http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jtev/index
Volume 06  Number 01  2020 ISSN: 2302-3309
Received February 03, 2020; Revised February 05, 2020; Accepted February 06, 2020

## Rancang Bangun Alat Pengukur Detak Jantung Menggunakan Komunikasi Wifi dengan Android
Yulidarti *1 , Hendri 2
Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang *Coressponding author, e-mail: yulidart97@gmail.com

## Abstrak
Kesehatan  merupakan 0i elemen  vital o dalam  segala  aktivitas 0 yang  dilakukan 0 oleh  manusia.  Namun, manusia 0 sering tidak memahami 0 arti sebenarnya 0 dari kesehatan 0 secara fisik. Sehat secara 0 fisik berarti seluruh  organ 0 tubuh  berada  dalam  ukuran  sebenarnya  dan  berada  dalam  kondisi  optimal,  serta  dapat berfungsi normal. Sehat secara ki fisik diukur dari parameter dasar nilai-nilai normal dari tanda-tanda vital tubuh,  seperti    jantung.  Pada  tugas  akhir  ini  dilakukan 0 rancang  bangun  alat  pengukur  detak  jantung menggunakan komunikasi wifi dengan android. Tugas akhir ini bertujuan untuk u mengetahui keakuratan easy pulse  sensor dalam mendeteksi detak jantung pada jari 0 tangan, dimana 0 kemudian sistem ini akan digunakan 0 untuk  merekam  detak  jantung  pasien 0 seharian  dalam  kondisi  beraktivitas.  Sistem  ini dirancang  menggunakan  modul  easy  pulse  sensor  yang  akan  dihubungkan  dengan  wifi  NodeMCU ESP8266.  Data  detak  jantung o direkam  atau  disimpan  di  android.  Hasil  pengukuran  ini  dibandingkan dengan pengukuran secara manual dan kemudian untuk sebagai acuan tingkat keakurasiannya o menggunakan alat pengukur detak jantung merek omron. Pengujian alat ini dilakukan dengan mengukur jari telunjuk dengan alat yang dibuat penulis dan dilakukan dengan cara memasangkan alat  pengukur  detak  jantung  merek  omron  dipergelangan  tangan  kemudian  alat  yang  terpasang  tadi didekatkan  ke  dada,  perhitungan  ini  dilakukan  selama  60  detik.  Pengujian  alat  PDJ  (Pengukur  Detak Jantung)  ini  dilakukan  kepada  naracoba  laki-laki  dan  perempuan  masing  masing  satu  kali  pada  jari telunjuk dan pergelangan tangan.  Dimana sampel acak  yang dilakukan kepada  naracoba laki-laki dan perempuan memiliki m perbandingan error 0-6%. Kata Kunci : Detak Jantung,  Sensor Easy Pulse, Wifi Nodemcu ESP8266,Android.

## Abstract
Health  is  a  vital  element  in  all  activities  carried  out  by  humans.  However,  humans  often  do  not understand the true meaning of physical health. Physically healthy means all body organs are in their actual size and are in optimal condition, and can function normally. Physically healthy is measured from the basic parameters of normal values of the body's vital signs, such as the heart. In this final project is designed  to  build  a  heart  rate  measuring  device  using  WiFi  communication  with  Android.  This  final project aims to determine the accuracy of the easy pulse sensor in detecting heartbeats on the fingers, which then the system will be used to record the patient's heart rate throughout the day on the move. This system is designed using an easy pulse sensor module which will be connected to the NodeMCU wifi ESP8266. Heart data is recorded or saved on android. The results of this measurement are compared with manual measurement and then as a reference for the level of accuracy using an omron brand heart rate meter. Testing of this tool is done by measuring the index finger with a tool made by the author and is done by pairing an omron wrist beat meter then the instrument that was attached was brought to the chest,  this  calculation  is  carried  out  for  60  seconds.  This  PDJ  ( Heart  Rate  Measurement )  test  is performed  on  male and  female  narcotics  once on  the  index  finger  and  wrist.  Where  random  samples conducted for men and women have an error ratio of 0-6%.
Keywords : Heartbeat, Easy Pulse Sensor, Wifi Nodemcu ESP8266, Android.

## PENDAHULUAN
Kesehatan cc imerupakan v elemen b vital u dalam u segala ic aktivitas 0 yang i dilakukan ii oleh manusia.  Namun,  manusia  sering  tidak c memahami  arti c sebenarnya  dari c kesehatan c secara fisik.  Sehat c secara c fisik  berarti  seluruh c organ c tubuh  berada m dalam  ukuran  sebenarnya n dan berada dalam n kondisi optimal, serta dapat m berfungsi c normal. Sehat secara c fisik diukur c dari parameter c dasar nilai-nilai c normal dari c tanda-tanda vital tubuh, seperti  jantung.
Beberapa  penelitian  yang  sudah  pernah  dilakukan c sebelumnya,  yaitu  penelitian tentang Rancang c Bangun Alat Pengukur c Detak Jantung dan c Suhu Tubuh Manusia Berbasis Komunikasi  Bluetooth.  alat  ini  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  masih  menggunakan komunikasi bluetooth untuk mentransfer data. Karena bluetooth ini memiliki batas jarak jadi alat ini tidak bisa digunakan untuk pemantauan pasien dari jarak jauh [1]. Penelitian tentang Sistem  Pengukuran  Denyut  Jantung  Berbasis  Mikrokontroler  ATMega8535  juga  memiliki kekurangan yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu masih menggunakan komunikasi bluetooth, kekurangan dari bluetooth ini yaitu jangkauan radiusnya hanya sebesar 10 mm [2]. Penelitian  tentang c perancangan  alat c pengukur  detak  jantung c dengan  sensor c fotodioda berbasis  photoplethysmography c (PPG)  menggunakan c Atmega32A.  Alat  tersebut masih memiliki kekurangan. Kekurangan dari alat tersebut adalah bentuk dari alat tersebut sangatlah tidak  praktis  jika  di  bawa  kemana-mana  sehingga  pengecekan  denyut  jantung  tidak  dapat dilakukan sewaktu-waktu [3].
Penelitian k tentang k Sistem Pengukuran Detak Jantung Manusia Menggunakan Media Online Dengan Jaringan Wi-Fi Berbasis PC. Alat ini  juga masih memiliki kekurangan yaitu menampilkan datanya masih  menggunakan laptop atau PC sehingga alat  ini  kurang praktis untuk di bawa kemana-mana [4]. Penelitian tentang Rancang Bangun Alat Pengukuran oi Detak Jantung  dan  Panas  Tubuh  Dengan  Komunikasi Wifi (2,4GHz)  menggunakan  Android.  Alat tersebut  menggunakan Pulse  heart  sensor yang  mana Pulse  heart  sensor ini  memiliki kekurangan  yaitu  sensor  yang  sinyal  pengukurannya  belum  akurat.  Untuk  itu  penulis  ingin menggunakan sensor eazy pulse agar pembacaan sinyal  pengukuran detak jantung  yang lebih akurat [5] .

## METODE DAN MATERI
Dalam b proses c pembuatan b tugas c akhir n ini c digunakan  beberapa c rujukan n antara c lain  sebagai berikut:

## A. Detak Jantung
Denyut c merupakan pemeriksaan c pada pembuluh c nadi 0 atau c arteri. Ukuran p kecepatannya diukur j pada j beberapa  titik  denyut p misalnya j denyut h arteri c radialis  pada c pergelangan tangan, c arteri brachialis c pada lengan c atas, arteri karotis c pada leher, c arteri poplitea c pada belakang c lutut, c arteri  dorsalis c pedis  atau c arteri  tibialis c posterior  pada c kaki  [6]. Jantung o (bahasa c Latin, c cor )  adalah  sebuah c rongga,  organ 0 berotot  yang c memompa darah c lewat  pembuluh c darah  oleh c kontraksi 0 berirama  yang c berulang.  Istilah  cardiak berarti 0 berhubungan 0 dengan  jantung.  Jantung o adalah 0 salah 0 satu 0 organ n yang  berperan dalam sistem peredaran darah [7].

## Gambar 1. Sistem Konduksi Jantung
(Sumber : Harahap, 2013:2)
Pengukuran  atau  perhitungan  denyut  jantung  dapat  juga  dinamankan  dengan  Beat  Per Minutes (BPM). Untuk pengukuran detak jantung ada dua metode yaitu pengukuran yang
dilakukan secara langsung dan pengukuran  yang dilakukan tidak langsung. Pengukuran yang  dilakukan  secara  langsung    dapat  dilakukan  dengan  mendeteksi  pada  jantung  itu sendiri.  Sedangkan  pengukuran  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung  dengan memanfaatkan pembuluh darah, yaitu dengan memanfaatkan indera perasa pada ketiga jari tangan yang di tempelkan pada pembuluh darah dan menghitungnya secara manual selama 1 menit, atau menggunakan sadapan (sensor) yang terhubung dengan alat penghitung detak jantung.

## B. Wifi module NodeMcu ESP8266
NodeMcu  merupakan  sebuah opensource  platform IoT  dan  pengembangan Kit yang menggunakan  bahasa  pemrograman  untuk  membantu programmer dalam    membuat prototype produk  IoT  atau  bisa dengan   memakai sketch dengan   arduino   IDE.

## C. Sensor Easy Pulse
Sensor Easy Pulse adalah sensor yang dapat mendeteksi adanya detak jantung pada tubuh melalui jari manusia. Cara kerja dari y sensor 0 Easy 0 Pulse 0 yaitu u sensor ini c menggunakan sumber c cahaya inframerah c untuk menerangi disatu c sisi jari, c dan p sebuah c photodetector yang p ditempatkan m di p sisi c lainnya.

## D. Flowchart dan Diagram Blok
Flowchart berfungsi sebagai acuan dalam membuat kode program yang berisi intruksi atau perintah dari program yang akan dibuat. Rancangan flowchart sistem dari tulisan ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Blok diagram merupakan gambaran dasar dari rangkaian sistem yang akan dirancang, blok diagram dari Tugas Akhir ini dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.
Gambar 3. Blok c Diagram
HASIL c DAN c PEMBAHASAN
Alat c atau  Suatu  sistem c dapat  dikategorikan  bekerja c dengan  baik c sesuai  dengan perencanaannya apabila telah teruji sesuai fungsi kerja dari peralatan tersebut. Hasil pegujian menunjukkan hasil akhir perencanaan sesuai dengan kenyataan bahwa perangkat keras yang telah  dibuat  bisa  bekerja  dengan  baik  dan  dapat  dilakukan  oleh  pengguna.  Pengujian  ini dilakukan  dengan  membandingkan  pengukuran  detak  jantung  secara  Manual,  alat  merek omron dan Indikator Alat. Gambar 4, 5 dan 6 berikut ini merupakan bentuk alat keseluruhan dan alat merk omron.
Gambar 4. Photo Alat Dari Luar
Gambar 5. Photo Alat Dari Dalam
Sensor Easy Pulse Android WIFI NodeMCU ESP8266 Baterai DC 5V

## Gambar 6. Photo Alat Merek Omron

## A. Instrumen pengujian AlatMultimeter Digital
Pada  pembuatan  Tugas  Akhir  ini  alat  ukur  yang  digunakan  yaitu  alat  ukut  multimeter. Multimeter ini berfungsi untuk menguji tegangan dari catu daya dan tegangan pada sensor easy pulse , Multimeter yang digunakan adalah multimeter digital DEKKO.

## B. Pengujian dan Analisa Hardware
1. Catu Daya 5 VDC
Pengujian catu daya dilakukan menggunakan multimeter digital DEKKO. Tegangan yang dikeluarkan dari catu daya yaitu 5VDC.
Tabel 1. Pengujian Catu Daya Titik Pengukuran Baterai Tegangan VCC  (5Volt)  dihubungkan dengan positif multimeter Aktif 4,63 VDC Ground  dihubungkan  degan negatif multimeter Tidak Aktif 0 VDC
Dari Pengukuran diatas dapat dianalisa bahwa ketika catu daya aktif maka tegangan yang dihasilkan adalah 4,63 volt, sedangkan ketika catu daya tidak aktif tegangannya 0 volt atau tidak ada. Pengujian catu daya juga digunakan untuk mengetahui berapa tegangan  yang  digunakan  untuk  menghitung  daya  yang  dikonsumsi  oleh  masing- masing c komponen yang c digunakan pada c Tugas Akhir c ini. Seperti gambar 6 dibawah ini.

## 2. Modul NodeMcu ESP8266
Pengujian catu daya dilakukan menggunakan multimeter digital DEKKO. Tegangan yang dikeluarkan dari catu daya yaitu 5VDC.

## Tabel 2. Pengujian Modul NodeMcu ESP8266
Logika c Port Hasil Pengukuran 0 c (low) 0 c V 1 c (high) 4.63 c V
Modul NodeMcu  ESP8266  memiliki  tegangan  kerja  5  VDC. Modul NodeMcu ESP8266 bekerja c pada dua kondisi c logika  yaitu c kondisi low c (0) dan high (1). Pada saat  kondisi  logika  low c (0)  tegangan c yang  terbaca c pada  pengukuran c didapatkan tegangan c sebesar 0 VDC yang c berarti tidak ada tegangan masukan dan sistem c masih dalam c batas ideal. c Sedangkan pada kondisi logika high c (1), tegangan c yang c terbaca pada c pengukuran didapatkan c tegangan sebesar c 4.63 c VDC yang c berarti sistem c masih dalam c batas  ideal c karena  masih  berada  dalam  range  tegangan  kerja.  Seperti  yang terlihat pada gambar 8 dibawah ini.
Gambar 8. Pengujian Tegangan Modul NodeMcu ESP8266
3. Sensor Easy Pulse
Pengujian  tegangan  pada  Sensor  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  tegangan yang  diberikan  sebesar  3,3  volt  dari Modul NodeMcu  ESP8266  akan  sama  dengan tegangan  yang  diterima  agar  sensor  dapat  bekerja  sesuai  dengan  tegangan  yang direkomendasikan  oleh  datasheet.  Pengukuran  dilakukan  dengan  menghubungkan VCC modul sesor dengan positif sumber dan menghubungkan ground sensor dengan negatif sumber seperti pada gambar 9 dibawah.
Gambar 9. Pengukuran Tegangan Easy Pulse Sensor
Dari pengukuran diatas didapatkan hasil bahwa tegangan sumber yang diberikan 3,3 Volt  sedangkan  yang  diterima  oleh  sesnor  sebesar  3,25.  Tegangan  kerja  yang direkomendasikan  untuk  sensor    adalah  3  volt  sampai  5  Volt.  Itu  artinya  ada  error sekitar  0,5%.  Tapi  sensor  disini  masih  bisa  digunakan  karena  sudah  berada  pada tegangan kerjanya.

## 4. Pengukuran detak jantung
Berapa metode pengukuran detak jantung dengan Manual, alat merk omron dan alat PDJ , dimana sampel acak yang dilakukan kepada perempuan dan laki-laki memiliki perbandingan  error  0-6%.  Dalam  setiap  penghitungan  memiliki  ketentuan  dalam pengambilan nilai seperti pada Manual terhitung dalan penghitungan selama 60 detik dan menghasilkan nilai perhitungan Manual, perhitungan dengan menggunakan alat detak  jantung  merek  omron  dilakukan  dengan  cara  memasangkan  alat  tersebut kepergelangan  tangan  kemudian  alat  yang  terpasang  tadi  didekatkan  ke  dada, perhitungan  ini  dilakukan  selama  60  detik.  Dengan  alat PDJ yang  di  rancang  untuk pengambilan data detak jantung dilakukan selama 60 detik. Gambar 10 dibawah ini merupakan  hasil  pengukuran  detak  jantung  menggunakan  alat  merek  omron  dan indikator alat PDJ yang dibuat.
Gambar 10. Hasil Pengukuran Detak Jantung Menggunakan Alat Merek Omron Dan Alat PDJ
Tabel 3. Pengukuran Detak Jantung
Sample Pengukuran Detak Jantung Selisih Secara Manual Alat Omron Alat PDJ Jumlah Presentase Kevin 103 101 104 1 0,97% Rahmah 106 113 108 2 1,9% Resti 99 97 104 5 5,05% Rati 100 101 106 6 6% Chomy 100 100 102 2 2% Tya 96 93 100 4 4.16%
%Kesalahan = 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 x 100%
Pengujian 0 ini  bertujuan  untuk 0 mengetahui  kondisi 0 perbandingan  dari 0 alat  yang c di buat c dengan kondisi c nyata.Dalam pengujian c inimemiliki 3 perbandingan perhitungan. Penghitungan c secara  manual,  yaitu  perhitungan c detak  jantung c arteri  radalis c yang berada  pada m pergelangan  tangan.  Dilakukan  selama  1  menit  karena  satuan  yang dilakuakan  berupa  Beat  Per  Minutes  (BPM).  Pengujian  dengan  alat  merek  omron mendukung  agar  penghitungan  dapat  menghasilkan  nilai  yang  valid.  Penghitungan melalui  alat PDJ yang  dirancang,  yaitu  mengetahui  nilai  pengukuran  dalam  setiap perhitungan dengan sensor easy pulse.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan c
Setelah  melakukan  pembuatan  dan  pengujian  hasil  analisis  pengukuran  detak  jantung dengan  sensor  easy  pulse  dapat  diambil  kesimpulan  yaitu  Rata-rata  hasil  akurasi Pengukuran yang dilakukan secara manual, alat pengukuran detak jantung merek omron dan  alat PDJ yang  menggunakan  sensor  easy  pulse  yaitu    0-6%.  Tombol  yang  tersedia dalam  aplikasi  dapat  bekerja  sesuai  perintah  ketika  tombol  tersebut  ditekan.  Hasil pengukuran detak jantung dapat disimpan di dalam aplikasi dan microsoft excel.

## B. Saran
Berdasarkan  pengujian  alat PDJ ini,  maka  dapat  diperoleh  beberapa  saran  yang  perlu dipertimbangkan  untuk  pengembangan  penelitian  lebih  lanjut  agar  lebih  sempurna. Diantaranya  dengan  menambahkan  parameter  pengukuran  sesuai  dengan  alat  standart yang digunakan di dunia medis.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. B Wijaya, “Rancang Bangun Alat Pengukur Detak Jantung  Dan Suhu Tubuh Manusia Berbasis Komunikasi Bluetooth,” EEPIS Final Project. , 2010.
[2]   H.  Heruryanto,  W.  B  Nurdin,  and  Bidayatul  Armynah,”  Sistem  Pengukuran  Denyut Jantung  Berbasis  Mikrokontroler  ATMega8535,” In  Seminar  Nsional,  Universitas Hasanuddin, Makasar., 2014.
[3] S.  Hidayatulah,  M.  A  Riyadi,and  Darjat,  “Perancangan  Alat  Pengukur  Detak  Jantung Dengan  Sensor  Fotodioda  Berbasis  Photoplethysmography  (PPG)  Menggunakan ATMega32,” Transient , 4 (2), 312-316., 2015
[4]   A. N Harahap, “Sistem r Pengukuran k Detak r Jantung o Manusia o Menggunakan Media o Online t Dengan y Jaringan p WIFI h Berbasis m PC,” m Saintia b Fisika 4 4,(1)., 2013.
[5] L.  R  Ramadhani,  “Rancang  Bangun  Alat  Pengukur  Detak  Jantung  Dan  Panas  Tubuh Dengan KomunikasiI Wifi (2, 4ghz) Menggunakan Android,” 2017.
[6] G.  W  Wohingati  and  A.  Subari,  “Alat  Pengukur  Detak  Jantung  Menggunakan  Pulse Sensor  Berbasis  Arduino  Uno  R3  Yang  Diintergrasikan  Dengan  Bluetooth,” Gema Teknologi 17(2)., 2013.
[7] A. Arifin, Gambaran Faktor Resiko Pasien Penyakit Jantung Koroner Yang Menjalani Operasi Bypass di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Periode Januari Desember 2009.
[8]  H.  Masdi,  et  al.  “Design  of  a  prototype  D-STATCOM  for  voltage  sag  mitigation” In PECon 2004. Proceedings. National Power and Energy Conference, 2004. (pp. 61- 66). IEEE., 2004.

## Biodata Penulis
Yulidarti, lahir  di  Air Haji,  8 Juli  1997.  Sedang  menempuh  jenjang  sarjana 0 pada 0 Program Studi 0 Teknik 0 Elektro Industri di 0 jurusan Teknik 0 Elektro 0 FT u UNP.
Drs.  Hendri,  M.T,  Ph.D lahir  di  Padang,  17  September  1964.  Beliau  memperoleh  gelar Sarjana Teknik di Universitas Negeri Padang pada tahun 1989. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 di  ITB dan  memperoleh  gelar Master  dari  Institut Teknologi  Bandung (ITB) pada tahun 2000. Kemudian beliau kembali melanjutkan S3 untuk mendapatkan gelar Ph.D di Jurusan Teknik Elektro dan Elektronik, Fakultas Teknik University Putra Malaysia tahun 2010. Beliau juga aktif menjadi staff pengajar di Fakultas Teknik khususnya di Teknik Elektro FT UNP sampai sekarang.