## DETEKSI KADAR KEASAMAN MEDIA TANAH UNTUK PENANAMAN KEMBALI SECARA TELEMONITORING
Rufchotuz Zuhrotul Wardah 1) ,  Farida Arinie S ) , Waluyo 3)
1,2,3) Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, 65141
1 rufchotuzwardah.rw@gmail.com, 2 faridaarinie@yahoo.com, 3 waluyo@polinema.ac.id

## Abstrak
Perkembangan  sektor  pertanian  Indonesia  hingga  tahun  2014  menurut  data  Rencana  Strategis  Kementerian Pertanian  Tahun  2015  –  2019  adalah  sekitar  3,90  %  dari  sektor  ekonomi.  Dari  rencana  strategis  kementerian pertanian  tahun  2015-  2019  tersebut  terdapat  kebijkan  dan  arahan  inovasi  dalam  pengembangan  teknologi bidang usaha perbaikan lahan pertanian. Salah satu parameter yang sangat penting untuk usaha perbaikan yaitu tanah.  Kualitas  tanah  pada  lahan  pertanian  merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  perlu  mendapat  perhatian khusus  dalam  pengelolaannya.  Tidak  mudah  menciptakan  kondisi  ideal  suatu  tanah  bagi  tanaman.  Untuk  itu, petani  perlu  mengetahui  variabel  yang  mempengaruhi  kondisi  ideal.  Cara  termudah  untuk  mengetahui variabelnya adalah dengan melakukan pengukuran pH dan kelembaban kondisi tanah. Evaluasi kesuburan tanah pada  tanaman  cabe  dalam  proses  klasifikasi  keadaan  tanah  tanaman  cabe  masih  dilakukan  secara  manual melalui  pengamatan  visual.  Salah  satu  faktor  yang  membuat  tanaman  cabe  mati  sebelum  berbuah.  Pada penelitian ini akan dibuat sistem monitoring dengan web pada media tanam tanaman cabe berdasarkan tingkat keasaman  tanah  dan  kelembaban  tanah  menggunakan  bantuan  sensor  yang  dapat  dipantau  secara  online menggunakan  internet.  Data  akan  disimpan  di  database  dan  di  tampilkan  pada  web.  Hasil  penelitian  media tanam  tanaman  cabai  yang  didapat  menghasilkan  tanah  yang  cocok  untuk  tanaman  cabai  yaitu  media  tanah berpasir yang memiliki nilai kelembaban sebesar 7 hingga 8 dan nilai pH sebesar 6.5-7.5. Waktu rata-rata yang dibutuhkan  untuk  melakukan  komunikasi  antara  node  ke  website  sebesar  344  ms  yang  dimana  dalam standarisasi TIPHON nilai rata-rata delay pengiriman data dari alat ke website tergolong pada index ke-3 yang artinya proses tersebut memiliki kualitas yang sedang.
Kata Kunci : Media tanah, Sensor pH tanah, Sensor soil moisture, monitoring, mikrokontroler

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  sektor  pertanian  Indonesia hingga  tahun  2014  menurut  data  Rencana  Strategis Kementerian  Pertanian  Tahun  2015  –  2019  adalah sekitar  3,90  %  dari  sektor  ekonomi.  Rencana kebijakan  pemerintah  untuk  membentuk  ketahanan pangan  adalah  memperbaiki  ekonomi  agrobisnis, usaha perbaikan lahan, pengembangan varietas nutfah dan  inovasi  teknologi  bidang  pertanian.  Dari  rencana strategis  kementerian  pertanian  tahun  2015-2019 tersebut  terdapat  kebijkan  dan  arahan  inovasi  dalam pengembangan  teknologi  bidang  usaha  perbaikan lahan  pertanian.  Salah  satu  parameter  yang  sangat penting untuk usaha perbaikan yaitu tanah.
Kualitas tanah pada lahan pertanian merupakan  salah  satu  hal  penting  yang  perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya(Syafiqoh, Sunardi, & Yudhana, 2018).  Untuk  itu  para  petani  perlu  mengetahui variabel  apa  saja  yang  mempengaruhi  kondisi  ideal tersebut. Cara termudah untuk mengetahui variabelnya adalah dengan melakukan pengukuran pH, kelembaban dari kondisi tanah (Putra et al., 2015)
Pemantauan keadaan tanah untuk penanaman kembali  tanah  yang  digunakan    menanam  suatu tanaman  adalah  hal  yang  penting  untuk  dimonitor. Suatu  tanah  dikatakan  cocok  untuk  ditanami  suatu tanaman  dapat  dilihat  dari  kadar  kelembaban  tanah dan  pH  tanah.  Pengetahuan  tentang  derajat  keasaman
tanah  sangat  berperan  dalam  keberhasilan  suatu budidaya  tanaman.  Tanaman  tidak  akan  tumbuh  dan berproduksi  dengan  maksimal  jika  tanah  dalam kondisi  asam  maupun  basa.  Dengan  mengetahui  pH tanah,  petani  bisa  menentukan  skala  pH  yang  ideal untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  tanaman. Sehingga  kerugian  dapat  diminimalisir  (Rido  et  al, 2018).
Salah  satu  solusi  agar  kualitas  tanah  dapat dipantau  dan  dikelola  sesuai  dengan  tanaman  yang cocok  adalah  dengan  memanfaatkan  jaringan  sensor. Dalam penelitian ini diusulkan pemantauan kelembaban tanah dan pH tanah dengan memanfaatkan jaringan sensor nirkabel.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  dapat dirancang  sebuah  perangkat  “Deteksi  Kadar Keasaman  Media  Tanah  Untuk  Penanaman  Kembali Secara  Telemonitoring”.  Dengan  adanya  penelitian ini,  diharapkan  dapat  mempermudah  dalam  proses monitoring kualitas tanah pertanian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Sensor pH Tanah
Sensor  pH  tanah  merupakan  sensor  pendeteksi tingkat  keasaman  (acid  )  atau  kebasahan  (alkali  ) tanah.  Skala  pH    yang  dapat  diukur  oleh  sensor  pH tanah  ini  memiliki  range  3,5  hingga  15.  Sensor  ini bekerja  pada  tegangan  DC  5  Volt  dan  memiliki jangkauan pengukuran sebesar 6 cm dari ujung sensor
ke  dalam  tanah.  Sensor  ini  dapat  langsung disambungkan  ke  pin  analog    mikrokontroler  tanpa memakai  modul  penguat.  Sensor  pH  tanah  ini memiliki  warna  kabel  hitam  sebagai output dan  putih ground .(Aulian,2018)
Gambar 1. Sensor pH Tanah Sumber : Datasheet Sensor pH
B. Sensor  Kelembaban    Tanah  (Soil  Moisture  YL- 69)
Sensor soil  moisture adalah  sensor  yang digunakan  untuk  mengukur  kelembaban  pada  tanah. Sensor  ini  bekerja  pada  rentang  pengukuran  0-100% dengan  akurasi  sebesar  +-5%  Relatif Humidity (RH). Sensor  ini  bekerja  berdasarkan  prinsip  sensor kapasitif.  Terdapat  dua  buah  plat  kapasitor  dengan yang  dipisah  dengan  dielektrik.  Kelembaban  tanah akan  mengubah  permitivitas  dielektrik  antar  plat kapasitor  yang  sebanding  dengan  tegangan  yang dihasilkan.(Husdi, 2018).
Gambar 1 Sensor Soil Moisture YL-69 Sumber : Datasheet Sensor Soil Moisture C. Relay 1 Channel Relay adalah suatu peranti  yang digunakan untuk menggerakkan  heater  dengan  memanfaatkan  tenaga listrik  sebagai  sumber  energinya. Relay akan dikendalikan  oleh  piranti  lain  yaitu  dalam  skripsi  ini yaitu Node MCU  ESP8266.  Heater  akan  tertutup (menyala)  atau  terbuka  (mati)  karena  efek  induksi magnet  yang  dihasilkan  kumparan  (induktor)  ketika dialiri arus listrik.
D. Arduino Node MCU ESP8266 ESP8266 adalah sebuah chip yang sudah lengkap dimana  didalamnya  sudah  termasuk  processor, memori  dan  juga  akses  ke  GPIO.  Hal  ini menyebabkan  ESP8266  dapat  secara  langsung menggantikan  Arduino  dan  ditambah  lagi  dengan kemampuannya untuk mensupport koneksi wifi secara langsung.  Tegangan  kerja  ESP8266  adalah  sebesar 3.3V.(Arafat,2016)
E. Website Website adalah  sebuah  kumpulan  halaman  pada suatu  domain  di  internet   yang  dibuat  dengan  tujuan tertentu  dan  saling  berhubungan  serta  dapat  diakses
secara  luas  melalui  halaman  depan  (home  page) menggunakan  sebuah  browser  dan  terdiri  dari  URL. Sebuah website biasanya  bisa  diakses  secara  umum. Kebanyakan website dapat  diakses  melalui  public internet  protocol  (IP)  dalam  sebuah jaringan  internet . Namun  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa website tersebut diakses secara offline melalui jaringan LAN . III. METODE PENELITIAN
A. Perancangan Alat/Sistem
Pada  perancangan  sistem  ini  dijelaskan  tentang perancangan  yang  akan  dibuat.  Perancangan  sistem merupakan  tahapan  yang  menjelaskan  sistem  secara keseluruhan baik dalam bentuk diagram blok maupun dalam  bentuk flowchart sistem.  Diagram  blok  sistem monitoring  kelembaban  dan  pH  tanah  ditunjukkan dalam gambar.
ARDUINO NODE MCU Sensor pH Tanah Relay Sensor Soil Moisture ARDUINO NODE MCU Sensor pH Tanah Relay Sensor Soil Moisture
ARDUINO NODE MCU Sensor pH Tanah Sensor Soil Moisture INTERNET WEBSITE Relay
Gambar  3 Diagram  Blok  Sistem  Monitoring Kelembaban dan Ph Tanah
Pada  diagram  blok  sistem  monitoring kelembaban  dan  pH  tanah  menjelaskan  bagaimana pembacaan sensor soil moisture dan pH tanah bekerja, dalam  diagram  blok  tersebut  dibagi  menjadi  dua bagian  yaitu  bagian node dan web  server .  Bagian pertama  adalah node dimana  pada node tersebut memiliki  sensor soil  moisture dan  pH  tanah  yang digunakan  untuk  mengukur  berapa    kelembaban  dan pH  tanah.  Seluruh  sensor  tersebut  terhubung  pada mikrokontroler  yang  akan  digunakan  jenis  arduino nodeMCU untuk  memproses  data  sensor.  Pada jaringan ini menggunakan wifi untuk menghubungkan arduino  dengan  jaringan  internet.  Data  yang  sudah ditransmisikan  oleh nodeMCU melalui wifi dan dengan  sambungan  internet  sebagai  penyedia  layanan internet  agar  dapat  terhubung  ke MySQL .  Data  yang diterima  oleh MySQL akan  dihubungkan  dengan website yang  memiliki  jaringan  internet  agar  dapat digunakan  untuk  melakukan  pemantauan  secara  jarak dekat maupun jauh oleh pemilik tanah.
Pada  gambar  3  terdapat node yang  berisi komponen  arduino nodeMCU ,  sensor soil  moisture dan pH tanah, dan relay . Sensor soil moisture dan pH tanah  merupakan  komponen  yang  digunakan  untuk mengukur  kelembaban  dan  pH  tanah. Relay berguna untuk  mengatur  jalannya  sensor  yang  digunakan.
NO
Arduino nodeMCU digunakan  sebagai  pengelolah data dari sensor-sensor tersebut. Data yang terkumpul di  Arduino  akan  ditransmisikan  ke website melewati jaringan internet.
Pada  bagian  terakhir, web  server akan menampilkan  data  pengukuran  sensor  dalam  bentuk grafik  dan  tabel.  Selain  itu  pada web  server juga terdapat  halaman login untuk  petani  yang  dapat memantau kondisi kelembaban dan pH tanah.
Pada  prosedur  penelitian  dijelaskan  langkah- langkah  secara  sistematis  hal  ini  digambarkan  dalam Flowchart sistem secara keseluruhan yang ditunjukkan  dalam  Gambar  4    yang  menunjukkan sistem  kerja  pada  alat  yang  dibuat.  Pada Flowchart sistem  tersebut  menunjukkan  mulai  dari  alur pemintaan  data  oleh node kemudian  pengiriman  data dari node ke web server.
Start
Pembacaan sensor soil moisture Pembacaan sensor pH tanah Mikrokontroller WEB END YES
Gambar  4. Flowchart Sistem  Deteksi  Kelembaban dan pH Tanah

## B. Uji Coba Sistem
Tahapan  uji  coba  alat  ini  meliputi  pengujian system  yang  dilakukan  pada  tiap node sensor  untuk mengetahui  bahwa  sistem  sudah  berjalan  sesuai dengan  perencanaan.  Pengujian  yang  dilakukan  di sistem ini berdasarkan parameter-parameter yang telah dibuat yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem.
Pengujian keakurasian dilakukan untuk mengecek dan  mengatur  keakurasian  dari  suatu  alat  ukur  yaitu dengan  cara  dengan  membandingkan  dengan  standar atau  tolak  ukur.  Keakurasian  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  hasil  pengukuran  yang  didapat akurat  dan  sesuai  dengan  alat  ukur  sebenarnya.  Alat yang  digunakan  sebagai  acuan  untuk  keakurasian disini adalah soil meter .
Pengujian dilakukan dengan menggunakan  gelas aqua  ukuran  220  ml  dengan  ketinggian  tanah  6cm yang  didalamnya  terdapat  tanah  untuk  diuji  seberapa tingkat kelembabannya pada tingkat paling kering dan tanah keadaan paling basah
Tabel 1. Hasil Keakurasian Sensor Kelembaban
No Jumlah Air (mL) Nilai Kelembaban Sensor Nilai Soil Meter Eror (%) 1 Kering 0 0 0 2 50 0.6 0.5 2 3 100 1.3 1 3 4 150 2.8 2.5 1.2 5 200 4.4 4.0 1 6 250 6.0 5.5 0.9 7 300 7.5 7.5 0 8 350 8.4 8.0 0.5 9 400 9.3 9.0 0.3 10 450 10 10 0 Rata-rata kesalahan pembacaan 0.89
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan, didapatkan  nilai  kelembaban  tanah  pada  kondisi kering  adalah  0,  nilai  kelembaban  sensor  0  dengan nilai  pengukuran  pada  soil  meter  0  didapatkan  error sebesar  0%  saat  keadaan  tanah  paling  kering  adalah 0%.  Sedangkan  pengujian  saat  tanah  disiram  dengan air sebanyak 450mL, keadaan tanah paling basah nilai sensor  adalah  10,  nilai  kelembaban  sensor  10  dengan nilai  pengukuran  pada  soil  meter  sebesar  10 didapatkan nilai error sebesar 0%. Nilai error terbesar terjadi  saat  menambahkan  100  mL  air  yaitu  sebesar 30%  dan  nilai  error  terkecil  saat  saat  menambahkan 400  mL  air  yaitu  sebesar  3%.  Dari  grafik  ini  dapat diketahui  bahwa  nilai  sensor  kelembaban  tanah sebelum dan sesudah pengukuran memiliki nilai yang hampir  berdekatan.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  bentuk grafik  nilai  sensor  dan  hasil  pengukuran  yang  tidak memiliki selisih yang cukup jauh.
Alat  ukur  yang  digunakan  sebagai  acuan ketika kalibrasi sensor pH tanah dilakukan adalah pH meter digital. Pengujian dilakukan dengan menggunakan    gelas  aqua  ukuran  220  ml  dengan ketinggian tanah 6cm yang didalamnya terdapat tanah yang  berasal  dari  lokasi  penelitian  untuk  diuji seberapa  tingkat  keasaman  (acid  )  atau  kebasaan (alkali ) tanah
Tabel 2. Hasil kalibrasi sensor kelembaban
No. Sensor  p  H tanah Referensi  pH tanah error 1 5.81 6 3.1 2 5.82 6 3 3 5.88 6 2 4 5.86 6 2.3 5 5.84 6 2.6 6 6.62 6.5 1.8 7 6.68 6.5 2.7 8 6.58 6.5 1.2
Gambar 5. Hasil Keseluruhan Sistem 9 6.52 6.5 0.3 10 6.51 6.5 0.1 11 7.12 7 1.7 12 7.13 7 1.8 13 6.95 7 0.7 14 7.12 7 1.7 15 7.12 7 1.7 Rata-Rata 1.78
Dari  hasil  pengujian  sensor  pH  tanah  yang  telah dilakukan  dengan  membandingkan  nilai  sensor  pH tanah  dengan  pH  meter  didapatkan  nilai  rata  –  rata error sebesar 1.78. Nilai sensor pH tanah yang terukur tidak  terlalu  jauh  berbeda  dengan  pH  meter  yang digunakan sebagai referensi . Nilai referensi pH meter yang digunakan  yaitu 6, 6.5 dan 7.  Nilai pH meter 6 memiliki  error  paling  besar  yaitu  3.1  dengan  sensor pH  yang  terbaca  ialah  5.81.  Referensi  pH  meter  6.5 memiliki  error  paling  kecil  yaitu  sebesar  0.1  dengan nilai sensor pH tanah 6.51.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  hasil  penelitian  sistem  menjelaskan mengenai  bagaimana  alur  kerja  keseluruhan  dari sistem yang telah dibuat. Pada tahapan pertama, node diletakkan  sesuai  dengan  tanah  yang  digunakan. Penelitian  ini  menggunakan  3 node yang  yang  terdiri dari sample tanah campuran pasir sebagai node 1 yang dimana  perbandingan  campuran  pasir  yaitu  1/3  dari luas pot yang digunakan, tanah berkapur sebagai node 2  yang  dimana  perbandingan  campuran  kapur  yaitu 700  gram  dari  luas  pot  yang  digunakan,  dan node 3 menggunakan tanah biasa (liat). Pengukuran dilakukan pada 3 waktu yang berbeda selama 10 hari. Pengukuran dilakukan pada saat pagi jam 06.00, siang jam 12.00 dan sore jam 17.00
Pada  gambar  5  menjelaskan  hasil  keseluruhan sistem  yang  akan  diterapkan  untuk  deteksi  kualitas tanah  pada  media  tanam  tanaman  cabai. Node diletakkan  pada  titik  yang  telah  ditentukan.    Pada gambar 5, langkah pertama yaitu menguji keakurasian sensor  pH  dan  kelembaban  tanah.  Pengujian keakurasian  dilakukan  agar  nilai  dapat  dibaca  secara akurat. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai sensor meter (pH meter dan soil meter) dengan nilai sensor yang digunakan. Pada hasil pembacaan  sensor  soil  didapatkan  rata-rata  kesalahan pembacaan  sebesar 0,89% , sensor pH sebesar 1.78%. Langkah  kedua  yang  dilakukan  yaitu  implementasi alat  dan  system  di  lokasi  penelitian.  Langkah  ketiga yaitu  pengiriman  data  yang  telah  terbaca  oleh nodeMCU menggunakan  jaringan  internet  yang digunakan  untuk  mengupload  atau  mengirimkan  nilai dari  tiap  sensor  ke database .  Untuk  melihat  tampilan data  yang  telah  terkirim  dari node MCU  dapat dilakukan secara jarak jauh dengan website yang telah terintegrasi secara online .
A. Hasil Pengujian Sistem Berkala Hasil  Pengujian  dari  sensor  berkala  ini  adalah pada  saat  pagi,  siang  dan  sore.  Saat  pagi  pada  jam 06.00 wib , disaat siang pada jam 12.00 wib dan disaat sore pada jam 17.00 wib. Pengujian ini menggunakan 3 node yang  yang  terdiri dari sample tanah campuran pasir  sebagai node 1  yang  dimana  perbandingan campuran  pasir  yaitu  1/3  dari  luas  pot  yang digunakan,  tanah  berkapur  sebagai node 2  yang dimana  perbandingan  campuran  kapuryaitu  700  gram dari  luas  pot  yang  digunakan,  dan node 3 menggunakan  tanah  biasa  (liat).  Pada  sistem  ini  akan diukur  tingkat  kelembaban  dan  pH  tanah  yang  secara otomatis  akan  ditampilkan  dan  tersimpan  didalam website . a. Tanah Berpasir Berikut  adalah  tabel  hasil  monitoring  pada  tanah berpasir  yang  dimana  pengukuran  dilakukan  pada pagi, siang dan sore hari
Tabel 3. Hasil Deteksi Sensor pada Tanah Berpasir
No  Pagi (06.00) Siang (12.00) Sore (17.00) soil pH soil pH soil pH 1 7.42 5.64 5.40 6.72  7.35 5.93 2 8.12 5.42 6.12 6.70  6.32 5.98 3 7.45 5.64 5.64 6.82  7.32 6.12 4 7.32 5.18 6.42 6.94  6.68 6.12 5 7.42 5.18 5.26 7.21  7.18 5.83 6 7.70 5.32 5.18 7.34  7.4 6.21 7 6.54 5.83 4.69 7.14  6.25 6.45 8 7.63 5.64 4.18 7.48  7.26 6.72
Menampilkan Hasil Monitor Ke Website secara Realtime
Sensor Mengukur kelembaban dan pH tanah
9 7.68 6.25 4.21 7.32  7.69 6.65 10 6.52 6.38 4.98 7.32  6.21 6.42
Pada table 3 nilai kelembaban tanah node 1 yang digambarkan  secara  grafik  menunjukan  rata-rata pembacaan  nilai  pada  siang  hari  yang  merupakan kondisi  paling  kering  dari  tanah  dikarenakan  panas matahari.  Kondisi  paling  kering  berada  pada  hari  ke delapan dengan nilai sebesar 4,18. Untuk kelembaban pada  pagi  dan  sore  memiliki  nilai  yang  saling mendekati.  Untuk  kelembaban  paling  tinggi  berada pada hari ke dua dengan nilai sebesar 8,12. Pada table 3 semakin lembab terkstur tanah maka pH tanah akan semakin  kecil  dan  jika  tekstur  tanah    tidak  terlalu lembab maka pH tanah akan naik mencapai nilai7. b. Tanah Berkapur Berikut  adalah  tabel  hasil  monitoring  pada  tanah berkapur  yang  dimana  pengukuran  dilakukan  pada pagi, siang dan sore hari
Tabel 4. Hasil Deteksi Sensor pada Tanah Berkapur No  Pagi (06.00)
Siang (12.00) Sore (17.00) soi
pH soil
pH soil
pH 1 8.51 8.12  6.42 7.84  8.35 7.64 2 8.24 8.24  6.12 7.92  7.46 7.54 3 8.59 8.18  5.94 7.96  8.12 7.21 4 9.0 7.98  6.53 8.15  8.6 7.84 5 8.61 7.94  5.93 8.17  7.12 7.63 6 8.97 7.82  5.98 7.98  7.46 7.21 7 8.69 7.92  4.72 8.29  8.18 7.45 8 8.53 7.84  4.82 8.00  8.26 7.29 9 8.56 7.92  5.32 8.12  7.98 7.25 10 8.87 7.91  5.21 8.17  7.95 7.42
Pada table 4 nilai kelembaban tanah node 2 yang digambarkan  secara  grafik  menunjukan  rata-rata pembacaan  nilai  pada  siang  hari  yang  merupakan kondisi  paling  kering  dari  tanah  dikarenakan  panas matahari.  Kondisi  paling  kering  berada  pada  hari  ke tujuh  dengan  nilai  sebesar  4,72.  Untuk  kelembaban pada  pagi  dan  sore  memiliki  nilai  yang  saling mendekati.  Untuk  kelembaban  paling  tinggi  ada  pada hari  ke  empat  dengan  nilai  sebesar  9.  Pada  table  4 semakin  lembab  terkstur  tanah  maka  pH  tanah  akan semakin  kecil  dan  jika  tekstur  tanah    tidak  terlalu lembab maka pH tanah akan naik mencapai nilai 7. c. Tanah Biasa Berikut  adalah  tabel  hasil  monitoring  pada  tanah biasa  yang  dimana  pengukuran  dilakukan  pada  pagi, siang dan sore hari
Tabel 5. Hasil Deteksi Sensor pada Tanah Biasa
No  Pagi (06.00) Siang (12.00) Sore (17.00) soil
pH soil
pH soil
pH 1 8.68 5.32  6.64 4.67  8.54 5.21 2 8.54 5.21  5.94 4.53  7.41 5.18 3 8.82 5.28  6.12 4.67  8.42 5.11 4 9.91 5.26  6.42 4.96  8.62 4.97 5 8.91 5.28  6.72 4.72  7.21 4.86 6 8.72 4.97  6.98 4.74  8.81 4.90 7 9.12 4.86  4.72 4.70  7.45 4.88 8 8.87 4.82  4.82 4.82  8.26 4.96 9 8.56 4.96  4.32 4.86  7.96 4.90
10 8.82 4.90  5.21 4.74  7.98 4.92
Pada  table  5  nilai  kelembaban  tanah node 3 yang digambarkan secara grafik menunjukan rata-rata pembacaan  nilai  pada  siang  hari  yang  merupakan kondisi  paling  kering  dari  tanah  dikarenakan  panas matahari.  Kondisi  paling  kering  berada  pada  hari  ke tujuh  dengan  nilai  sebesar  4,72.  Untuk  kelembaban pada  pagi  dan  sore  memiliki  nilai  yang  saling mendekati.  Untuk  kelembaban  paling  tinggi  ada  pada hari ke empat dengan  nilai  sebesar 9.91. Pada table 5 nilai  kelembaban  tanah node 3  yang  digambarkan secara  grafik  menunjukan  rata-rata  pembacaan  nilai pada siang hari yang merupakan kondisi paling kering dari  tanah  dikarenakan  panas  matahari.  Semakin lembab  terkstur  tanah  maka  pH  tanah  nya  akan semakin  kecil  dan  jika  tekstur  tanah    tidak  terlalu lembab  maka  pH  tanah  nya  akan  naik  mencapai  nilai 7.  Nilai  pH  paling  rendah  berada  pada  hari  kedua dengan nilai sebesar 4,53.

## B. Penyimpanan Data Pembacaan Sensor
Database penyimpanan  dari  pembacaan  sensor dibuat  menggunakan database  phpMyAdmin melalui bantuan software XAMPP . Database ini menggunakan penyimpanan online dan  dapat  diakses  melalui jaringan internet yang sudah di rancang pada program nodeMCU .  Pengiriman  hasil  pembacaan  sensor  dapat sukses  terkirim  dan  tersimpan  dapat  dilihat  pata gambar berikut:
Gambar 6. Pengiriman Data Sensor Pada

## Database
Pengiriman  data  pada database dilakukan  secara realtime, dan dapat berjalan dengan baik ketika semua sistem  dapat  terhubung  ke  jaringan,  dengan  kata  lain antara  alat  sistem  monitor  dengan database  website harus  berada  pada  jaringan  agar  dapat  saling terhubung. Data sensor yang terbaca disimpan dengan data  waktu  pembacaan  sensor  (tanggal  dan  jam) sehingga  nilai  tiap  sensor  dapat  dibandingkan berdasarkan waktu tersebut. Pada pengiriman data dari nodeMCU  menuju  website  memiliki delay .  Berikut merupakan  pengujian delay menggunakan  aplikasi wireshark.
Pada pengujian delay dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman data  dari  alat  ke website .  Data delay yang  diambil yaitu  data  setiap  proses  monitoring  sensor  yang terbaca.
Berdasarkan penelitian sebelumnya dalam menghitung nilai parameter delay menggunakan persamaan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil penelitian delay yang dilakukan, pada saat melakukan pengujian delay pengiriman  data  dari  alat  ke website hasil pengujian delay menggunakan  software wireshark diperoleh  nilai delay sebesar  344  ms.  Menurut standarisasi  TIPHON  nilai  rata-rata delay pengiriman data  dari  alat  ke website tergolong  pada  index  ke-3 yang  artinya  proses  tersebut  memiliki  kualitas  yang sedang.  Pada  saat  melakukan  uji  coba delay menggunakan  operator  indosat  yang  memungkinkan kondisi  jaringan  tidak  stabil  sehingga delay yang terjadi berada dikualitas sedang.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari perencanaan, pengujian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada  hasil  sensor  soil  moisture  dan  pH  tanah diterima oleh database dan nilai dari sensor yang sudah masuk pada database langsung ditampilkan nilai  dan  grafik  pada  website.  Informasi  nilai sensor  dikirim  menuju  website  mengunakan internet.
2. Pada  tanah  biasa,  tanah  berpasir  dan  tanah berkapur dapat dilihat pada sensor pH tanah data yang  didapat  pada  pagi,  siang,  dan  malam  hari semakin  lembab  terkstur  tanah  maka  p  H  tanah nya  akan  semakin  kecil  dan  jika  tekstur  tanah tidak  terlalu  lembab  maka  pH  tanah  nya  akan naik. Pada penelitian media tanam tanaman cabai dapat  disimpulkan  bahwa  media  tanam  yang cocok  untuk  tanaman  cabai  yaitu  media  tanaman ttanah  berpasir.  Nilai  kelembaban  yang  cocok untuk tanaman cabai  yaitu 7-8 dan nilai pH yang cocok yaitu 6.5 – 7.5.
3. Sistem  pengiriman  data  dikirim  menggunakan modul  esp  8266  NodeMCU  pada  masing-masing node  menuju  database  menggunakan  internet dengan menggunakan software wireshark diperoleh nilai delay sebesar 344 ms yang dimana dalam  standarisasi  TIPHON  nilai  rata-rata delay pengiriman  data  dari  alat  ke website tergolong pada  index  ke-3  yang  artinya  proses  tersebut memiliki kualitas yang sedang.

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Muhammad, I. (2017). Monitoring Kelembaban Tanah Berbasis  Web  Menggunakan  Soil  Moisture Sensor  SSN0114  Terhadap  Ketersediaaan Air. Diploma thesis Universitas Andalas .
Nurul,  N.,  Puji,  W.  K.,  &  Eko,  W.  (2013).  Studi Pemberian Air  dan  Tingkat  Naungan Terhadap  Pertumbuhan  Bibit  Tanaman  Cabe Jamu  (Piper  retrofractum  Vahl.). JURNAL PRODUKSI TANAMAN Vol. 1 No. 4 .
Pats,  Y.,  Isnawaty,  &  Fid,  A.  L.  (  2016).  Rancang
Bangun Prototype System Monitoring Kelembaban Tanah Melalui SMS Berdasarkan  Hail  Penyiraman  Tanaman “Studi  Kasus  Tanaman  Cabai  dan  Tomat". semanTIK Vol.2 No.1 .
Rudi,  C.  G.,  &  Nurmahaludin.  (2016).  Rancang Bangun  Sistem  Monitoring  Populasi  Hama Tanaman  Padi  Berbasis  WEB  dan  Gateway. Jurnal POROS TEKNIK Volume 8, No. 2 .
Rusdi, E. (2013). Status Fitofarmaka dan Perkembangan  Agroteknologi  Cabe  Jawa (Piper Retrofractum Vahl.). Jurnal Agrotropika 18(1) .
Sulistiawan, M. H. (2017). Sensor Kelembapan Tanah Multi  Point  Nirkabel  dengan  Tampilan Grafik . Universitas Sanata Dharma .
(t.thn.).
http://eprints.polsri.ac.id/2043/3/3.%20BAB
%20II%20LA.pdf  diakses  11  Februari  2018. pukul 18:28 .
https://www.pertanianku.com/memilih-media-tanam- yang-sesuai-untuk-tanaman/