengukuran Frequency
Dari  hasil  pengukuran frequency yang dilakukan  pada  pencacah frequency ,  dalam pengujian diperoleh frequency sebesar 11,16KHz  sementara  perhitungan  berdasarkan rumus yaitu sebesar 10,63KHz. Dalam pengukuran arus maksimal yang dihasilkan alat pisau  bedah  sebesar  0.32A,  Sehingga  dapat diperoleh daya maksimal sebesar :
P = V . I = 81,28V . 0,32A = 26,0096 Watt

## 4.2.  Pengujianan Pisau bedah kepada Daging Sapi, Daging Kambing, Daging Kerbau
Pada  perancangan  pisau  bedah  listrik  ini diperlukan  pengujian  alat,  agar  mendapatkan spesifikasi  yang  diinginkan,  oleh  karna  itu dilakukan uji coba terhadap objek yang telah di tentukan.  Perancangan  secara  keseluruhan perangkat elektro surgery ini dapat menghasilkan frequency sebesar 11,16 KHz, dan daya  yang  dihasilkan  sebesar  26,0096  Watt, Dengan kedalaman daging 1mm dan lebar 2mm. Tegangan divariasi antara 27,8 Volt – 28,7 Volt.

## 4.2.1. Pengujian Pada Daging Sapi
Hasil  pengujian  pisau  bedah  yang  telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel  5:
Tabel 5. Hasil Pengujian Pada Daging Sapi Tegangan ( V ) Waktu ( t ) Kedalaman Lebar 28,7 Volt 51 Detik  1 mm 2 mm 28,1 Volt 53 Detik  1 mm 2 mm 27,8 Volt 57 Detik  1 mm 2 mm
Hasil  pengujian  pada  daging  sapi  dapat ditunjukan pada Gambar 11.
Gambar 11. Pengujian Pada Daging Sapi
Pada  Grafik  11.  menunjukan  hubungan antara tegangan yang dibutuhkan dengan waktu yang  diperlukan.  Untuk  memotong  daging  sapi dihasilkan kedalaman 1mm dan lebar 2mm. Pada Gambar  11  memperlihatkan  pada  tegangan 27,8Volt  membutuhkan  waktu  57detik  dalam pengoprasiannya,  sedangkan  pada  tegangan 28,1Volt  membutuhkan  waktu  53detik  dalam pengoprasiannya,  dan  pada  tegangan  28,7Volt membutuhkan waktu 51detik dalam pengoprasiannya, maka dapat ditunjukan semakin  rendah  tegangan  semakin  lama  pula waktu  yang  diperlukan,  begitu  pula  sebaliknya. Semakin  tinggi  tegangan  semakin  cepat  pula waktu yang diperlukan.

## 4.2.2.  Pengujian Pada Daging Kambing
Hasil  pengujian  pisau  bedah  yang  telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6 :
Tabel 6. Hasil Pengujian Pada Daging Kambing
Tegangan ( V ) Waktu ( t ) Kedalaman Lebar 28,7 Volt 30 Detik  1 mm 2 mm 28,1 Volt 41 Detik  1 mm 2 mm 27,8 Volt 49 Detik  1 mm 2 mm
Hasil  pengujian  pada  daging  kambing dapat ditunjukan pada Gambar 12.
Gambar 12. Pengujian Pada Daging Kambing
Pada  Gambar  13  menunjukan  hubungan antara tegangan yang dibutuhkan dengan waktu yang  diperlukan.  Untuk  memotong  daging kambing  dihasilkan  kedalaman  1mm  dan  lebar 2mm.  Pada  Gambar  12  memperlihatkan  pada tegangan 27,8Volt membutuhkan waktu 49detik dalam pengoprasiannya, sedangkan pada tegangan 28,1Volt membutuhkan waktu 41detik dalam  pengoprasiannya,  dan  pada  tegangan 28,7Volt  membutuhkan  waktu  30detik  dalam pengoprasiannya, maka dapat tunjukkan semakin  rendah  tegangan  semakin  lama  pula waktu  yang  diperlukan,  begitu  pula  sebaliknya. Semakin  tinggi  tegangan  semakin  cepat  pula waktu yang diperlukan.

## 4.2.3.  Pengujian Pada Daging Kerbau
Hasil  pengujian  pisau  bedah  yang  telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel  7 :
Tabel 7. Hasil Pengujian Pada Daging Kerbau
Tegangan ( V ) Waktu ( t ) Kedalaman Lebar 28,7 Volt 52 Detik  1 mm 2 mm 28,1 Volt 56 Detik  1 mm 2 mm 27,8 Volt 59 Detik  1 mm 2 mm
Hasil pengujian pada daging kerbau dapat ditunjukan  pada  Gambar  13.  Pada  Gambar  13. menunjukan  hubungan  antara  tegangan  yang dibutuhkan  dengan  waktu  yang  diperlukan. Untuk  memotong  daging  kambing  dihasilkan kedalaman  1mm  dan  lebar  2mm. Pada  Gambar 13  memperlihatkan  pada  tegangan  27,8Volt membutuhkan waktu 59detik dalam
pengoprasiannya,  sedangkan  pada  tegangan 28,1Volt  membutuhkan  waktu  56detik  dalam pengoprasiannya,  dan  pada  tegangan  28,7Volt membutuhkan waktu 52detik dalam pengoprasiannya,  maka  dapat  ditunjukankan
semakin  rendah  tegangan  semakin  lama  pula waktu  yang  diperlukan,  begitu  pula  sebaliknya. Semakin  tinggi  tegangan  semakin  cepat  pula waktu yang diperlukan.
Gambar 13. Pengujian Pada Daging Kerbau
Dari ketiga pengujian yang telah dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  pada Gambar 14 :
Gambar 14. Hasil Pengujian Terhadap Daging
Dari ketiga pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan ukuran panjang dan  lebar  10  cm  x  10  cm  yang  masing-masing jenis  daging  dengan  ukuran  disamakan,  maka dapat dilihat dari rataan  waktu dari  ketiga  jenis daging yang dilakukan adalah :
1. Daging Sapi
51 + 53 + 57 3 = 53,66 detik 2. Daging Kambing
30 + 41 + 49 3 = 40 detik 3. Daging Kerbau 52 + 56 + 59 3 = 55,66 detik
Maka dari hasil perhitungan rataan waktu diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  daging  kerbau memiliki  karakteristik  daging  paling  keras
diantara  ketiga  jenis  ini  sehingga  memiliki waktu  paling  lama  untuk  hasil  pemotongannya dengan membutuhkan waktu 55,66 detik dalam pengoprasiannya.  Sedangkan  daging  kambing memiliki  karakteristik  daging  paling  lembut diantara kedua ketiga jenis ini sehingga memiliki waktu paling sedikit untuk hasil pemotongannya dengan  membutuhkan  waktu  40  detik  dalam pengoprasiannya.  Namun  aging  sapi  memiliki karakteristik  daging  lebih  lunak  dari  daging kerbau,  akan  tetapi  memiliki  karakteristik daging lebih keras dari daging kerbau, sehingga dalam  pemotongannya  membutuhkan  waktu 53,66  detik  dalam  pengoprasiannya.  Tabel  8 menujukan  perbandingan  antara  perhitungan dengan perancangan alat pisau bedah.
Tabel 8. Hasil Perbandingan Antara
Perhitungan Dan Pengukuran Kinerja Ref [1] Perhitungan  Pengukuran Frequency 450 KHz 10,63 KHz 11,16 KHz Daya 47,97 Watt 21,3 Watt 26,0096 Watt Lebar 2 mm 2 mm 2 mm Kedalaman 1 mm 1 mm 1 mm Dari Tabel 8 dapat disimpulkan
perbandingan  antara  referensi  yang  didapat dengan  perancangan  alat  pisau  bedah.  Dengan perbedaan
frequency
dari referensi
menggunakan frequency 450KHz dengan perancangan  menggunakan frequency 11,16 KHz dan  perbedaan daya dari referensi sebesar 47,97Watt  dengan  perancangan  menggunakan daya  sebesar  26  Watt,  dapat  menghasilkan kedalaman  &  lebar  pemotongan  pada  hasil daging yang sama. Namun dengan daya relative rendah  sehingga  dapat  meminimalisir  adanya sparkover penyebab luka bakar.

## 5. KESIMPULAN
Alat  Rancang  Bangun Low  Power Elektro Surgery ( Pisau Bedah Listrik ) Pada Frequency 10  KHz.  Menghasilkan  daya  sebesar  26,0096 Watt dan frequency sebesar 11,16 KHz.
1. Pada  daging  sapi  dengan  menggunakan tegangan  28,7  Volt  membutuhkan  waktu  51 detik  ,  dengan  menggunakan  tegangan  28,1 Volt  membutuhkan  waktu  53  detik,  dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt
membutuhkan waktu 57 detik.
2. Pada  daging  kambing  dengan  menggunakan tegangan  28,7  Volt  membutuhkan  waktu  30 detik,  dengan  menggunakan  tegangan  28,1 Volt  membutuhkan  waktu  41  detik,  dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt membutuhkan waktu 49 detik.
3. Pada  daging  kerbau  dengan  menggunakan tegangan  28,7  Volt  membutuhkan  waktu  52 detik,  dengan  menggunakan  tegangan  28,1 Volt  membutuhkan  waktu  56  detik,  dengan menggunakan tegangan 27,8 Volt membutuhkan waktu 59 detik. 4. Jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian rancang  bangun  alat  pisau  bedah  listrik  ini daya rendah dan frequency rendah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya spark over .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Joko  Sunardi,  M.Fajri.S,  Toto.T.  2011.
Rancang  Bangun  Pisau  Bedah  Listrik Dengan Frequency 450KHz  (ESU). Yogyakarta : STTN-BATAN [2] Bangkit  Anggun  W.  2010.  Analisa Ketidakpastian Electrosurgical Unit . Surabaya : ITS [3] Daniel  Palanker.  2008. Mechanism  of
Interaction  in  Electrosurgery .  USA  : Stanford Univerity [4] Malvino. 2003. Prinsip-Prinsip Elektronika .  Terjemah  Joko  Susanto. Depok: Salemba Teknik. [5] Cooper, David, William. 1993. Instrumentasi  Elektronik  dan  Teknik Pengukuran. Penerbit Erlangga.
[6] Hayt,  H.  William.  1996.  Rangkaian Listrik. Penerbit ITB Bandung.
[7] Fizgerald,A,E dan Gabriel A,1985. Dasar- Dasar  Elektroteknik,  Penerjemah  Pantur
Silaban,  Edisi  kelima  jilid  2,  Penerbit Erlangga, Jakarta. [8] Malvino, 1996, Prinsip-Prinsip Elektronika  Edisi  Ke  Tiga.  Penerbit Erlangga.
[9] Soedjono,  H.  Hartanto.  2002. Merakit Elektronika. Semarang : Effar. [10] Warsito,S,1996, Kamus Elektronika Indonesia,  Edisi  Yang  disempurnakan, Penerbit  PT.Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
[11] Diana S. 2011. Electro Surgical. Surabaya
: Institut Teknologi Sepuluh November.

## [12] Andi Ardiansyah, Hirawan Antoni. 2010.
Electro Surgical Unit Sebagai Alat Bantu Bedah. Jakarta  :  Universitas  Mercu
Buana.
[13] Matias  H.W.  Budhiantho,  Gunawan Dewantoro, Demas Sabatino.” Perancangan Penguat Awal Menggunakan Tabung Hampa Pada Aras Tegangan  Rendah”  Jurnal  Nasional Teknik Elektro. Vol 4, No 1. 2015.
[14] Prof.Dr.Zuhal M.Sc.EE, Ir.Zhanggischan. 2004. Prinsip Dasar Elektroteknik,
Penerbit  PT.Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
[15] Malvino,A.P. Prinsip-prinsip  Elektronik edisi ke 2. Alih bahasa Gunawan, Hanapi.
Jakarta : Erlangga.
[16] Bishop,  Owen.  2004. Dasar-Dasar Elektronika . Alih bahasa Harmein, Izham. Jakarta : Erlangga.

## Biodata Penulis
Teguh Firmansyah , Lahir di Subang pada tahun 1987. Melanjutkan Studi S-1 dan S-2 di Teknik Elektro. Universitas  Indoensia. dengan predikat Cumlaude.  Bidang  penelitian  meliputi  RF  and Wireless  Communications.  Broadband  and Multiband  Communications.  Antenna  and Propagation. Wireless Sensor Networks (WSN). Internet of Thing (IoT) and Machine to Machine (M2M)  Communications.  Beberapa  jurnal penulis,  telah  diterima  di  Jurnal  Internasional terindeks.  Selain  itu,  Penulis  memiliki  HKI sebanyak 3 buah. Saat ini aktif mengajar di JTE Untirta, serta tergabung dalam Wireless Antenna Communication Enginerring Studies (WACES). Teknik Elektro Untirta.