## ANALISIS KENAIKAN HARGA AKTIVITAS KPK 01 CR001
Subiharto, Rohidi, Suhadi, Tri Anggono, Fahmi Alfa Muslimu

## ABSTRAK
ANALISIS KENAIKAN  HARGA AKTIVITAS  KPK 01 CR001 . KPK 01 CR 001 adalah salah satu  sistem  yang    berfungsi  untuk  mengukur  aktivitas  radiasi  pada  saat    limbah  cair  dipindahkan dari  tangki  penyimpanan  limbah  cair  aktivitas  rendah  KPK  01    ke  sistem  Pemantauan  Buangan Terpadu.  Dalam  kondisi normal  hasil  analisis  sampel  tangki  KPK  01  dan  air  yang  terdapat  pada vessel hampir sama.  Berdasarkan data hasil pengamatan harga yang ditunjukkan  indikator sistem ini    adalah    3x10 -4 Ci/m 3 sehingga  menyebabkan High  alarm di  Ruang  Kendali  Utama.    Oleh karena  itu  perlu  diyakinkan  apakah  harga  indikator  tersebut  menunjukkan  aktivitas  limbah  cair dalam  tangki  yang  sebenarnya  atau  karena  sebab  yang  lain.  Untuk  memastikan  penyebab kenaikkan  harga  indikator  dilakukan  analisis  dengan  cara  menguji  respon  detektor  dan  fungsin instrumentasi sistem   KPK 01  CR  001,  mengukur  sampel air  dalam tangki limbah cair KPK  01, sampel  air  dalam  vessel,  kemudian  mencacahnya  dengan  menggunakan multy  channel  analyzer . Hasil  analisis  sampel  air    pada tangki  KPK  01  adalah  1,9  x  10 -8 Ci/l  .  Berdasarkan data  tersebut diatas  penyebab  kenaikkan  harga  aktivitas    KPK  01  CR  001  berasal  dari  limbah  cair  aktivitas sedang dari KPK 02 yang masuk ke vessel KPK 01 CR 001, akibat katup yang kurang rapat.

## Kata kunci : Analisis dan sistem KPK 01 CR 001

## ABSTRACT
ANALYSIS  OF  ACTIVITY    INCREASE  IN  KPK  01 CR001.  KPK  01  CR001  is  one  of  the  systems used to measure radiation level during  liquid waste  transfer from liquid waste storage tanks low activity to  the integrated waste monitoring  system.  In normal  conditions  the  results  of analysis of samples  KPK  tank  01,  and  water  contained  in  the  vessel  are  almost  same.  Based  on  an observations  value shown by indicators is 3x10 -4 High Ci/m 3 and it causes high alarm at the Main Control Room. Therefore an investigation needs to be performed to decide whether the value come from liquid waste in the KPK 01  tank. This measure is done by checking detector respons and its instrumentation fuction of  KPK 01 CR 001,  measuring  water sample  in the waste tank KPK 01, a sampel of water in a vessel  and chopping it using  multy channel analyzer. The results of analisis of water samples in KPK 01 tank is    1,9 x10 -8 Ci/l. Based on the data above it can be concluded that  KPK 01 CR 001 activity increases is caused by liquid waste from waste looking for moderate activity  categoried  as  medium  activity    of    KPK  02  that  entered      KPK  01  CR  001  vessel,  are slightly valve open.
Keywords: Analysis  and KPK 01 CR 001 system

## PENDAHULUAN
Limbah  radioaktif  mempunyai  potensi bahaya  radiasi  baik  bagi  manusia  maupun lingkungan  hidup,  oleh  karena  itu  limbah radioaktif  harus  dikelola  da  dikendalikan dengan baik sehingga konsentrasi limbah selalu berada pada nilai ambang batas yang diizinkan, sehingga tidak menimbulkan dampak radiologis  bagi  pekerja,  masyarakat  maupun lingkungan.
Penampungan  limbah  cair  dilakukan dengan cara  mengalirkan   limbah cair melalui pipa secara gravitasi atau langsung di pompa ke sistem  penampungan  limbah  cair  aktivitas rendah (KPK 01).
Limbah  cair  aktivitas  rendah  terdiri  dari  dua tangki penampung yang masing-masing mempunyai  kapasitas  penampungan  20  m 3 . Instalasi  tersebut  terletak  di  level  -6,50  m  di dalam gedung reaktor.
Limbah  cair  aktivitas  rendah  berasal  dari dampak kegiatan selama reaktor beroperasi :
1. Kondensasi sistem ventilasi,
2. Air  bekas  dekontaminasi  diruang dekontaminasi,
3. Air drainase lantai daerah aktif,
4. Air drainase komponen primer,
5. Air pengosongan dan pengisian kolam reaktor.
Untuk  mengetahui  besarnya  aktivititas air  limbah  pada  saat  transfer  ke  sistem Pemantauan  Buangan  Terpadu,  penampung limbah  dilengkapi dengan   alat ukur terpasang yaitu  KPK  01  CR001.    Dalam  kondisi  normal aktivitas limbah dalam tangki yang ditunjukkan oleh  alat  ukur  KPK  01  CR  001  dalam  orde, 1,5 x 10 -7 Ci/m 3 sampai dengan 1 x 10 -6 Ci/m 3 . Berdasarkan  data  hasil  pengamatan sistem  ini  mengalami  peningkatan  yang  cukup berarti  yaitu  dari  1x10 -6 Ci/m 3 menjadi  3x10 -4
Ci/m 3 ,  sehingga  menimbulkan High  alarm di Ruang  Kendali  Utama.  Dengan  kondisi  ini
limbah  cair  tersebut  tidak  bisa  di  alirkan    ke Pemantauan  Buangan terpadu,  sehingga  makin lama  makin  penuh.  Jika  kondisi  ini  dibiarkan akan  mengganggu  jalannya  operasi  reaktor, oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  upaya  untuk mengetahui  penyebab  kenaikkan  aktivitas limbah  KPK  01  CR  001.  Upaya  tersebut  yaitu dengan  melakukan    analisis    sampel  pada tangki  penampung    limbah  KPK  01  CR  001 dan  sampel  pada  vessel  tempat  pencacahan limbah cair sebelum limbah mengalir  ke tangki penampung limbah
cair, kemudian mencacahnya  dengan  menggunakan multi channel analyzer
Dengan  kegiatan  ini  diharapkan  dapat diketahui  penyebab  kenaikkan  penunjukkan sistem KPK 01 CR 001, dan limbah cair   dapat dipastikan  aman  bagi  para  pekerja,  dan lingkungan  sehingga limbah radioaktif tersebut dapat segera dialirkan ke Pemantauan Buangan Terpadu.

## DESKRIPSI SISTEM
Pemantau effluen untuk  limbah  cair aktivitasn rendah dilakukan oleh sistem KPK01 CR001  yang  terintegrasi  dengan ruang  kendali utama dan  dilengkapi  dengan  lampu indikator, meter  penunjuk  dan  rekorder.  Sistem  ini bekerja nonstop selama 24 jam dalam sehari.
Titik pengukuran sistem KPK01 CR001dilengkapi  dengan transmitter yang mempunyai nilai  batas  aktivitas  ganda  yaitu 1.10 -2 Ci/m 3 dan  1.10 -4 Ci/m 3 .  T ransmitter tersebut bekerja sebagai berikut *2) :
- Jika  aktivitas  limbah  cair  yang akan  masuk melebihi  nilai  aktivitas  pertama,  maka  air limbah  dari  sistem drainase komponen primer  (KTA02)  yang  menuju  saluran penyimpanan    limbah  cair  secara  otomatis berhenti.
- Limbah cair dari sistem KPK sebelum
dibuang  dianalisis  terlebih  dahulu  kandungan
nuklidanya  dengan  menggunakan  MCA.  Jika kandungan  nuklidanya  tidak  melebihi  batas yang  diijinkan,  maka  limbah  cair  tesebut disalurkan  ke  sistem  Pemantauan  Buangan Terpadu  (PBT)  yang  terhubung  dengan  Pusat Teknologi  Limbah  Radioaktif  (PTLR).  Pada saat  proses  penyaluran  ke  sistem  PBT  tersebut jika  nilai  batas  kedua  terlewati  maka  secara otomatis  proses  tersebut  berhenti,  begitu  juga jika  terjadi  kegagalan  peralatan  (dibawah  nilai atas)  pelepasan  limbah  secara  otomatis berhenti.
KPK01  CR001  dirancang  untuk  mengukur tingkat  radiasi  gamma  di  dalam  air,  dengan spesifikasi sebagai berikut * 2) : Rancangan Pengukuran  : Aktivitas Gamma Satuan Pengukuran       : Ci/m 3 Rentang Pengukuran  : 2.10 -7 s/d 1.10 -1 (Na24) Nilai batas alarm 1 : 1.10 -2 Ci/m 3 Nilai batas alarm 2 : 1.10 -4 Ci/m 3 Tipe Detektor : NaI(Tl) Output : 0-20 mA Power Supply : 24 V Laju dosis γ area : ≤ 10 mrem/jam
Gambar 1. Bagan Sistem KPK01 CR001
Sistem  KPK  01  CR001  terdiri  dari  pipa  inlet dan outlet yang dilengkapi dengan dtektor yang terkungkung  di  dalam  shielding,  flow  meter, dan  indikator  yang  dipasang  di  Ruang  kendali Utama  (RKU)  dan  Ruang  Kendali  Darurat (RKD) yang bisa diamati setiap saat.
Keterangan Gambar:
1. Aliran yang mask ke dalam pipa
2. Alat pemantau radiasi
3. Jalur untuk dekontaminasi
Gambar 2. Sistem KPK 01 CR001 Air  yang  mengalir  di  dalam  pipa  yang mengandung  radiasi  ditangkap  oleh  detektor sintilasi. Ketika terdapat radiasi yang memasuki kristal, terdapat kemungkinan bahwa energinya akan terserap oleh beberapa elektron di pita valensi, sehingga dapat meloncat ke pita konduksi.  Beberapa  saat  kemudian  elektron- elektron tersebut akan kembalin ke pita valensi melalui  pita  energi  bahan  aktivator  sambil memancarkan percikan cahaya.
Jumlah  percikan  cahaya  sebanding dengan  energi  radiasi  yang  diserap  dan dipengaruhi    oleh  jenis  bahan  sintilatornya. Semakin besar energi semakin banyak percikan cahayanya. Percikan cahaya  ini ditangkap oleh photomultiplier  untuk  dirubah  menjadi  berkas elektron untuk diolah sebagai pulsa/arus listrik. Bearnya  pulsa/arus  listrik  digunakan  sebagai output pada transmitter.

## LANGKAH-LANGKAH ANALISIS
Kegiatan analisis penyebab kenaikkan aktivitas KPK 01 CR 001 dilakukan sebagai berikut:
1) Memeriksa  arus  dan  tegangan  pada istem instrumentasi KPK 01 CR 001
KPK01 BR003
2) Mengambil    sampel  limbah  cair  yang terdapat dalam tangki KPK
3) Air sampel limbah cair dimasukkan ke dalam  merinelli  yang  mempunyai volume 1 liter
4) Menganalisis  sampel  limbah  cair dengan  menggunakan multy  channel analyzer
5) Mengambil  sampel  limbah  cair  yang terdapat dalam vessel
tempat
pencacahan  limbah  cair  sebelum limbah
mengalir
ke tangki penampungan limbah cair.
6) Air  sampel  limbah  cair  dari vessel dimasukkan  kedalam  merinelli  yang mempunyai volume 1 liter
7) Menganalisis  sampel  limbah  cair  dari vessel  menggunakan multy  channel
analyzer 8) Membersihkan vessel tempat pencacahan  limbah  cair  sebelum limbah
mengalir ke tangki penampungan limbah cair.
Gambar 3. Detektor dikeluarkan dari shielding
Gambar 4. Membongkar shielding
Gambar 5. Genangan air dalam vessel
Gambar 6. Membersihkan vessel
Gambar 7. vessel setelah dibersihkan
Gambar 8. Multy channel Analyzer

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Data hasil Analisis  Limbah cair dari tangki KPK 01 CR001 No Nuklida Aktivitas Bq/l Batas keselamatan Bq/l 1 Co-60 1748,19 2 x 10 3 2 Na-24 2868,37 7 x 10 3 3 Zn-65 1573,73 4 x 10 3 4 Rh-106m 1023,27 --
Tabel 2. Data hasil Analisis  Limbah cair dari vessel No Nuklida Aktivitas Bq/l Batas keselamatan Bq/l 1 Co-60 5147, 40 2 x 10 3 2 Na-24 -- 7 x 10 3 3 Zn-65 3856,35 4 x 10 3 4 Rh -- -- Tabel 2. Hasil Analisis  Limbah cair tangki KPK 01 CR001 setelah vessel dibersihkan No Nuklida Aktivitas Bq/l Batas keselamatan Bq/l 1 Co-60 318,93 2 x 10 3 2 Na-24 375,52 7 x 10 3 3 Zn-65 -- 4 x 10 3 4 Rh -- --
Kegiatan  analisis  penyebab  kenaikan  aktivitas sistem KPK 01 CR 001 hasilnya disajikan pada
Tabel.1,2  dan  Tabel  3,  dan  Gambar  1  sampai dengan  8.  Berdasarkan  hasil  analisis  yang ditunjukkan pada Tabel 1, diketahui bahwa hasil analisis  limbah cair  dari tangki  KPK  01 CR001  terdapat  nuklida Co-60 dengan  aktivitas  1748,19  Bq/l,  Zn-65  dengan aktivitas  2868,37  Bq/l,  Na-24  dengan  aktivitas 1573,73  Bq/l  dan  Rh-108  dengan  aktivitas 1023,27 Bq/l . Harga ini masih berada dibawah ketentuan  keselamatan  yang  tercantum  dalam SK. No.02/Ka-BAPETEN/V-199) yaitu 2 x 10 3 Bq/l  untuk  Co-60,    4  x  10 3 Bq/l  untuk  Zn-65 dan  7  x  10 3 Bq/l  untuk  Na-24.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Limbah  cair  yang  berada di  tangki  KPK  01  CR001  berada  di  bawah batas nilai keselamatan, aman bagi pekerja dan lingkungan, sehigga bisa dialirkan ke Pemantauan Buangan Terpadu.
Data  yang  disajikan  pada  Tabel  1 berada dibawah batas keselamatan tetapi alarm di  RKU  tetap  tidak  hilang.  Pengamatan
Analisis Kenaikan Harga Aktivitas…(Subiharto, dkk)
selanjutnya  yaitu  dengan  analisis  air  yang berada  di  dalam  vessel,  tetapi  sebelum membuka vessel harus  diyakinkan  terlebih dahulu  bahwa  instrumentasinya  berfungsi dengan  semestinya    baik  tegangan  tingginya maupun sinyal conditionernya . Oleh karena itu pengujian  instrumentasi  dilakukan    dengan mengeluarkan detektor  dari shieldingnya (Gambar  3).  Pada  saat  detektor  dikeluarkan dari vesse l indikator di RKU menunjukkan  6  x 10 -4 Ci/m 3 ,  harga  ini  menunjukan  peningkatan dua  kalinya  dari  harga high  alarm semula,
peningkatan ini dimungkinkan karena sumbangan dari background sekitarnya. Perubahan  harga  indikator  pada  saat  detektor dikeluarkan menunjukkan  bahwa instrumentasi berfungsi dengan baik.
Setelah sistem instrumentasinya diyakinkan  berfungsi  dengan  baik  maka langkah  selanjutnya    membongkar shielding detektor  (Gambar  4)  untuk  menganalisi  air yang berada dalam vessel . Langkah ini diambil terakhir  karena  untuk  membongkar shielding detektor diperlukan banyak personel minimal 4 orang.  Di  dalam vessel tersebut  terdapat  air (Gambar  5)  yang  berasal  dari by  pass sistem KPK  yang  dialirkan  melalui valve melewati vessel sistem  KPK  01  CR  001.  Berdasarkan analisis  yang  disajikan  pada  Tabel  2.  dapat diketahui  bahwa  air  tersebut  mengandung nuklida  Co-60  dengan  aktivitas  5147,40  Bq/l dan  Zn-65  dengan  aktivitas  3856,35  Bq/l  . Harga  cobal  melebihi    ketentuan  keselamatan yang tercantum dalam SK. No.02/Ka- BAPETEN/V-199)  yaitu  2  x  10 3 Bq/l  untuk Co-60,  4 x  10 3 Bq/l  untuk  Zn-65    dan  7  x  10 3 Bq/l  untuk  Na-24 *1) .  Dengan  demikian  dapat dipastikan bahwa penyebab high alarm di RKU akibat  aktivitas  Co-60  yang  melebihi  batas alarm  dan  menempel  di  dalam vesse l.  Karena kebetulan air yang di alirkan dari by *1) . Setelah diketahui  penyebabnya  maka vessel tersebut dibersihkan  (Gambar  6  dan  Gambar  7).  Tabel 3, adalah hasil analisis limbah cair tangki KPK
01  CR  001  setelah  vessel  dibersihkan. Berdasarkan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa nuklida  yang  terdeteksi  adalah  Co-60  dengan aktivitas  318,93  Bq/l  dan  Na-24  375,52  Bq/l. Harga  ini  berada  dibawah  batas  ketentuan keselamatan  BAPETEN,  dengan  demikian sistem pengukuran limbah cair KPK 01 CR 001 kembali  ke  kondisi  normal  seperti  semula  dan menunjukkan harga 1 x 10 -6 Ci/m 3 .

## KESIMPULAN
Dari hasil analisis disimpulkan bahwa kenaikan harga  aktivitas  KPK  01  bukan  hanya aktivitassebenarnyadari  limbah  yang  tersimpan didalamnya  melainkan  hanya  aktivitas  unsur Co-60 aktif yang menempel pada vessel.

## SARAN
Untuk  menghindari  adanya  nuklida  aktif  yang menempel  pada  vessel  disarankan  sehabis transfer  limbah  cair  ke  Pemantauan  Buangan Terpadu vessel harus dibersihkan

## DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan  KA.  BAPETEN  nomor  :  03/Ka- BAPETEN/V-99, tentang ketentuan keselamatan  untuk  pengelolaan  limbah radioaktif 2. Component Specification Radiatioan Protection System OS 8340 3. Prosedur Pengendalian Daerah Kerja
bahaya  radiasi  di  RSG-GAS  No.  Ident RSG.KK.01.02.61.11, revisi 00