Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PENGGUNAAN MOBILE BASE STATION SOUTH GALAXY G1

## UNTUK PENGUKURAN BATAS BIDANG TANAH DI KAWASAN PADAT BANGUNAN
Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : GNSS CORS as one of land and area measuring instrument has the weakness of limited range  of  base  station  and  can  only  be  used  in  open  area.  Nowadays,  this  weakness  can  be overcome  by  mobile  base  station  technology.  One  GNSS  tool  that  uses  mobile  base  station technology is Galaxy G1, South type. Another advantage is that, it can capture the Beidou satellite signal  so  that  the  satellite  configuration  becomes  better.  Thus,  the  researcher  conducted  a  study with the aims (1) to know the difference between accuracy of measurement MBS South Galaxy G1 with  and  without  Beidou  satellites;  (2)  to  test  the  accuracy  of  the  results  of  measurements  using Mobile  Base  Station  South  Galaxy  G1  type  towards  the  results  of  measurements  with  Electronic Total  Station  (ETS)  in  the  densely  building  area.  This  research  used  a  comparison  experimental research  method  with  a  quantitative  approach.  The  results  of  the  analysis  show  that  (1)  the coordinates of the observation with Beidou have an average horizontal accuracy of 0.025 m, while the results of the calculation of coordinates without Beidou have an average horizontal accuracy of 0.421 m. (2) The difference between the MBS South Galaxy G1 coordinate value and the terrestrial coordinate  value  is  0.132  m  on  average.  The  results  of  the  t - test  with  a  significance  level  of  5% found that the MBS South Galaxy G1 coordinate value has a significant difference to the terrestrial coordinate value.
Keywords : mbs, south galaxy g1
Intisari :  CORS  sebagai  salah  satu  alat  ukur  bidang  tanah  mempunyai  kelemahan  terbatasnya jangkauan base station dan  hanya  dapat  digunakan  di  daerah  terbuka.  Kelemahan  tersebut  kini dapat diatasi dengan adanya teknologi MBS . Salah satu alat GNSS yang menggunakan teknologi MBS adalah South tipe Galaxy G1 .  Kelebihan  lain  adalah  dapat  menangkap  sinyal  satelit Beidou sehingga  konstalasi  satelitnya  lebih  baik.  Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  ini  bertujuan  (1) mengetahui  perbedaan  ketelitian  hasil  pengukuran  MBS  South  Galaxy  G1  dengan  dan  tanpa satelit  Beidou;  (2)  menguji  ketelitian  hasil  pengukuran menggunakan MBS South Tipe Galaxy G1 terhadap hasil pengukuran dengan Electronik Total Station (ETS) pada kawasan padat bangunan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen perbandingan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis diketahui (1) Koordinat pengamatan dengan Beidou memiliki  ketelitian horisontal  rata - rata  sebesar  0.025  m,  sedangkan  hasil  perhitungan  koordinat  tanpa  Beidou memiliki  ketelitian horisontal rata - rata sebesar 0.421 m. (2) Perbedaan  nilai  koordinat MBS South Galaxy  G1  terhadap  nilai  koordinat  terestris  rata - rata  sebesar  0.132  m.  Hasil  uji  t  dengan  taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa nilai koordinat MBS South Galaxy G1 memiliki perbedaan yang signifikan terhadap nilai koordinat  terestris.
Kata Kunci : mbs, south galaxy g1 .

## A. Pendahuluan
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  program  dari  Kemen- terian  ATR/BPN  dalam  rangka  mempercepat  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Konsep
42 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
dari  kegiatan  PTSL  adalah  pelaksanaan  penambahan  dan  pembenahan  yang  dilakukan secara  simultan  dan  diharapkan  lebih  sistematis  (Kusmiarto  2017).  Tujuan  pelaksanaan PTSL,  selain  untuk  mempercepat  pendaftaran  tanah  diantaranya  adalah  untuk  me - minimalisasi  konflik  pertanahan  yang  ada  hingga  saat  ini  seperti  terbitnya  sertipikat ganda dan overlapping bidang tanah. Salah satu penyebab terbitnya sertipikat ganda dan overlapping bidang  tanah  adalah  bidang - bidang  tanah  di  Indonesia  masih  banyak  yang belum  terdaftar  dan  terpetakan.  Selain  belum  terpetakan,  bidang - bidang  tanah  yang sudah  terdaftar,  pada  peta  pendaftaran  belum  terpetakan  dengan  benar.  Hal  tersebut disebabkan karena titik - titik dasar teknik yang digunakan sebagai referensi dan titik ikat dalam  pengukuran  bidang  tanah,  tidak  terdistribusi  secara  merata.  Sehingga  pada  saat plotting  bidang - bidang  tanah  pada  peta  pendaftaran,  tidak  terikat  pada  koordinat nasional.
Kendala  mengenai  terbatasnya  titik - titik  dasar  teknik  sebagai  titik  ikat  atau referensi  dalam  pemetaan kini  mulai  dapat  diatasi dengan  teknologi  GNSS/CORS  yang digunakan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  dan  dikenal  dengan  nama  Jaringan  Referensi Satelit  Pertanahan  (JRSP).  Penggunaan  GNSS/CORS  menjadi  solusi  dalam  menentukan posisi  bidang - bidang  tanah  yang  terukur.  Akan  tetapi  CORS  ini  mempunyai  kendala yaitu  jangkauan  penggunaan  yang  terbatas  karena  terbatasnya  sebaran base  station (stasiun  referensi)  dan  jangkauan  dari base station di  Kantor  Pertanahan.  Keterbatasan base station ini  menyebabkan  cakupan  wilayah  yang  dapat  diukur  dengan  GNSS/CORS menjadi  terbatas.  Selain  keterbatasan  jangkauan base  station ,  CORS  hanya  efektif digunakan pada daerah terbuka. Dalam penggunaan untuk pengukuran bidang tanah di daerah yang terdapat obstruksi seperti pemukiman yang banyak terdapat bangunan atau pekarangan  yang  tertutup  pepohonan,  sulit  untuk  didapatkan  ketelitian  yang dipersyaratkan.  Padahal  cakupan  pengukuran  dan  pendaftaran  tanah  tidak  hanya kawasan  pertanian  yang  terbuka,  tetapi  termasuk  juga  kawasan  pemukiman  dan pekarangan.
SOUTH salah  satu  vendor alat  survey menawarkan  sebuah  alat  GPS  GNSS/CORS yang  telah  dikembangkan  yaitu Mobile Base Station (MBS) South tipe Galaxy G1 .  Alat  ini dapat  menjadi  solusi  dari  keterbatasan  jangkauan  base  station  pada  Jaringan  Referensi Satelit  Pertanahan  (JRSP)  kantor  pertanahan.  Selain  itu South tipe Galaxy  G1 ini mempunyai  kelebihan  adanya  tambahan  konstalasi  satelit  yaitu  satelit  Beidou  milik China.  Semakin  banyak  satelit  yang  tertangkap  oleh  GPS  maka  geometri  satelit  akan menjadi lebih baik.
Satelit  navigasi Beidou  milik  negara  China  ini  salah  satu  satelit yang mempunyai cakupan  global,  akan  tetapi  tidak  semua receiver GNSS  dapat  menangkap  sinyal  satelit
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 43
Beidou. Salah satu receiver yang dapat menangkap sinyal satelit Beidou ini adalah South tipe Galaxy  G1 .  Adanya  satelit  Beidou  ini,  membuat  geometri  satelit  semakin  bagus.
Geometri satelit yang lebih baik ini memungkinkan South tipe Galaxy G1 dapat digunakan untuk  pengukuran  pada  daerah  pemukiman  yang  relatif  padat  bangunan  dan  daerah dengan vegetasi tertutup.
Achmad  Setiawan  (2017)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “ Pemanfaatan Penerapan MBS dalam Pengukuran dan Pemetaan Kadastral ” meneliti tentang ketelitian yang  diperoleh  dengan  sistem MBS .  Achmad  membandingkan  koordinat  hasil pengukuran MBS dengan  koordinat  hasil  pengukuran  statik,  dengan  sampel  batas bidang  tanah  di  daerah  terbuka.  Tujuannya  penelitiannya  adalah  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  ketelitian  hasil  pengukuran  dengan  memanfaatkan  teknologi MBS. Heri Andreas  dkk.  (2016),  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “ Percepatan  Pemetaan  Persil Menggunakan Teknologi Mobile Base (MOBS) RTK Beidou dan RTPPP ” meneliti tentang bagaimana  kecepatan  pengukuran,  serta  kemampuan  Beidou+GPS  system  dalam mengukur  di  daerah  lahan  terbuka,  tipikal  obstruksi  rural  area  bahkan  di  tutupan kanopi. Variabel untuk menilai kemampuan Beidou+GPS system ini adalah nilai akurasi dan presisi dari koordinat yang diperoleh.
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  lain  adalah  peneliti  meneliti  secara spesifik  jenis  alat  yang  menerapkan  sistem MBS yang  juga  mempunyai  kemampuan menangkap sinyal satelit Beidou. Peneliti juga meneliti lebih terfokus pada lokasi dengan karakteristik  padat  bangunan  dimana  banyak  terdapat  bangunan  bertingkat.  Penelitian ini meneliti ketelitian yang diperoleh dari alat MBS South Galaxy G1 pada saat digunakan di  kawasan  padat  bangunan.  Variabel  ketelitian  dinilai  dari  besar  perbedaan  koordinat yang  diperoleh  dibandingkan  dengan  koordinat  yang  dianggap  benar  dari  hasil pengukuran  terestris.  Hasil  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah MBS South Galaxy  G1 dapat  digunakan  atau  tidak,  untuk  pengukuran  batas  bidang  tanah  di kawasan padat bangunan.
Konsep  dasar  penentuan  posisi  dengan  GNSS  adalah  reseksi  atau  pemotongan kebelakang  dengan  jarak,  yaitu  pengukuran  jarak  secara  simultan  ke  beberapa  satelit GNSS  yang  koordinatnya  diketahui  (Abidin  2007).  Setiap  satelit  GNSS  secara  kontinyu memancarkan  gelombang  pada  2  frekuensi  L  band  yang  disebut  L1  dan  L2.  Dengan mengamati sinyal - sinyal dari satelit dalam jumlah dan waktu yang cukup dapat diproses untuk  memperoleh  informasi  mengenai  posisi,  kecepatan,  waktu  atau  parameter - parameter turunannya. Posisi yang diberikan adalah posisi tiga dimensi ( x, y, dan z atau lintang,  bujur,  dan  tinggi  )  yang  dinyatakan  dalam  datum World  Geodetic  System (WGS ’84).
44 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
Continuously  Operating  Reference  Stations (CORS)  merupakan  suatu  teknologi berbasis Global Navigation Sattelite System (GNSS) yang berwujud sebagai stasiun referensi yang  pada  setiap  titiknya  dilengkapi  dengan receiver .  Stasiun  referensi  ini  mampu menangkap  sinyal dari  satelit - satelit  GNSS  yang  beroperasi  secara  kontinyu  24  jam  per hari,  7  hari  per  minggu  dengan  mengumpulkan,  merekam,  dan  mengirim  data.  Data yang  terekam  oleh  stasiun  referensi  dapat  dimanfaatkan  oleh  para  pengguna  untuk penentuan posisi, baik secara post - processing maupun real - time.
Di  Indonesia  sistem  ini  telah  dimanfaatkan  dalam  beberapa  aspek,    seperti  di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). Pedoman dan petunjuk Teknis JRSP (2009,9) yang  diterbitkan  Direktorat  Pengukuran  Dasar  menjelaskan  bahwa  prinsip  kerja  CORS adalah  stasiun - stasiun  referensi  merekam  data  dari  satelit  GNSS  secara  kontinyu  yang kemudian disimpan dan atau dikirim ke server atau pusat kontrol JRSP melalui jaringan internet secara serempak.
Base  station adalah  stasiun  referensi  yang  berdiri  secara  statik  yang  berfungsi sebagai referensi dalam penentuan posisi atau koordinat suatu titik atau kumpulan titik pada  suatu  cakupan  atau  area  secara  real  time.  Stasiun  referensi  ini  dibangun  secara permanen  pada  lokasi  yang  stabil  di  beberapa  kantor - kantor  pertanahan  yang  ada  di Indonesia  dengan  jarak  antar  stasiun  referensi  sekitar  ±  30  – 70 km    (Direktorat Pengukuran  Dasar  BPN  RI  2009).  Dalam  konteks  stasiun  rerferensi  ini mobile yang dimaksudkan adalah mobile yang berarti dapat bergerak dengan bebas dan mudah. Dari pengertian tersebut MBS berarti stasiun referensi dalam penentuan posisi atau koordinat suatu titik atau kumpulan titik pada suatu cakupan atau area secara real time yang dapat bergerak atau dibuat dan dipindah tergantung kebutuhan penggunanya.
Sistem Real - Time Kinematic (RTK)  adalah  sistem  penentuan  posisi  real - time  secara diferensial  menggunakan  data  fase.  Sistem  RTK  dapat  digunakan  untuk  penentuan posisi objek - objek yang diam maupun bergerak, sehingga sistem RTK tidak hanya dapat merealisasikan  survey  GPS real  time ,  tetapi  juga  navigasi  berketelitian  tinggi (Hasanuddin  Z.  Abidin  2007).  Posisi real  time pada  sistem  ini  dihasilkan  dengan pengiriman data fase dan pseudorange oleh stasiun referensi kepada pengguna secara real time menggunakan suatu sistem komunikasi data.
Beidou merupakan teknologi penentuan posisi berbasis satelit yang dikembangkan oleh  Negara  China  atau  Tiongkok.  Setelah  melalui  serangkaian  ide  gagasan  serta implementasi, maka hari ini kita dapat mengamati satelit Beidou di wilayah Asia Pasifik. Satelit didesain dengan dua  sistem  orbit  yang  berbeda yaitu  orbit geostationer dan  orbit prograde . Adanya satelit pada orbit geostationer akan memungkinkan penentuan posisi di
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 45 wilayah  equator  semakin  cepat  dan  akurat.  Kedepannya  sistem  Beidou  dari  segi cakupannya  akan  menjangkau  seluruh  dunia.  Kombinasi  sistem  satelit  Beidou  dengan sistem GNSS lain seperti GPS ( Global Positioning System ), Glonas , dan juga Galile o di masa depan,  akan  membuat  penentuan  posisi  yang  akurat  dan  cepat  dimana  saja  di  belahan bumi, bukan merupakan hal yang mustahil (Andreas. H 2016).
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  menggunakan  metode  percobaan dengan  perbandingan  ( comparative  experiment ).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan pengukuran  langsung  terhadap  42  sampel  yang  terletak  di  sekitar  jalan  Suryatmajan, Kota Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dalam membandingkan  nilai  HRMS  yang  diperoleh  dari  pengukuran MBS  South  Galaxy  G1 dengan  dan  tanpa  satelit  Beidou.  Analisis  perbandingan  dengan  uji  beda  dua  sampel berpasangan  untuk  menganalisis  sigifikansi  perbedaan  antara  koordinat MBS  South Galaxy  G1 dengan  koordinat  pengukuran  terestris.  Analisis  perbandingan  dengan  uji beda  pihak  kanan  ( one tail test )  untuk  mengetahui  apakah  besar  perbedaan  koordinat masuk  toleransi  kesalahan  yang  diteteapkan  dalam  ketentuan  PMNA/KBPN  Nomor  3 tahun 1997. Kemudian yang terakhir adalah analisis grafis untuk mengetahui pengaruh sebaran  obstruksi  terhadap  perbedaan  koordinat  pengukuran MBS  South  Galaxy  G1 dengan koordinat pengukuran terestris.
Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengkaji apakah terdapat perbedaan ketelitian yang dapat diperoleh pada pengukuran batas bidang tanah di kawasan padat bangunan,  menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 dengan  dan  tanpa  satelit  Beidou; serta  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  koordinat  hasil  pengukuran batas bidang tanah menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 metode RTK - NTRIP dengan koordinat  hasil  pengukuran metode  terestris  menggunakan Electronic Total Station (ETS) pada kawasan padat bangunan.

## B. Perbandingan Pengukuran Menggunakan MBS South Tipe Galaxy G1 dengan
Beidou terhadap Pengukuran South Tipe Galaxy G1 Tanpa Beidou dan Pengukuran Terestris
1. Analisis Nilai Perbedaan Koordinat MBS South Tipe Galaxy G1 dengan Beidou dan Tanpa Beidou
Nilai ketelitian hasil pengukuran dengan metode pengamatan satelit, dapat dilihat melalui parameter nilai Horizontal Root Mean Square (HRMS), karena nilai ini merupakan salah  satu  bentuk  penyajian  dari  nilai  ketelitian  dua  dimensi  yaitu  sepanjang  sumbu  X dan  sumbu  Y.  Semakin  kecil  HRMS  maka  semakin  teliti  suatu  pengukuran  yang
46 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
dilakukan  karena  nilai  HRMS  merepresentasikan  besarnya  error  atau  kesalahan  pada saat penentuan posisi horizontal suatu titik. Nilai parameter HRMS dari tiap titik sampel sudah diketahui langsung pada saat pengukuran. Untuk mendapatkan data nilai HRMS tiap titik, cukup pilih untuk menampilkan informasi HRMS saat mengunduh data hasil pengukuran  menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 ,  melalui controller South tipe Galaxy G1 .
Perbandingan  nilai  parameter  HRMS  dari  pengukuran  menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 dengan dan tanpa sinyal satelit Beidou disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Parameter Nilai HRMS Pengukuran menggunakan MBS South Tipe Galaxy G1 dengan dan Tanpa Beidou No Titik South Galaxy G1 dengan Beidou South Galaxy G1 Tanpa Beidou Status HRMS Satelit Status HRMS Satelit 1 A1 Fixed 0.028 18 Fixed 0.034 11 2 A2 Fixed 0.031 11 Fixed 0.050 6 3 A3 Fixed 0.052 8 Float 1.375 5 4 A4 Fixed 0.023 19 Fixed 0.026 12 5 A5 Float 0.030 14 Float 0.512 9 6 A6 Fixed 0.035 12 Float 0.780 9 7 A7 Float 0.024 13 Float 0.680 11 8 A8 Fixed 0.033 14 Float 0.945 7 9 A9 Fixed 0.013 16 Fixed 0.013 8 10 A10 Fixed 0.018 14 Float 0.813 10 11 A11 Float 0.025 18 Float 0.605 11 12 A12 Fixed 0.027 14 Float 0.036 7 13 A13 Fixed 0.029 16 Float 0.033 10 14 A14 Fixed 0.022 19 Fixed 0.053 7 15 A15 Fixed 0.035 15 Float 0.528 9 16 A16 Fixed 0.044 6 Float 0.372 8 17 A17 Fixed 0.023 13 Float 0.648 9 18 A18 Fixed 0.029 14 Float 0.072 9 19 A19 Fixed 0.028 10 Float 0.304 9 20 A20 Fixed 0.041 12 Float 0.740 8 21 A21 Fixed 0.021 20 Fixed 0.028 8 Bersambung...
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Pada  pengukuran  menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 dengan  satelit  Beidou sebagian  besar  pada  saat  pengamatan  mendapat  solusi fixed. Dari  42  titik  hanya  4  titik yang  tidak  mencapai  solusi fixed dalam  waktu  5  menit.  Sedangkan  pada  pengukuran menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 tanpa  satelit  Beidou,  sebagian  besar  pada  saat pengamatan hanya mendapat solusi float dengan lama pengamatan 5 menit. Dari 42 titik pengamatan hanya 12 titik yang mencapai solusi fixed .
Berdasarkan  tabel  1,  nilai  HRMS  koordinat  hasil  pengukuran  menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 dengan  satelit  Beidou,  berada  pada  fraksi centimeter yaitu  berkisar antara 0.008 m s/d 0.052 m. Nilai HRMS koordinat hasil pengukuran menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 tanpa satelit Beidou, rata - rata berada pada fraksi centimeter hingga desimeter berkisar antara 0.009 m s/d 1.375 m.
No Titik South Galaxy G1 dengan Beidou South Galaxy G1 Tanpa Beidou Status HRMS Satelit Status HRMS Satelit 22 A22 Fixed 0.013 23 Fixed 0.013 10 23 A23 Fixed 0.018 18 Fixed 0.025 11 24 A24 Fixed 0.023 9 Float 0.296 8 25 A25 Fixed 0.015 10 Float 0.497 8 26 A26 Fixed 0.032 16 Fixed 0.032 7 27 A27 Fixed 0.031 14 Float 0.475 9 28 A28 Fixed 0.025 15 Float 0.390 8 29 A29 Fixed 0.014 10 Float 0.587 8 30 A30 Fixed 0.018 12 Fixed 0.103 8 31 A31 Fixed 0.020 11 Float 0.171 7 32 A32 Fixed 0.019 11 Float 0.711 8 33 A33 Fixed 0.039 7 Float 0.464 4 34 A34 Fixed 0.015 11 Float 1.016 7 35 A35 Float 1.180 9 Float 1.159 5 36 A36 Fixed 0.015 11 Float 0.674 8 37 A37 Fixed 0.018 12 Float 0.477 9 38 A38 Fixed 0.021 15 Float 0.793 9 39 A39 Fixed 0.022 16 Float 0.341 10 40 A40 Fixed 0.028 19 Float 0.797 9 41 A41 Fixed 0.008 16 Fixed 0.012 8 42 A42 Fixed 0.008 22 Fixed 0.009 10 0.025 14 0.421 8 Rata - rata
48 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
Secara keseluruhan nilai HRMS koordinat hasil pengukuran dengan MBS South tipe Galaxy G1 dengan satelit Beidou lebih kecil dari nilai HRMS koordinat hasil pengukuran dengan MBS  South tipe Galaxy  G1 tanpa  satelit  Beidou.  Perbedaan  tersebut  menurut peneliti  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  jumlah  sinyal  satelit  yang  diterima  oleh receiver ,  dimana  pengukuran  dengan MBS South tipe Galaxy G1 dengan  satelit  Beidou menangkap  sinyal  satelit  yang  lebih  banyak  dibanding  dengan  pada  saat  pengukuran dengan MBS South tipe Galaxy G1 tanpa  satelit  Beidou  karena  adanya  tambahan  sinyal satelit  Beidou,  sehingga  geometri  satelitnya  lebih  baik  dan  dapat  diperoleh  ketelitian yang lebih baik.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  Abidin  H.Z.  dkk.  (2002) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi ketelitian posisi yang diperoleh dari suatu survei GPS adalah geometri pengamatan. Geometri pengamatan terbagi menjadi 2 jenis yaitu  geometri  pengamatan  dan  geometri  satelit.  Sedangkan  geometri  satelit  tersebut dipengaruhi  oleh  2  faktor  yaitu  jumlah  satelit  serta  lokasi  dan  distribusi  satelit.  Dalam survei  dengan  GPS,  pada  prinsipnya  semakin  banyak  satelit  yang  diamati,  data  yang diperoleh  akan  semakin  baik.  Disamping  akan  memperkuat  geometri  satelit,  juga  akan meningkatkan  ketelitian  posisi  yang  diestimasi.  Semakin  banyak  satelit  yang  diamati juga  akan  semakin  mempercepat  dan  mempermudah  proses  penentuan ambiguitas dari data pengamatan fase.
2. Analisis Nilai Perbedaan Koordinat MBS South Tipe Galaxy G1 dengan
Koordinat Hasil Pengukuran Terestris
Pemilihan  data  perlu  dilakukan  terlebih  dahulu,  sebelum  dilakukan  analisis  per - bedaan  dengan  uji  statistik  (uji - t).  Pemilihan  data  ini  dilakukan  untuk  mengeliminasi data yang tidak memenuhi syarat untuk dapat diperbandingkan. Data yang dieliminasi adalah  data  yang  berada  pada  solusi float atau stand alone .    Data  yang  diperoleh  pada solusi float atau stand alone tidak dapat digunakan karena data posisi pada solusi tersebut masih dianggap sebagai koordinat posisi sementara atau tidak dianggap nilai posisi yang benar. Data yang diperoleh setelah mengeliminasi data yang tidak dapat digunakan, di- hitung  selisih  koordinatnya  antara  koordinat  pengukuran  terestris  dan  pengamatan menggunakan MBS South Galaxy G1 dengan  metode  RTK  NTRIP,  baik  absis  maupun ordinat.  Berdasarkan  selisih  koordinat  absis  dan  ordinat  tersebut,  maka  dapat  dihitung jarak  perbedaan  koordinat  pengukuran  terestris  dan  koordinat  pengamatan MBS South Galaxy  G1 dengan  metode  RTK  NTRIP,  yang  disebut  perbedaan  linier  (dL).  Adapun besarnya perbedaan koordinat tersebut disajikan dalam tabel 2.
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 49
Tabel 2. Perbedaan Koordinat Pengukuran Terestris dan Koordinat Pengamatan MBS South Galaxy G1 Metode RTK NTRIP Titik Terestris South Galaxy G1 ∆ X(m) ∆ Y(m) dL(m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) A1 295606.074 637838.355 295606.141 637838.421 - 0.067 - 0.066 0.094 A2 295594.482 637837.876 295594.489 637838.042 - 0.007 - 0.166 0.166 A3 295634.598 637835.793 295634.773 637835.923 - 0.175 - 0.130 0.218 A4 295599.157 637838.331 295599.044 637838.218 0.113 0.113 0.160 A6 295605.118 637832.078 295605.102 637832.069 0.016 0.009 0.018 A8 295591.753 637779.751 295591.770 637779.788 - 0.017 - 0.037 0.041 A9 295590.371 637770.388 295590.502 637770.282 - 0.131 0.106 0.169 A10 295598.018 637776.052 295598.122 637776.108 - 0.104 - 0.056 0.118 A12 295597.163 637819.159 295597.136 637819.172 0.027 - 0.013 0.030 A13 295593.016 637790.368 295592.986 637790.194 0.030 0.174 0.177 A14 295593.419 637732.186 295593.508 637732.264 - 0.089 - 0.078 0.118 A15 295585.061 637731.268 295585.200 637731.265 - 0.139 0.003 0.139 A16 295584.427 637717.346 295584.600 637717.218 - 0.173 0.128 0.215 A17 295581.676 637697.652 295581.865 637697.784 - 0.189 - 0.132 0.231 A18 295578.944 637683.936 295579.171 637683.932 - 0.227 0.004 0.227 A19 295594.723 637739.154 295594.746 637739.183 - 0.023 - 0.029 0.037 A20 295594.391 637748.690 295594.425 637748.673 - 0.034 0.017 0.037 A21 295621.908 637738.142 295621.820 637738.064 0.088 0.078 0.118 A22 295633.843 637737.886 295633.926 637737.912 - 0.083 - 0.026 0.087 A23 295641.018 637737.713 295641.129 637737.655 - 0.111 0.058 0.125 A24 295653.189 637737.297 295653.267 637737.330 - 0.078 - 0.033 0.085 A25 295667.601 637736.004 295667.714 637736.053 - 0.113 - 0.049 0.123 A26 295621.730 637731.045 295621.878 637731.172 - 0.148 - 0.127 0.196 A27 295642.387 637730.318 295642.486 637730.446 - 0.099 - 0.128 0.162 A28 295657.960 637729.332 295657.928 637729.482 0.032 - 0.150 0.153 A29 295674.383 637728.339 295674.566 637728.496 - 0.183 - 0.157 0.241 A30 295678.527 637735.293 295678.571 637735.346 - 0.044 - 0.053 0.069 A31 295681.483 637756.518 295681.443 637756.420 0.040 0.098 0.106 A32 295678.821 637752.329 295679.011 637752.454 - 0.190 - 0.125 0.227 A33 295683.791 637772.338 295683.775 637772.380 0.016 - 0.042 0.045 A34 295684.044 637778.491 295684.295 637778.597 - 0.251 - 0.106 0.273 A36 295683.809 637784.522 295683.800 637784.486 0.009 0.036 0.037 Bersambung...
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  diketahui  besar  perbedaan  koordinat  terkecil  sebesar 0.018  m  dan  perbedaan  terbesar  sebesar  0.273  m  dengan  rata - rata  perbedaan  sebesar 0.132m.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  perbedaan  signifikansi  dengan  menggunakan  data perbedaan koordinat dari tiap titik tersebut. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan signifikan  antara  koordinat MBS  South Tipe Galaxy  G1 terhadap  nilai  koordinat  hasil pengukuran  terestris  dilakukan  uji - t  dengan  taraf  signifikansi  ( α)  5% dengan  derajat kepercayaan  95%  menggunakan software  Microsoft  Excel .  Uji - t  yang  digunakan  adalah adalah uji - t dua sampel berpasangan terhadap perbedaan absis X dan perbedaan ordinat Y. Hipotesis nol pada uji t perbedaan absis X berbunyi perbedaan absis X sama dengan nol (H 0 : µ ∆ Xrata - rata = 0, ∆ X rata - rata = 0) dan hipotesis alternatif berbunyi perbedaan absis X  tidak  sama  dengan  nol  (Ha  :  µ ∆ Xrata - rata ≠  0,  ∆ X  rata - rata ≠  0). Hasil  uji - t  dengan  taraf signifikansi ( α) 5% terhadap perbedaan nilai absis X dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Uji t Nilai Absis X MBS South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Absis X Terestris
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Uji - t  dengan  taraf  signifikansi  ( α)  5% juga  dilakukan  terhadap  perbedaan  nilai ordinat  Y.  Hipotesis  nol  pada  uji  t  perbedaan  ordinat  Y  berbunyi  perbedaan  ordinat  Y sama  dengan  nol  (H 0 :  µ ∆ Yrata - rata =  0 , ∆ Y  rata - rata  =  0)  dan  hipotesis  alternatif  berbunyi
Titik Terestris South Galaxy G1 ∆ X(m) ∆ Y(m) dL(m) X (m) Y (m) X (m) Y (m) A37 295686.468 637801.011 295686.581 637801.209 - 0.113 - 0.198 0.228 A38 295694.157 637830.065 295694.124 637830.173 0.033 - 0.108 0.113 A39 295690.176 637830.196 295690.338 637830.300 - 0.162 - 0.104 0.192 A40 295665.170 637832.345 295665.170 637832.479 0.000 - 0.134 0.134 A41 295707.100 637842.994 295707.150 637843.067 - 0.050 - 0.073 0.088 A42 295698.524 637843.593 295698.517 637843.628 0.007 - 0.035 0.036 ∑ - 2.591 - 1.530 5.034 Rata - rata - 0.068 - 0.040 0.132 ∑ Δ Xi - 2.591 ∑ Δ Xi² 0.482 Δ Xi rata - rata - 0.068 N 38 S 0.090821946 t hit - 4.628530869 t tabel 2.026
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 51 perbedaan ordinat Y tidak sama dengan nol (H a : µ ∆ Yrata - rata ≠ 0 , ∆ Y rata - rata ≠ 0). Hasil ujit - t terhadap perbedaan ordinat Y dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Hasil Uji t Nilai Ordinat Y MBS South tipe Galaxy G1
dengan Nilai Ordinat Y Terestris
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Selanjutnya  nilai  t hitung dikonsultasikan  terhadap  nilai  t tabel pada  tabel  distribusi. Hipotesis nol diterima ketika nilai thitung berada diantara – t tabel dan +t tabel ( - t tabel ≤ t hitung ≤ +t tabel ). Nilai t tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (n - 1) = 37, (t. 95
37) sebesar 2.026. Maka daerah penerimaan H 0 berada pada interval - 2.026 sampai 2.026.
Berdasarkan  tabel  3,  nilai  t hitung pada  pengujian  nilai  absis  X  menunjukkan  angka yang lebih  kecil  dibandingkan  nilai  t tabel =  2.026   yaitu  sebesar - 4.628.  Hasil  uji  t  absis  X ditunjukan dalam gambar 1.
Gambar 1. Kurva Hasil Uji t Dua Pihak Perbedaan Absis X Pengamatan MBS Galaxy G1 dengan Absis X Pengukuran Terestris
Berdasarkan tabel 4, nilai t hitung pada pengujian nilai ordinat Y menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan nilai t tabel = 2.026  yaitu sebesar - 2.715. Hasil uji t ordinat Y ditunjukan dalam gambar 2.
∑ Δ Yi - 1.530 ∑ Δ Yi² 0.371 ∑ Δ Yi rata - rata - 0.040 N 38 S 0.091424454 t hit - 2.71530254 t tabel 2.026
52 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
Gambar 2. Kurva Hasil Uji t Dua Pihak Perbedaan Ordinat Y Pengamatan MBS Galaxy G1 dengan Ordinat Y Pengukuran Terestris
Dengan demikian maka nilai t hitung pada pengujian nilai koordinat X dan Y berada pada daerah penolakan H 0 , dengan kata lain bahwa rata - rata perbedaan absis X dan ordi- nat  Y  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  nol.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan antara absis X dan ordinat Y pengamatan MBS South tipe Gal- axy G1 dengan nilai absis X dan ordinat Y pengukuran terestris.
Berdasarkan  uji - t  dua  sampel  berpasangan  ( paired )  ( two tail test )  dengan  taraf  sig- nifikansi  ( α)  5% terhadap  nilai  absis  X  dan  ordinat  Y  diperoleh  kesimpulan  bahwa  ter- dapat  perbedaan  signifikan  antara  koordinat  pengamatan MBS  South tipe Galaxy  G1 dengan  nilai  koordinat  pengukuran  terestris.  Kemudian  untuk  mengetahui  apakah perbedaan koordinat pengamatan MBS South tipe Galaxy G1 dengan nilai koordinat pen- gukuran terestris masuk toleransi kesalahan dalam pengukuran bidang tanah maka per- lu  dilakukan  uji  pihak  kanan  ( one tail test )  terhadap  data  perbedaan  linier  antar  koordi- nat. Berdasarkan ketentuan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, kesalahan titik yang di- perkenankan  untuk  pengukuran  di  daerah  pemukiman  sebesar  10  cm  atau  0.10  m,  se- hingga besarnya perbedaan linier yang diperkenankan (dLi) adalah 0.10 m.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  hipotesis  nol  untuk  uji  pihak  kanan  ini  ber- bunyi perbedaan linier koordinat kurang dari atau sama dengan 0.1 m (H 0 : dLi rata - rata ≤ 0.1 m) dan hipotesis alternatifnya berbunyi perbedaan linier koordinat lebih dari 0.1 m (H a : dLi rata - rata > 0.1 m). Uji t sepihak dengan taraf signifikansi ( α) 5% dan tingkat ke- percayaan 95% dihitung dengan menggunakan software Microsoft Excel . Hasil Uji - t dapat dilihat pada tabel 5.
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 53
Tabel 5. Hasil Uji t Pihak Kanan ( One Tail Test ) Perbedaan Linier Koordinat MBS South tipe Galaxy G1 dengan Nilai Koordinat Terestris
Selanjutnya  nilai  t hitung dikonsultasikan  terhadap  nilai  t tabel pada  tabel  distribusi. Nilai t tabel dengan tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan (n - 1) 37 (t. 95 37) sebesar 1.697. Maka daerah penerimaan H 0 berada pada nilai t hitung ≤ 1.697.
Berdasarkan  tabel  5,  hasil  uji  t  pihak  kanan  ( one tail test )  dengan  taraf  signifikansi ( α)  5%, nilai  t hitung pada  pengujian  perbedaan  linier  koordinat MBS South tipe Galaxy G1 dengan  Nilai  Koordinat  Terestris,  menunjukkan  angka  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  t tabel =  1.697 dengan  nilai  t hitung yaitu  2.822.  Kurva  hasil  uji  t  pada  tabel 5  dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Kurva Hasil Uji t satu Pihak Perbedaan Koordinat Pengamatan MBS South Tipe Galaxy G1 dengan Koordinat Pengukuran Terestris
Dengan  demikian  hipotesis  nol  (H 0 )  ditolak  dan  hipotesis  alternatif  (Ha)  diterima atau  dapat  dikatakan  bahwa  rata - rata  perbedaan  linier  antara  koordinat MBS South tipe Galaxy  G1 dengan  nilai  koordinat  terestris  lebih  besar  dari  0.1  m  atau  tidak  masuk toleransi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  nilai  koordinat MBS  South tipe Galaxy  G1 dengan  nilai  koordinat  terestris  baik  terhadap  nilai  absis  X  dan  ordinat  Y  maupun  ter- hadap  perbedaan  linier  dengan  batas  toleransi  0.1  m,  diperoleh  hasil  bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis peneliti ditolak.
dL rata - rata 0.132 ∑ dLi 5.034 ∑ dLi² 0.853 n 38 S 0.071 t hitung 2.822

## 54 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto
Perbedaan nilai koordinat tersebut dapat disebabkan oleh banyak variabel. Dalam penelitian  ini,  peneliti  berasumsi  bahwa  perbedaan  yang  terjadi  salah  satunya  disebab- kan  oleh  adanya  obstruksi  yang  terlalu  besar.  Selain  itu  berdasarkan  analisis  arah  per - bedaan,  perbedaan  koordinat  cenderung  ke  arah  area  yang  terbuka.  Adanya  obstruksi yang  besar  dan  tidak  merata  menyebabkan  posisi  dan  distribusi  satelit  pada  saat pangamatan  tidak  seimbang.  Hal  tersebut  menyebabkan  geometri  satelitnya  menjadi jelek.
Hasil  uji - t  terhadap  perbedaan  absis  X  dan  ordinat  Y,  menunjukkan  bahwa  per - bedaan absis X lebih berbeda signifikan dibandingkan dengan perbedaan ordinat Y. Apa- bila  dianalisis  secara  grafis  terhadap  sebaran  obstruksi  pada  keseluruhan  sampel,  ter - nyata  sebagian  besar  obstruksi  berada  pada  bentang  arah  timur  dan  barat.  Analisis  ini memperkuat  dugaan  bahwa  besarnya  perbedaan  koordinat  dipengaruhi  oleh  adanya obstruksi pada lokasi pengamatan.
Pada  saat  pengamatan,  sinyal  satelit  dari  arah  obstruksi  terganggu  karena terhalang oleh bangunan. Bangunan ini memantulkan sinyal satelit sehingga menyebab- kan  sinyal  dari  satelit  sampai  pada rover melalui  dua  atau  lebih  lintasan  yang  berbeda.
Perbedaan panjang lintasan karena sinyal yang terpantul oleh bangunan ini pada akhir - nya  menyebabkan  kesalahan  pada  hasil  pengamatan.  Fenomena  dimana  sinyal  dari satelit tiba di antena GPS melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda ini disebut multi- path .
Pada  penelitian ini terdapat  kejanggalan  yaitu  nilai  HRMS  dari  pengamatan MBS South  Galaxy  G1 cukup  bagus  akan  tetapi  ketika  di  bandingkan  dengan  koordinat terestris terdapat perbedaan yang signifikan. Indikator ketelitian ada 2, yaitu akurasi dan presisi.  Menurut  Ghilani  dalam  Munos  dan  Calderon  (2018),  akurasi  adalah  kedekatan suatu  nilai  hasil  pengukuran  terhadap  nilai  yang  yang  dianggap  benar.  Sedangkan presisi  adalah  tingkat  konsistensi  dalam  suatu  kelompok  pengamatan  yang  dievaluasi dengan  perbedaan  antara  nilai - nilai  dalam  kelompok  pengamatan  tersebut.  Valbuena dalam Munos (2018) mengatakan bahwa presisi adalah standar deviasi pada komponen horizontal  dan  vertikal  yang  diperoleh  suatu  prosedur  koreksi  diferensial.  Sedangkan Root Mean Square Error merupakan standar deviasi dari nilai - nilai sampel yang diketahui. Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa  nilai  HRMS  pada  peng - amatan MBS South Galaxy G1 hanya  menggambarkan  presisi  dari  nilai  koordinat  yang diperoleh,  belum  menggambarkan  akurasi  dari  nilai  koordinat.  Oleh  karena  itu, meskipun  nilai  HRMS - nya  kecil  belum  tentu  akurasinya  bagus.  Ada  kecenderungan akurasi  dari  koordinat  pengamatan MBS South Galaxy G1 tidak  bagus,  sehingga  ketika dibandingkan dengan koordinat terestris yang dianggap benar, terdapat perbedaan yang cukup besar.
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 55

## 3. Analisis Pengaruh Obstruksi terhadap Besar Perbedaan Koordinat
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  arah  dari  perbedaan  koordinat pengamatan MBS South tipe Galaxy G1 terhadap  koordinat  pengukuran  terestris.  Hasil analisis arah perbedaan dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan sistematis  pada  pengamatan MBS  South tipe Galaxy  G1 .  Nilai  dan  arah  perbedaan koordinat dapat dilihat dalam tabel 6.
Tabel 6. Arah Perbedaan  Koordinat MBS South Tipe Galaxy G1

## Terhadap Koordinat Terestris
Titik ∆ X (m) ∆ Y (m) Perbedaan Koordinat Arah Perbedaan derajat menit detik A1 0.067 0.066 0.094 45 24 15 A2 0.007 0.166 0.166 2 19 28 A3 0.175 0.130 0.218 53 23 58 A4 - 0.113 - 0.113 0.160 224 50 15 A5 0.059 - 0.063 0.086 136 57 9 A6 - 0.016 - 0.009 0.018 239 40 29 A7 3.229 1.808 3.701 60 45 23 A8 0.017 0.037 0.041 24 43 23 A9 0.131 - 0.106 0.169 128 59 52 A10 0.104 0.056 0.118 61 41 33 A11 0.077 0.142 0.161 28 18 8 A12 - 0.027 0.013 0.030 295 17 2 A13 - 0.030 - 0.174 0.177 189 39 23 A14 0.089 0.078 0.118 48 43 6 A15 0.139 - 0.003 0.139 91 17 31 A16 0.173 - 0.128 0.215 126 25 31 A17 0.189 0.132 0.231 55 9 51 A18 0.227 - 0.004 0.227 90 55 18 A19 0.023 0.029 0.037 38 8 5 A20 0.034 - 0.017 0.037 116 33 17 A21 - 0.088 - 0.078 0.118 228 18 41 A22 0.083 0.026 0.087 72 41 50 A23 0.111 - 0.058 0.125 117 40 30 A24 0.078 0.033 0.085 67 9 49 A25 0.113 0.049 0.123 66 46 12 A26 0.148 0.127 0.196 49 19 56 A27 0.099 0.128 0.162 37 44 53 Bersambung...
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Berdasarkan  tabel 6,  dapat  diketahui  arah  perbedaan koordinat  pengamatan MBS South tipe Galaxy G1 terhadap koordinat pengukuran terestris. Arah perbedaan tersebut dapat divisualisasikan dengan gambar 4.
Gambar 4. Visualisasi Arah Perbedaan Koordinat MBS South Tipe Galaxy G1 terhadap
Koordinat Terestris Titik ∆ X (m) ∆ Y (m) Perbedaan Koordinat Arah Perbedaan derajat menit detik A28 - 0.032 0.150 0.153 347 57 42 A29 0.183 0.157 0.241 49 25 25 A30 0.044 0.053 0.069 39 32 4 A31 - 0.040 - 0.098 0.106 202 7 10 A32 0.190 0.125 0.227 56 39 33 A33 - 0.016 0.042 0.045 339 35 54 A34 0.251 0.106 0.273 67 3 42 A35 - 2.941 1.311 3.220 294 2 0 A36 - 0.009 - 0.036 0.037 194 20 56 A37 0.113 0.198 0.228 29 45 21 A38 - 0.033 0.108 0.113 343 7 9 A39 0.162 0.104 0.192 57 9 45 A40 0.000 0.134 0.134 359 56 17 A41 0.050 0.073 0.088 34 40 5 A42 - 0.007 0.035 0.036 349 10 12
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 57
Pada gambar visualisasi di atas dapat diketahui bahwa arah perbedaan koordinat MBS  South tipe Galaxy  G1 terhadap  koordinat  pengukuran  terestris  tidak  semuanya mengarah pada arah yang sama. Akan tetapi dari gambar tersebut kita juga mengetahui bahwa arah perbedaan mengarah pada jalan atau daerah yang terbuka.
Kemudian  dilakukan  analisis  grafis  pengaruh  obstruksi  terhadap  perbedaan koordinat.  Peneliti  menganalisis  sebaran  obstruksi  menggunakan  foto  dengan  besar perbedaan koordinat (∆ X dan ∆ Y) yang diperole, dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Analisis Grafis Pengaruh Obstruksi Terhadap Besar Perbedaan Koordinat
Sumber: Data pengamatan oleh peneliti, 2018.
Berdasarkan analisis grafis terhadap 42 sampel, diketahui bahwa adanya obstruksi berpengaruh  terhadap  besar  perbedaan  koordinat.  Pengaruhnya  adalah  ketika  sebaran obstruksi  pada  bentang  arah  utara  ke  selatan  tidak  seimbang  atau  merata,  perbedaan ordinat  Y (∆ Y)  akan  lebih  besar  daripada  perbedaan  absis  X (∆ X).  Sedangkan  ketika obstruksi pada bentang arah timur ke barat tidak merata, maka perbedaan absis X (∆ X) akan lebih besar dari perbedaan ordinat Y (∆ Y).
Hasil  uji - t  terhadap  perbedaan  absis  X  dan  ordinat  Y,  menunjukkan  bahwa  per - bedaan  absis  X  lebih  berbeda  signifikan  dibandingkan  dengan  perbedaan  ordinat  Y. Apabila dianalisis secara grafis terhadap sebaran obstruksi pada keseluruhan sampel, ter - nyata  sebagian  besar  obstruksi  berada  pada  bentang  arah  timur  dan  barat.  Analisis  ini memperkuat  dugaan  bahwa  besarnya  perbedaan  koordinat  dipengaruhi  oleh  adanya obstruksi pada lokasi pengamatan.
58 Hanggas Wirapradeksa, Tanjung Nugroho, Muh. Arif Suhattanto

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  serta  pembahasan  yang  telah  dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Berdasarkan  nilai  HRMS  dan  solusi  ambiguitas  fase  yang  diperoleh,  pengukuran ekstraterestris menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 metode RTK NTRIP dengan satelit  Beidou  di  daerah  padat  bangunan,  lebih  teliti  dibandingkan  dengan  peng - amatan GPS menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 tanpa satelit Beidou.
b. Terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  nilai  koordinat  hasil  pengukuran menggunakan MBS South tipe Galaxy G1 dengan  nilai  koordinat  hasil  pengukuran terestris,  dan  besar  perbedaannya  melebihi  toleransi  yang  telah  ditetapkan  dalam PMNA/KBPN  Nomor  3  Tahun  1997.  Salah  satu  penyebab  adanya  perbedaan koordinat yang signifikan adalah adanya obstruksi bangunan yang padat dan tidak merata. Perbedaan ordinat Y (∆ Y) akan cenderung lebih besar daripada perbedaan absis  X (∆ X)  karena  obstruksi  cenderung  lebih  besar  di  arah  utara  atau  selatan.
Perbedaan  absis  X (∆ X)  cenderung  lebih  besar  dari  perbedaan  ordinat  Y (∆ Y) karena obstruksi di arah timur atau barat cenderung lebih besar.

## 2. Saran
a. MBS  South tipe Galaxy  G1 sebaiknya  tidak  digunakan  untuk  pengukuran  batas bidang tanah di kawasan padat bangunan tinggi dan bertingkat.
b. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  penggunaan MBS  South tipe
Galaxy G1 pada kawasan pemukiman dengan kepadatan sedang dan tidak banyak terdapat bangunan tinggi seperti daerah perkampungan padat dan pengaruh besar obstruksi terhadap ketelitian dari hasil koreksi fitur tilt sensor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, HZ  2002, Survei dengan GPS , Pradnya Paramita, Jakarta.
Abidin,H.Z  2007, Penentuan  posisi  dengan  GPS  dan  aplikasinya ,  Cetakan  III,  Pradnya Paramita, Jakarta.
Andreas, H dkk 2016, ‘ Percepatan pemetaan persil menggunakan teknologi mobile base (MOBS)  RTK  Beidou  dan  RTPPP ’ , Prosiding Seminar Nasional FIT - ISI dan CGISE 2016.
Penggunaan Mobile Base Station South Galaxy G1 Untuk Pengukuran Batas Bidang Tanah … 59
Kusmiarto  2017, ‘ Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ’, (https ://
www.researchgate.net)
Munos, NC & Calderon, LC  2018, ‘ Precision and accuracy of the static GNSS method for surveying  network  used  in  civil  engineering ’, Ingenieria e Investigacion, Vol. 38 ,
hlm 52 - 59.
Setiawan,  A  2017, ‘ Pemanfaatan  penerapan  MBS  dalam  pengukuran  dan  pemetaan kadastral ’, Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

## Peraturan Perundang - Undangan
Badan  Pertanahan  Nasional  RI  1997, Petunjuk  Teknis  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, BPN RI , Jakarta.
Badan  Pertanahan  Nasional  RI  2018, Petunjuk  Teknis  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor. 01/JUKNIS - 300/I/2018, BPN RI, Jakarta.
Direktorat  Pengukuran  Dasar  BPN  RI    2009, Pedoman  dan  Petunjuk  Teknis  Jaringan Referensi Satelit Pertanahan, BPN RI, Jakarta.