Rancang Bangun Sistem Monitoring Asap Rokok di Toilet Sekolah Menggunakan Sensor MQ-7 dan Transceiver nRF24L01+ dengan Output Suara Berbasis Modul ISD 1820

## Feby Husna Mahdalena
Universitas Andalas, Padang, Indonesia E-mail: febyhusna98@gmail.com

## Nini Firmawati*
Universitas Andalas, Padang, Indonesia E-mail: firmawatinini@gmail.com

## Rahmat Rasyid
Universitas Andalas, Padang, Indonesia E-mail: rahmatrasyid1967@gmail.com
*) Corresponding Author
Abstract : A  cigarette  smoke  monitoring  system  in  school  toilets has  been  designed  using    MQ-7  sensor  and    transceiver nRF24L01+  with  ISD  1820  module  based  sound  output.  This hardware  system  consists  of  two  units  that  is  a  transmitter  and receiver.  The  transmitter  unit  consists  of  a  MQ-7  sensor,  a transceiver  circuit  nRF24L01+,  Arduino  Uno  R3.  The  receiver unit  consists  of  transceiver  circuit  nRF24L01+,  LCD,  Arduino Uno R3, ISD 1820 module. The MQ-7 sensor functions to detect carbon  monoxide  gas  in  cigarette  smoke.    MQ-7  sensor characterization obtained transfer function y = 0.0635x + 0.3808 with a regression value of R 2 = 0.9808. The error value obtained from  the  comparison  of  gas  read  by  the  MQ-7  sensor  with  a biogas  analyzer  is  5.35%.  The  transceiver  nRF24L01+  test obtained  that  the maximum  distance  of  data transmission  is  502 m without barrier and 68 m with wall barrier. The overall design of  the device  can  function  properly,  the  MQ-7  sensor  can detect carbon  monoxide  gas  as  far  as  110  cm  and  when  the concentration  is  more  than  1  ppm  the  speaker  on  the  ISD  1820 module will be activated as a warning alarm.
Abstrak: Telah  dirancang  sistem monitoring  asap rokok  di toilet sekolah menggunakan sensor MQ-7 dan transceiver nRF24L01+ dengan output suara berbasis modul ISD 1820.  Sistem perangkat keras ini terdiri dari dua unit yaitu transmitter dan receiver .  Unit transmitter terdiri  dari  sensor  MQ-7,  rangkaian transceiver nRF24L01+,  Arduino  Uno  R3.  Unit receiver terdiri  dari rangkaian transceiver nRF24L01+,  LCD,  Arduino  Uno  R3, modul  ISD  1820.  Sensor  MQ-7  berfungsi  untuk mendeteksi  gas karbon monoksida pada  asap rokok.   Karakterisasi  sensor MQ-7 didapatkan  fungsi    transfer  y=  0,0635x  +  0,3808    dengan  nilai regresi  sebesar  R 2 =  0,9808.  Nilai error yang  didapatkan  dari perbanding  gas  yang  terbaca  oleh  sensor  MQ-7  dengan biogas analyzer sebesar  5,35%.  Pengujian transceiver nRF24L01+ didapatkan jarak maksimum pengiriman data sejauh 502 m tanpa penghalang  dan  68  m  dengan  penghalang  dinding.    Rancangan keseluruhan alat dapat berfungsi dengan baik, sensor MQ-7 dapat mendeteksi  gas  karbon  monoksida  sejauh  110  cm  dan  saat konsentrasi lebih dari 1 ppm maka speaker pada modul ISD 1820 akan aktif sebagai alarm peringatan
Keywords: gas karbon monoksida, arduino UNO R3, sensor MQ-7, transceiver nRF24L01+, biogas analyzer

## PENDAHULUAN
Para  perokok  mengetahui  bahwa dampak  yang  dapat  diterima  akibat mengonsumsi  rokok  sudah  sering  ditulis
pada  surat  kabar,  majalah,  dan  media massa  lain,  bahkan dari  bungkus rokok itu sendiri  tetapi  tidak  membuat  khawatir untuk  mengonsumsinya.    Konsumsi  dan paparan  asap  rokok  dapat  mengakibatkan

## Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA
Volume 6 (No 2) Tahun 2020 (Hal. 144 s.d 150) ISSN: 2715-470X (Online) / 2477-6181 (cetak)
dampak  yang  serius  bagi  kesehatan  yaitu dapat  menyebabkan  kanker  paru-paru, kanker  mulut,  kanker  organ  lain,  penyakit jantung,  gangguan  kehamilan,  dan  juga dapat  menyebabkan  kematian  (Depkes  RI, 2006).
Perokok bukan hanya orang dewasa tetapi  juga  anak-anak  atau  remaja  usia sekolah.  Menurut penelitian Global  Youth Tobacco  Survey (GYTS)  tahun  2014 menunjukkan  bahwa  20,3%  anak  sekolah di  Indonesia  adalah  perokok  aktif.  Pada tahun  2018  Riskesdas  telah  melakukan survei  dan  menyatakan  bahwa  terjadi peningkatan perokok anak dan remaja usia (10-18)  tahun  dari  7,2%  di  tahun  2013 menjadi  9,1%  di  tahun  2018  (Kemenkes RI, 2019).
Remaja yang sudah menjadi perokok  aktif  selain  merokok  di  tempat- tempat  umum  juga  melakukannya  di lingkungan  sekolah.    Remaja  biasanya menyalurkan  kebiasaan  merokoknya  di lingkungan  sekolah  pada  tempat  yang jarang  dijangkau  oleh  guru  salah  satu contohnya yaitu di toilet sekolah.
Beberapa sekolah menggunakan cctv untuk meminimalisir siswa merokok dilingkungan sekolah tetapi cctv tidak bisa dipasang  pada  toilet  sekolah  dikarenakan dapat  mengganggu  hak  privasi  siswa.
Pemerintah Indonesia
mengatur pemanfaatan  cctv  dengan  menjamin  hak privasi  setiap  orang  dan  aturan  tersebut tertuang  pada  Pasal  26  UU  ITE  (Hukum Online,  2013).    Berdasarkan  hal  tersebut, diperlukan sistem monitoring untuk melakukan pengawasan kepada siswa agar tidak merokok dengan tidak melanggar hak privasinya di lingkungan sekolah.
Perkembangan teknologi yang sangat  pesat  tidak  menutup  kemungkinan untuk membuat sistem monitoring terhadap  perilaku  siswa  yang  sering merokok di sekolah. Penelitian sebelumnya membuat
alat untuk mendeteksi  asap  rokok  dengan  sistem multiple  warning yang  menggunakan sensor  MQ-135  berbasis  arduino.   Alat  ini menggunakan  modul  ISD  1820  untuk
menghasilkan voice note dan menggunakan  kipas  dc  sebagai  pengurai udara  dalam  ruangan  (Gustavia  dan Nurraharjo, 2018). Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya pemberitahuan untuk jarak jauh.
Sujatmoko  dkk.  (2015)  juga  telah melakukan  penelitian  untuk  mendeteksi asap  rokok  menggunakan  SMS Gateway untuk  asrama  Crystal  di  Universitas Klabat.    Sensor  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  sensor  MQ-7,  sensor ini  mendeteksi  karbon  monoksida  pada asap  rokok  dan  sensor  UV-Tron  untuk mendeteksi  api.    Sistem  ini  hanya menggunakan buzzer sebagai alarm peringatan.
Berdasarkan  permasalahan  yang dihadapi  penelitian  sebelumnya  maka diperlukan  pengembangan  alat  untuk monitoring deteksi asap rokok di lingkungan  sekolah  khususnya  di  toilet sekolah. Penelitian ini menggunakan sensor  MQ-7  yang  memiliki  sensitivitas yang  tinggi  dan  waktu  respon  yang  cepat, dan juga menggunakan transceiver nRF24L01+  dengan  keunggulan  dapat mentransmisikan  data  dengan  jarak  jauh tanpa  kabel.  Penelitian  ini  dilengkapi dengan  modul  ISD  1820  untuk  merekam dan memutar ulang suara.   Jika asap rokok terdeteksi maka speaker akan mengeluarkan  suara  yang  telah  direkam pada modul ISD 1820 sebagai peringatan.

## METODE
Metode  yang  digunakan  untuk menghasilkan  nilai  konsentrasi  gas  karbon monoksida  pada  sensor  MQ-7  dengan menghitung  rasio  antara  nilai  resistansi sensor  (Rs)  dengan  resistansi  sensor  pada udara  bersih  (Ro).  Nilai  keluaran  dari sensor  masih  berupa  tegangan  analog (V RL ).    Nilai  V RL didapatkan  dengan memanfaatkan  teori  pembagi  tegangan antara  nilai  tahanan  sensor  (R s )  dengan tahanan beban (R L ) pada Persamaan 1.
V RL (1)
Maka nilai Rs,
Rs= R L (2)
Keterangan:
V RL = Tegangan keluaran sensor (V) RL = Tahanan beban pada rangkaian (Ω) Vc = Tegangan sumber (V) Rs =  Tahanan pada sensor
Perbandingan Rs/Ro menjadi acuan untuk  mendapatkan  hasil  akhir  dengan satuan ppm.  Karakterisasi terhadap sensor dengan  melakukan  pendekatan  pada  nilai yang telah ada pada datasheet . Hubungana Rs/Ro  dengan  nilai  konsentrasi  CO  (ppm) dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 . Hubungan Rs/Ro dengan nilai konsentrasi CO (ppm)
Pada datasheet didapatkan  bahwa rasio resistansi sensor MQ-7 (Rs/Ro) akan bernilai  1  saat  konsentrasi  gas  CO  =  100 ppm  sehingga  nilai  Rs  =  nilai  Ro  yang dibuktikan dengan Persamaan 3 100 ppm CO= = 1 (3)
Maka,
100  ppm  CO  =Rs=Ro                  (4)
Prinsip  kerja  dari  sensor  MQ-7 adalah  mendeteksi  keberadaan  gas  karbon
monoksida.    Sensor  MQ-7  pada  saat terdeteksi  gas  karbon  monoksida  maka resistansi  elektrik  sensor  akan  menurun. Sensor  MQ-7  memiliki heater yang berfungsi  sebagai  pemicu  sensor  untuk dapat mendeteksi target gas yang diharapkan setelah diberikan tegangan 5 V (Manurung, 2018).
Selanjutnya  perancangan  perangkat lunak sistem telemetri yang dibagi menjadi dua  unit  yaitu  unit transmitter dan  unit receiver dapat dilihat pada gambar 2
Gambar 2 . Diagram Alir Program unit transmitter Diagram alir menunjukkan perancangan sistem deteksi gas karbonmonoksida pada  asap rokok dengan pemrograman  bahasa  C  sebagai  pengolah data  sensor  MQ-7.    Diagram  alir  dimulai dengan  menginisialisasi  pin  arduino  pada unit transmitter dan  unit receiver .    Unit transmitter terdiri  dari  sensor  MQ-7  dan modul  nRF24L01+.    Ketika  sensor  MQ-7 mendeteksi  gas  karbonmonoksida  pada asap  rokok  maka  nilai  konsentrasi  gas karbon monoksida dikirim ke unit receiver.
Diagram  alir  unit  receiver  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3 . Diagram Alir Program unit receiver
Pada  unit receiver terdiri  dari modul nRF24L01+, LCD, modul ISD 1820 dan  speaker,  yang  terhubung  dengan arduino.    Nilai  konsentrasi  yang  diterima oleh  unit receiver akan  ditampilkan  oleh LCD.    Jika  nilai  konsentrasi  melebihi  1 ppm  maka  akan  memberikan output  high yang  selanjutnya  akan  diproses  oleh arduino  dan  speaker  akan  menghasilkan suara  “   Terdeteksinya  Asap  Rokok” sebagai peringatan.
Berikutnya  perancangan  bentuk fisik  alat  dibuat  dalam  bentuk prototype dengan  mempertimbangkan  keefisienan dan  kemudahan  dalam  penggunaan  kerja alat.    Gambaran  umum  rancang  bangun sistem  monitoring  alat  deteksi  asap  rokok dapat dilihat pada Gambar 4.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  sensor  MQ-7  didapatkan bahwa  semakin  besar  konsentrasi  gas karbon monoksida semakin besar tegangan yang  dihasilkan.  Berikut  tabel  hasil tegangan  keluaran  sensor  MQ-7  terhadap konsentrasi gas karbon monoksida
Tabel 1 . Hasil tegangan keluaran sensor MQ-7 terhadap konsentrasi gas karbon monoksida No Konsentrasi gas karbon monoksida (ppm) Tegangan keluaran sensor (V) 1 6 0,75 2 8 0,92 3 10 0,99 4 11 1,08 5 12 1,11 Plot data tegangan keluaran terhadap konsentrasi gas karbon monoksida dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5 . Grafik hubungan tegangan keluaran sensor MQ-7 terhadap konsentrasi gas karbon

## monoksida
Gambar  5  menunjukkan  bahwa grafik  berbentuk  linear.  Fungsi  transfer pada  grafik  menunjukkan  bahwa  variasi konsentrasi gas karbon monoksida sebanding  dengan  tegangan  keluaran  yang dihasilkan  oleh  sensor  MQ-7  dengan  nilai regresi  sebesar  R 2 =  0,9808.    Hal  ini  juga menunjukkan  bahwa  sensitivitas  sensor sebesar  0,0635  V/ppm  dan  tegangan offset sebesar 0,3808. Nilai  karakteristik  sensor  MQ-7 dapat diketahui dengan grafik
perbandingan  Rs/Ro  yang  ada  pada datasheet sensor  MQ-7  sebagai  acuan untuk  mendapatkan  nilai  konsentrasi  gas
dengan  satuan  ppm.  Rs  adalah  tahanan sensor  pada  kadar  CO  tertentu  atau  yang sedang  diukur  dan  Ro  adalah  tahanan sensor pada udara yang bersih.  Hubungan Rs/Ro  dengan  konsentrasi  gas  karbon monoksida (CO) pada Tabel 2.
Tabel 2 . Hubungan Rs/Ro dengan konsentrasi gas karbon monoksida (CO)
Hasil  pada  tabel  menunjukkan bahwa  nilai  Rs/Ro  berbanding  terbalik dengan  nilai  konsentrasi  dan  tegangan yang  dihasilkan.
Sesuai  dengan  teori
bahwa nilai resistansi sensor
mempengaruhi  tegangan  dan  konsentrasi yang dihasilkan.
Selanjutnya  pengujian  sensor  MQ- 7  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai konsentrasi  gas  karbon  monoksida  pada sensor  MQ-7  dan biogas  analyzer .  Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3 . Perbandingan konsentrasi gas karbon monoksida yang terukur pada rancangan dengan biogas analyzer
No  Sensor MQ-7 (ppm) Biogas Analyzer ‘ (ppm) Error (%) 1 5,25 6 12,5 2 7,67 8 4,12 3 9,58 10 4,2 4 10,54 11 4,18 5 11,79 12 1,75 Error rata-rata 5,35
Error rata-rata  dari  hasil  perbandingan konsentrasi yang terbaca oleh sensor MQ-7 dengan biogas  analyzer sebesar  5,35%. Hal  ini  menunjukan  bahwa  sensor  MQ-7 bekerja dengan baik dengan nilai konsentrasi  sensor  MQ-7  mendekati  nilai yang ditunjukkan oleh biogas analyzer.
Karakterisasi transceiver nRF24L01+    dilakukan  untuk  menguji seberapa jauh data yang dapat dikirim oleh transceiver saat  ada  penghalang  dan  tanpa penghalang pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4 . Hasil pengujian karakterisasi transceiver nRF24L01+ tanpa penghalang
No  Jt (m) Kt Kr Sd 1 100 2043 2043 Terkirim 2 200 2043 2043 Terkirim 3 300 2043 2043 Terkirim 4 400 2043 2043 Terkirim 5 502 2043 2043 Terkirim 6 >502 2043 - Tidak terkirim
Dimana  Jt  (Jarak  transmisi),  Kt (Kode  transmitter),Kr  (Kode  receiver)  dan Sd  (Status  data).  Berdasarkan  data  yang didapatkan  jarak  maksimum  pengiriman data  sejauh  502  m.    Data  yang  diperoleh belum sesuai dengan datasheet nRF24L01+  yang  jarak  maksimumnya sebesar  1  km  (Docfoc,  2016).    Hal  ini terjadi  karena  adanya noise pada  unit transmitter dan  area  yang  digunakan terdapat penghalang seperti pepohonan.
Tabel 5 . Hasil pengujian karakterisasi transceiver nRF24L01+ dengan penghalang dinding
No Jt (m) Kt Kr Sd 1 10-20 2043 2043 Terkirim 2 20-40 2043 2043 Terkirim 3 40-68 2043 2043 Terkirim 4 >68 2043 - Tidak Terkirim
Dimana  Jt  (Jarak  transmisi),  Kt (Kode  transmitter),  Kr(Kode  receiver),  Sd (Status  data).  Berdasarkan  data  yang diperoleh jarak maksimum yang didapatkan  sebesar  68  m.    Hal  tersebut dikarenakan gelombang radio akan mengalami  penyerapan,  pemantulan,  dan hamburan ketika ada penghalang.
Ketebalan  dinding  juga  mempengaruhi gelombang  saat  merambat  sehingga  sinyal tidak  mampu  mengirimkan  informasi pada jarak yang sangat jauh (Eriyaldi,2017).
Selanjutnya  pengujian  alat  secara keseluruhan  dengan  memvariasikan  jarak rokok terhadap  sensor  MQ-7.  Hal  tersebut bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh
No V RL (V)
Rs ( Ω) Ro ( Ω) Rs/Ro Co (ppm) 1 0,75 5666,5 873 6,49 5,25 2 0,92 4434,7 873 5,07 7,67 3 0,99 4050,5 873 4,64 9,58 4 1,08 3629,6 873 4,15 10,54 5 1,11 3504,5 873 4,01 11,79
jarak  gas  karbon  monoksida  yang  dapat dideteksi  oleh  sensor  MQ-7  dengan  jarak transmisi alat sejauh 1 m pada Tabel 6.
Tabel 6 . Hasil pengukuran alat secara keseluruhan dengan variasi jarak No Jarak (cm) Konsentrasi gas karbon monoksida (ppm) Speaker (berbunyi/ tidak) 1 10 12,31 Berbunyi 2 20 9,13 Berbunyi 3 30 7,48 Berbunyi 4 40 6,65 Berbunyi 5 50 4,60 Berbunyi 6 60 3,81 Berbunyi 7 70 3,38 Berbunyi 8 80 2,53 Berbunyi 9 90 1,67 Berbunyi 10 100 1,36 Berbunyi 11 110 1,16 Berbunyi 12 120 0,89 Tidak 13 130 0,89 Tidak 14 140 0,89 Tidak
Tabel  6.  menunjukkan  bahwa semakin  jauh  jarak  antara  sensor  dengan rokok  semakin  sedikit  nilai  konsentrasi yang  terbaca.    Hal  tersebut  dikarenakan asap  rokok  yang  terdeteksi  kurang  pekat karena  adanya  pengaruh  dari  angin (Sasmoko dan Mahendra, 2017). Konsentrasi awal  yang terbaca oleh sensor MQ-7  yang  telah  terhubung  dengan nRF24l01+  pada  unit transmitter sebesar 0,89  ppm.    Hal  tersebut  dikarenakan adanya noise pada  rangkaian  sehingga mempengaruhi  tegangan  pada  sensor (Eriyaldi, 2017).
Penelitian  ini  juga  dilaksanakan  di sekolah  MTI  Tarusan  Kamang  Kabupaten Agam dengan  jarak transmisi antara ruang guru  dan  toilet  sejauh  30  m.    Hasil  data pengujian  alat  keseluruhan  di  sekolah dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7 . Hasil data pengujian alat keseluruhan di
sekolah Keadaan Sensor Per coba an ke Konsent rasi gas karbon monoksi da (ppm) Speaker (berbunyi/ tidak) Sebelum ada asap rokok 1 0,89 Tidak 2 0,89 Tidak 3 0,89 Tidak Setelah ada asap rokok (jarak sensor dengan rokok sejauh 5 cm) 4 13,73 Berbunyi 5 13,84 Berbunyi 6 12,56 Berbunyi 7 13,50 Berbunyi 8 13,39 Berbunyi 9 12,41 Berbunyi
Hasil pengujian dapat dilihat bahwa alat  bekerja  dengan  baik  dan  speaker berbunyi  saat  nilai  konsentrasi  gas  karbon monoksida lebih dari 1 ppm. Speaker akan berbunyi selama 20 detik.  Pengujian pada saat  sebelum  ada  asap  rokok  dilakukan dengan cara mengukur gas karbon di toilet tanpa  adanya  asap  rokok  didapatkan konsentrasinya  sebesar  0,89  ppm.    Setelah itu dilakukan pengujian saat kondisi sensor mendeteksi asap rokok dengan jarak antara sensor  dengan  asap  rokok  sejauh  5  cm didapatkan  bahwa  konsentrasi  gas  karbon monoksida sebesar (12,41- 13,84) ppm.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Rancang bangun sistem monitoring asap rokok di sekolah menggunakan sensor MQ-7  dan transceiver nRF24L01+  telah berhasil  dibuat  dan  bekerja  dengan  baik. Hasil  karakterisasi  konsentrasi  gas  karbon monoksida  terhadap  tegangan  keluaran sensor  MQ-7  didapatkan  fungsi  transfer y  =  0,0645x  +  0,3808  dengan  regresi sebesar  R 2 =  0,9808.  Ketika  konsentrasi yang terbaca oleh sensor MQ-7 dibandingkan  dengan  konsentrasi  yang terbaca oleh alat biogas analyzer didapatkan error sebesar 5,35%. Jangkauan  maksimum  sensor  MQ-7  untuk mendeteksi  gas  karbon  monoksida  sebesar 110 cm.
Hasil pengujian transceiver
nRF24L01+  untuk  mendapatkan  jarak maksimum  yang  dapat  dijangkau  oleh sinyal transceiver nRF24L01+  saat  tanpa penghalang sejauh 502 m, sedangkan jarak yang  didapatkan  saat  ada  penghalang dinding sebesar 68 m.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  di toilet  sekolah  ada  beberapa  kekurangan alat  ini  yang  harus  diperbaiki.  Sebaiknya sensor  yang  digunakan  lebih  dari  1  agar alat  dapat  bekerja  maksimal.  Alat  ini sebaiknya  ditambahkan  alat  penghisap asap untuk meningkatkan konsentrasi asap rokok yang dideteksi oleh sensor. Transceiver nRf24L01+ disarankan menggunakan penguat sinyal atau ditambahkan  dengan transceiver lain  agar jangkauan  sinyal  yang  didapatkan  lebih jauh.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pembimbing yang  telah  memberikan  bimbingan  selama penelitian  ini.  Terima  kasih  kepada  ketua jurusan  fisika  dan  ketua  laboratorium elektronika  dan  instrumentasi  karena  telah memfasilitasi  penelitian  ini.  Terima  kasih kepada  kepala  sekolah  MTI  Tarusan Kamang  yang  telah  memfasilitasi  dalam pengambilan  data  dan  juga  kepada  Tim Natural  Science  yang  telah  meluangkan waktu untuk menerbitkan artikel ini.

## REFERENSI
Depkes  RI.  2006. Panduan  Promosi perilaku  tidak  merokok .  Jakarta:
Pusat Promosi Kesehatan.
Eriyaldi  dan  Wildian.  2017.  Rancang Bangun Sistem Telemetri Konsentrasi Gas Amonia Menggunakan  Sensor  MQ-137  dan Transceiver nRF24L01+. Journal
Fisika Unand , Vol. 6 No.3.
Gustavia,  R.A..  dan  Nurraharjo,  E.  2018. Rancang  Bangun  Sistem  Multiple
Warning Deteksi Asap Rokok menggunakan Sensor MQ-135 Berbasis Arduino. Prosiding SINTAK 2018.
Manuruang,  M.B.  2018.  Perancangan  Alat Ukur  Kadar  Karbon  Monoksida (CO)  pada  Kendaraan  Berbasis Sensor MQ-7. e-Proceeding of Engineering , Vol. 5, No.2.
Sujatmoko,  A.S.R.  dkk.  2015.  Rancang
Bangun Detektor Asap Rokok menggunakan  SMS Gateway untuk
Asrama Crystal di Universitas
Klabat, Konferensi  Nasional  Sistem
& Informatika 2015 . STMIK
STIKOM Bali
Sasmoko,  D.  dan  Mahendra,  A.  2017. Rancang  Bangun  Sistem  Pendeteksi Kebakaran  Berbasis  IOT  dan  SMS Gateway menggunakan Arduin. Jurnal
Hukum  Online.  2013. Hukum  Merekam menggunakan  Kamera  Tersembunyi . https://www.hukumonline.com/klini k/detail/ulasan/lt508a38edc9c87/huk um-merekam-menggunakan-kamera- tersembunyi-hidden-camera/  diakses
2 Maret 2020. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia,  2019. Kemenkes  Meminta Kemkominfo  Blokir  Iklan  Rokok  di
Internet . http://www.depkes.go.id, diakses Agustus 2019.