## Jurnal Ilmiah Farmako Bahari
Journal Homepage :https://journal.uniga.ac.id/index.php/JFB
EFFECT OF LOCATION ON FLUORID ION LEVELS ON WELL WATER AND WATER SUPPLY COMPANY WITH COLORIMETRY METHOD
Dang Soni, Riska Prasetiawati, Dian Novita Sari
Fakultas MIPA Universitas Garut, Jl. Jati no 42B, Tarogong Kaler, Garut
Korespondensi: Dang Soni (dang@uniga.ac.id)

## ARTICLE HISTORY
Received: 14 November 2018 Revised: 8 Desember 2018           Accepted: 14 Januari 2019

## Abstract
Water is a  source of basic needs that are important for the lives of humans and other  creatures, one of  which  is  used as  drinking  water.  Drinking  water  is  water that goes through a treatment process or without a treatment process that meets health  requirements  and  can  be  drunk  directly.  Water  that  is  usually  used  as drinking  water  by  the  community  includes  groundwater  or  well  water  and  the Water  Supply  Company.  Water  used  as  a  source  of  drinking  water  must  meet good water quality standards in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No.492 / Menkes / PER / IV / 2010. Drinking water that is safe for health is one of them if it meets the chemical requirements. Chemical parameters of drinking water one of which can be seen from the Florida ion  content.  Fluoride  ion  levels  in  sea  water  around  1.2-1.5  mg  /  L.  Generally springs and well water contain higher concentrations of fluoride ions than surface water  such  as  lakes  and  rivers.  Where  Fluoride  ion  levels  in  well  water  around 0.4-1.4 mg / L. And the levels of Fuorida ions in fresh water around 0.01-0.3 mg / L.  Increased  levels  of  fluoride  ions  can  be  caused  by  human  activities  such  as fluoridation  in  water,  waste  disposal  and  industrial  activities.  According  to  the World Health Organization (WHO) in 2010 the Florida ion had a beneficial effect on health by strengthening teeth and bones if the levels were around 0.7 mg / L, while according to the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia No.492 / Menkes / PER / IV  / 2010 Florida ions are very dangerous if the levels are more than 1.5 mg / L. Increased levels of fluoride ions exceeding the limits set on  water  sources  used  as  drinking  water  by  the  community  can  cause  health problems including fluorosis of bones and teeth.
Keywords : Fluoride ion, drinking water, wells water, Water Supply Company, bone fluorosis, dental fluorosis .

## PENGARUH LOKASI TERHADAP KADAR ION FLUORIDA PADA AIR SUMUR DAN AIR PAM DENGAN METODE KOLORIMETRI

## Abstrak
Fluor (fluorine) merupakan unsur paling reaktif, oksidator paling kuat serta memiliki elektronegatifitas  paling  tinggi.  Dalam  air  fluor  biasanya  terbentuk  sebagai  ion
fluorida.  Air  merupakan  salah  satu  sumber  asupan  fluorida  yang  cukup  tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan dan membandingkan kadar ion fluorida pada  air  sumur  dan  air  PAM  yang  digunakan  masyarakat  sebagai  sumber  air minum.  Analisis  kualitatif  dilakukan  dengan  pereaksi  SPADNS-Asam  Zirkonil berwarna merah, hasil positif ditandai dengan adanya penurunan intensitas warna pada  larutan  menjadi  lebih  pudar  atau  lebih  Jingga.  Analisis  kuantitatif menggunakan  metode  kolorimetri  dengan  penambahan  pereaksi  SPADNS-Asam Zirkonil  dan  selanjutnya  diukur  pada  panjang  gelombang  582  nm.  Data  yang diperoleh  dilakukan  uji  statistik  menggunakan  SPSS  16  dengan One  way anova . Hasil  penelitian  kadar  ion  fluorida  di  sekitar  pantai  berbeda  secara signifikan  dari sampel  air  sumur  dekat  pantai  sampai  jauh  dari  pantai.  Sedangkan  kadar  ion fluorida  pada  sampel  air  PAM  berbeda  secara  signifikan  dari  sampel  yang bersumber  dari  sumur  dalam,  mata  air  perpompaan,  mata  air  gravitasi,  dan sungai.  Hasil  tersebut  menunjukan  bahwa  jarak  dan  sumber  air  mempengaruhi kadar ion fluorida pada air.
Kata Kunci :Ion fluorida, air sumur, air PAM, fluorosis tulang dan fluorosis gigi.

## Pendahuluan
Air  merupakan  sumber  kebutuhan  dasar  yang  penting  bagi  kehidupan  manusia  dan makhluk  lainnya,  salah  satunya  digunakan  sebagai  airminum.  Air  minum  adalah  air yang  melalui  proses  pengolahan  atau  tanpa  proses  pengolahan  yang  memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air yang biasanya digunakan sebagai air minum oleh masyarakat di antaranya yaitu air tanah atau air sumur dan air PAM. Air yang digunakan sebagai sumber air minum harus memenuhi standar kualitas air yang baik sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.492/Menkes/PER/IV/2010.  Air  minum  yang  aman  bagi  kesehatan  salah  satunya yaitu  jika  memenuhi  persyaratan  kimiawi.  Parameter  kimia  air  minum  salah  satunya dapat dilihat dari kandungan ion Florida.
Kadar ion Fluorida pada air laut sekitar 1,2-1,5 mg/L. Pada umumnya mata air dan air sumur  mengandung  konsentrasi  ion  Fluorida  lebih  tinggi  dibandingkan  air  permukaan seperti  danau  dan  sungai.  Dimana  kadarion  Fluorida  pada  air  sumur  sekitar  0,4- 1,4mg/L.  Dan  kadar  ion  Fuorida  pada  air  tawar  sekitar  0,01-0,3  mg/L.  Meningkatnya kadar  ion  Fluorida  dapat  disebabkan  oleh  adanya  kegiatan  manusia  seperti  fluoridasi pada air, pembuangan limbah dan kegiatan industri.
Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2010 ion Florida memiliki efek yang  menguntungkan  bagi  kesehatan  yaitu  memperkuat  gigi  dan  tulang  apabila kadarnya  sekitar  0,7  mg/L,  Sedangkan  menurut  sesuai  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No.492/Menkes/PER/IV/2010  ion  Florida  sangat  berbahaya  bila kadarnya lebih dari 1,5 mg/L. Meningkatnya kadar ion Fluorida melebihi batasan yang telah ditetapkan pada sumber air yang digunakan sebagai air minum oleh masyarakat dapat menyebabkan gangguan kesehatan di antaranya yaitu fluorosis pada tulang dan gigi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  lokasi  terhadap  kadar  ion Fluorida pada air sumur di sekitar Pantai Karang Paranje dan air PAM yang digunakan oleh  masyarakat  sebagai  air  minum  di  beberapa  cabang  PDAM  di  Kota  Garut  dan memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.492/MENKES/PER/IV/2010 atau tidak.

## Metode
Alat. Spektrofotometer uv- visible (Genesys 10S Uv-Vis ® ), kuvet disposable, timbangan analitik (FUJITSU FS-AR210 ® ), kertas perkamen, gelas kimia 1000 mL (Pyrex),  gelas kimia 100 mL (Pyrex), gelas ukur 10 mL (Pyrex), gelas ukur 50 mL (Pyrex), gelas ukur 100 mL (Pyrex), gelas ukur 500 mL (Pyrex), pipet tetes, labu ukur 500 ml (Pyrex), labu ukur 100 ml (Pyrex), labu ukur 50 ml (Pyrex), spatula, batang pengaduk, botol semprot, dan mikro pipet (Socorex).
Bahan. Air  sumur  dan  air  PAM,  standar  Kalium  Fluorida  (KF)  (Merck),  Sodium  2- parasulfofenilazon  1,8-dihidroksi-3,6-naftalen  disulfonat  (SPADNS)  (Merck),  Zirkonil Klorida  Oktahidrat  (ZrOCl 2 .8H 2 O)  (Merck),  Natrium  arsenit  (NaAs.O 2 )  (Merck),  Asam Klorida pekat (HCl) (Brataco) dan air suling (Brataco).
Pengumpulan  Sampel  Uji. Sampel  uji  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  air sumur dan air PAM. Air sumur yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sekitar Pantai  Karang  Paranje  di  Kampung  Karyasari  Kecamatan  Cibalong  Kabupaten  Garut yaitu  air  sumur  dengan  jarak  0,128  km  dari  pantai  karang  paranje  (AS1),  air  sumur dengan jarak 0,299 km dari pantai karang paranje (AS2), air sumur dengan jarak 0,877 km dari pantai karang paranje (AS3), dan air sumur dengan jarak 2,182 km dari pantai karang  paranje  (AS4).  Air  PAM  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  sampel  air yang  berasal  dari  pusat  air  PAM  Tirta  Intan  yang  dialirkan  ke  masyarakat  sebagai sumber  air  minum  berasal  dari  cabang  Samarang,  Tarogong  kaler,  Cempaka  1, Tarogong  Kidul,  Cisurupan,  Wanaraja,  Cempaka,  Karangpawitan,  Banyuresmi, Pameungpeuk, Cibalong, dan Cibatu di Kota Garut.
Penyiapan  Bahan  dan  Pembuatan  Larutan  Baku. Pereaksi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  diantaranya  yaitu  larutan  SPADNS,    larutan  Asam  Zirkonil,  larutan SPADNS-Asam Zirkonil, larutan blanko, dan larutan Natrium Arsenit. 2
Pembuatan  Larutan  SPADNS. Larutan  SPADNS  dibuat  dengan  cara  479  mg SPADNS  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  250  mL  dan  dilarutkan  dengan  air  suling, kemudian cukupkan volumenya sampai garis tanda batas. 2
Pembuatan  Larutan  Asam  Zirkonil. Larutan  Asam Zirkonil  dibuat  dengan  cara 66,5 mg Zirkonil Klorida Oktahidrat (ZrOCl 2 .8H 2 O) dimasukkan ke dalam labu ukur 250 mL dan dilarutkan dengan air suling 13 mL, kemudian ditambahkan 175 mL Asam Klorida pekat dan dicukupkan volumenya sampai garis tanda batas dengan air suling. 2
Pembuatan Larutan SPADNS-Asam Zirkonil. Larutan SPADNS-Asam Zirkonil dibuat dengan  cara  250  mL  larutan  SPADNS  dicampurkan  dengan  250  mL  larutan  Asam Zirkonil (1:1) dan diaduk hingga homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca tertutup. 2
Pembuatan  Larutan  Blanko. Larutan  blanko  dibuat  dengan  cara  10  mL  larutan SPADNS ditambahkan ke dalam 100 mL air suling, kemudian dicampurkan dengan 10 mL  air  suling  yang  mengandung  7  mL  Asam  Klorida  pekat  dan  diaduk  hingga homogen. 2
Pembuatan  Larutan  Natrium  Arsenit. Larutan  Natrium  Arsenit  dibuat  dengan  cara 1,25  gr  Natrium  Arsenit  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  250  mL  dan  dicukupkan volumenya sampai garis tanda batas dengan air suling.
Uji  Kualitatif  Ion  Fluorida. Larutan  SPADNS-Asam  Zirkonil  sebanyak  2  mL membentuk  larutan  berwarna  merah,  kemudian  ditambahkan  10  mL  larutan  sampel dan  ditambahkan  1  tetes  Natrium  Arsenit.  Semakin  tinggi  kadar  ion  fluorida  pada larutan sampel maka warna yang dihasilkan akan semakin memudar. 2
Pembuatan  Larutan  Induk  Baku  Fluorida. Ditimbang  sebanyak  100  mg  Kalium Fluorida  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  100  mL  dan  dilarutkan  dalam  air  suling, kemudian dicukupkan volumenya sampai garis tanda batas (C = 1000 mg/L) (LIB). 2
Pembuatan  Larutan  Standar  Baku  Fluorida. Dipipet  10  mL  larutan  induk  baku fluorida (LIB) dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan dilarutkan dalam air suling, kemudian dicukupkan volumenya sampai garis tanda batas. 2

## Optimasi Ion Fluorida
Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Fluorida. Dipipet sebanyak 10 mL dari LSB  dan  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  100  mL,  kemudian  dicukupkan  volumenya dengan air suling sampai garis tanda batas (LP1) C = 10 mg/L. Dipipet 4 mL dari LP1 dan  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  50  mL,  lalu  dicukupkan  volumenya  dengan  air suling  sampai  garis  tanda  batas  (LP2)  C  =  0,8  mg/L.  Selanjutnya dari  LP2  dipipet  10 mL  dan  dimasukkan  ke  dalam  vial,  kemudian  ditambahkan  2  mL  larutan  SPADNS- Asam  Zirkonil  dan  dikocok  sampai  homogen.  Larutan  dalam  vial  kemudian  diukur serapan pada rentang panjang gelombang 500-600 nm. 2
Penentuan Waktu Kerja Fluorida. Dipipet sebanyak 10 mL dari LSB dan dimasukkan ke  dalam  labu  ukur  100  mL,  kemudian  dicukupkan  volumenya  dengan  air  suling sampai  garis  tanda  batas  (LWK  1)  C  =  10  mg/L.  Dari  LWK  1  dipipet  3  mL  dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mL, lalu dicukupkan volumenya dengan air suling sampai dengan garis tanda batas (LWK 2) C = 0,6 mg/L. Setelah itu dipipet 10 mL dari LWK  2  dan  ditambahkan  2  mL  larutan  SPADNS-Asam  Zirkonil,  kemudian  dikocok sampai homogen. Diukur serapan pada panjang gelombang maksimum 582 nm setiap selang waktu 5 menit selama 30 menit. 2
Penentuan  Kurva  Kalibrasi. Dipipet  sebanyak  10  mL  dari  LSB  dan  dimasukkan  ke dalam  labu  ukur  100 mL,  kemudian  dicukupkan  volumenya  dengan  air  suling  sampai garis tanda batas (LK1) C = 10 mg/L. Dipipet sebanyak 0,5; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; dan 4 mL,  masing-masing  dimasukkan  ke  dalam  labu  ukur  50 mL.  Kemudian  setiap  larutan ditambahkan  air  suling  sampai  dengan  garis  tanda  batas  (C  =  0,1;  0,3;  0,4;  0,5;  0,6; 0,7;  dan  0,8  mg/L).  Diambil  sebanyak  10  mL  dari  masing-masing  larutan  kemudian ditambahkan  2  mL  larutan  SPADNS-Asam  Zirkonil  dan  dikocok  sampai  homogen. Setelah itu larutan diukur serapan pada panjang gelombang maksimum 582 nm. 2
Penetapan  Kadar  Ion  Fluorida. Sampel  diambil  sebanyak  10  mL  dimasukkan  ke dalam vial lalu ditambahkan 1 tetes larutan Natrium Arsenit dikocok dan ditambahkan 2 mL  larutan  SPADNS-Asam  Zirkonil,  kemudian  dikocok  sampai  larutan  homogen. Setelah  itu  larutan  diukur  serapannya  pada  panjang  gelombang  582  nm.  Kadar  ion fluorida dalam sampel dapat dihitung dengan persamaan regresi y = bx + a. 2

## Verifikasi Metode Analisis
Uji  Linearitas. Linearitas  merupakan  kemampuan  suatu  metode  analisis  untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung atau setelah diolah secara matematis sebanding  dengan  konsentrasi  analit  yang  ada  dalam  sampel  dalam  batas  rentang konsentrasi  tertentu.  Linearitas  dapat  diukur  dengan  melakukan  pengukuran  tunggal pada  konsentrasi  yang  berbeda-beda.  Sebagai  parameter  adanya  hubungan  linier digunakan  koefisien  korelasi  r  pada  analisis  regresi  linier  y  =  bx  +  a. 2 Batas  Deteksi (LOD) dan  Batas  Kuantitasi (LOQ). Batas  deteksi  merupakan  jumlah  terkecil  analit dalam  sampel  yang  dapat  dideteksi  dan  masih  memberikan  respon  yang  signifikan dibandingkan dengan blanko. Sedangkan batas kuantitasi merupakan parameter pada analisis renik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. 2,19
Batas Deteksi = op Batas Kuantitasi = op Keterangan :  Sy/x = Simpangan baku residual Slope = b pada persamaan garis y = bx + a
Batas  deteksi  dan  kuantitasi  dihitung  secara  statistik  melalui  garis  regresi  linier  dari kurva kalibrasi. 2
Uji Presisi. Uji presisi dilakukan dengan cara membuat 6 buah larutan standar dengan konsentrasi  0,6  mg/L.  Lalu  diukur  serapannya  pada  panjang  gelombang  maksimum 582 nm. 2
Uji  Akurasi. Untuk  uji  akurasi  ion  fluorida  larutan  uji  dibagi  menjadi  tiga  kelompok. Kelompok  pertama  dipipet  sebanyak  10  mL  sampel  dimasukkan  ke  dalam  vial  dan ditambahkan  5    μL  LK   (C  =   ,   mg L)   K  ompok  k dua  dipip t  s ban ak      mL sampel  dima sukkan  k   da am  via   dan  ditambahkan  25    μL  LK   (C  =   ,5  mg L) Kelompok  ketiga  dipipet  sebanyak  10  mL  sampel  dimasukkan  ke  dalam  vial  dan ditambahkan  4     μL  LK   (C  =  8    mg L)   La u  pada  masing-masing  kelompok ditambahkan 2 mL pereaksi SPADNS-Asam Zirkonil, kemudian dikocok sampai larutan homogen  dan  untuk  setiap  kelompok  dibuat  tiga  buah  larutan  yang  akan  diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum 582 nm. 2

## Hasil
Hasil Optimasi Ion Fluorida
Tabel 1. Penentuan Waktu Kerja Menit Absorban 0 0,133 5 0,133 10 0,133 15 0,136 20 0,133 25 0,146 30 0,140

## Hasil Verifikasi Metode Analisis
Gambar 2. Kurva kalibrasi ion fluorida
Tabel 2. Konsentrasi Kurva Kalibrasi
Konsentrasi Ion Fluorida (mg/L) Absorban 0,1 0,031 0,3 0,080 0,4 0,099 0,5 0,127 0,6 0,150 0,7 0,173 0,8 0,197
Tabel 3. Hasil Uji Akurasi Ion Fluorida Konsentrasi Ion Fluorida (mg/L) Replikasi Absorbansi Kadar hasil Ion Fluorida (mg/L) % Recovery (x) 1 0,195 0,792 99,000% 0,8 2 0,194 0,787 98,375% 3 0,195 0,792 99,000% Rata-rata 98,792% 1 0,129 0,513 102,600% 0,5 2 0,124 0,501 98,400% 3 0,126 0,492 100,200%
y = 0,2371x + 0,0073 R² = 0,9993 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 A b s o rb a n Konsentrasi
Rata-rata 100,400% 1 0,029 0,092 92,000% 0,1 2 0,028 0,087 96,000% 3 0,034 0,113 113,000% Rata-rata 100,333% % Recovery = Kada   asi
Kada    b na n a X 100% Tabel 4. Hasil Uji Presisi Konsentrasi (mg/L) Absorban Kadar Hasil Ion Fluorida (mg/L) % Recovery (x) x- ̅ (x- ̅ ) 2 0,6 0,150 0,602 100,333% 0,722 0,521 0,6 0,148 0,593 98,833% -0,778 0,605 0,6 0,150 0,602 100,333% 0,722 0,521 0,6 0,149 0,598 99,667% 0,056 0,003 0,6 0,149 0,598 99,667% 0,056 0,003 0,6 0,148 0,593 98,833% -0,778 0,605 ∑ 597,666% ∑ 2,258
̅ 99,611% % RSD = tanda    viasi (  ) ata- ata data ( ) ̅ x 100% = √ ∑ 2 ( - ) ̅ n- 99,6  % % = √ ,45 6 99,6  % % = ,672 99,6  % x 100%
= 0,675%
Tabel 5. Hasil Perhitungan Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi
No. X (mg/L) Y (Absorban alat) Yi (Absorban hitungan) Y-Yi (Y-Yi) 2 1 0,1 0,031 0,031 0,000 0,000000 2 0,3 0,080 0,078 0,002 0,000004 3 0,4 0,099 0,102 -0,003 0,000009 4 0,5 0,127 0,126 0,001 0,000001 5 0,6 0,150 0,150 0,000 0,000000 6 0,7 0,173 0,169 0,004 0,000016 7 0,8 0,197 0,197 0,000 0,000000 ∑ 3,4 0,857 ∑ 0,00003 ̅ 0,5 0,122
Persamaan regresi linier y = 0,2371x + 0,0073
Batas simpangan baku residual = √ ∑ ( - i) 2 n-2 = √ , 5 = √ ,     6 = 0,0024 Batas deteksi (LOD) = op = ,  24 ,2 7 = 0,030 mg/L Batas kuantitasi (LOQ) = op = ,  24 ,2 7
= 0,101 mg/L
Hasil Uji Kualitatif Ion Fluorida Air Sumur
Tabel 6 . Uji Kualitatif Ion Fluorida pada Sampel Air Sumur
Sampel Hasil Uji Kualitatif AS1 + AS2 + AS3 + AS4 + Keterangan   (+) = Air sumur mengandung ion fluorida (-) = Air sumur tidak mengandung ion fluorida
(a) (b) AS1 AS1 AS1 AS2 AS2 AS2
(c) (d)
Gambar 3. Hasil uji kualitatif ion fluorida pada sampel air sumur

## Hasil Uji Kualitatif Ion Fluorida Air PAM
Tabel 7. Uji Kualitatif Ion Fluorida pada Sampel Air PAM
Sampel Hasil Uji Kualitatif SDC1 + SDA2 + SDG3 + MAPC1 + MAPS2 + MAPA3 + MAGC1 + MAGN2 + MAGG3 + SC1 + SH2 + SI3 + Keterangan   (+) = Air PAM mengandung ion fluorida (-) = Air PAM tidak mengandung ion fluorida (a) (b) AS3 AS3 AS3 AS4 AS4 AS4 SDC1 SDA2 SDG3 MAPC1 MAPS2 MAPA3
(c) (d)
Gambar 4. Hasil uji kualitatif ion fluorida pada sampel air PAM
Hasil Penentuan Kadar Ion Fluorida Air Sumur
Tabel 8. Kadar Ion Fluorida dalam Sampel Air Sumur
Sampel Jarak Kadar Ion Fluorida (mg/L) Kedalaman Sumur (m) AS1 0,128 km 0,728 4 AS2 0,299 km 0,581 5 AS3 0,877 km 0,353 5 AS4 2,182 km 0,330 5

## Hasil Penentuan Kadar Ion Fluorida Air PAM
Tabel 9. Kadar Ion Fluorida Pada Sampel Air PAM
Sampel Sumber Air Cabang Kadar Ion Fluorida mg/L Kedalaman sumur (meter) SDC1 Sumur dalam cempaka Cempaka 0,378 102 SDA2 Sumur dalam asem Karangpawitan 0,311 105 SDG3 Sumur dalam cipicung Banyuresmi 0,267 94 MAPC1 Mata air perpompaan cipulus Tarogong idul 0,197 5 MAPS2 Mata air pompa ciharemas Cisurupan 0,210 70 MAPA3 Mata air pompa cikara Wanaraja 0,218 4 MAGC1 Mata air gravitasi Cibitung Samarang 0,154 3 MAGN2 Mata air gravitasi cibulakan Cempaka 0,117 3 MAGG3 Mata air gravitasi cibolerang Tarogong kaler 0,159 3 SC1 Sungai citameng Cibatu 0,053 - SH2 Sungai cipalebuh Pameungpeuk 0,066 - SI3 Sungai cisanggiri Cibalong 0,096 - MAGC1 MAGN2 MAGG3 SC1 SH2 SI3

## Pembahasan
Penentuan  kadar  ion  fluorida  dilakukan  pada  air  sumur  dan  air  PAM  yang  masih dijadikan sebagai sumber air minum oleh masyarakat di sekitar Pantai Karang Paranje Pameungpeuk dan di beberapa cabang PDAM di Kota Garut. Metode yang digunakan untuk  pengumpulan  sampel  berdasarkan  metode purposive  sampling yaitu  teknik sampling  dengan  mengambil  sebagian  sampling  berdasarkan  jarak  dan  sumber  air. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 4 sampel air sumur dan 12 sampel air PAM.
Metode  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  kolorimetri,  dengan  pereaksi  yang digunakan  SPADNS-Asam  Zirkonil  akan  membentuk  kompleks  larutan  berwarna merah.  Jika  ditambahkan  sampel  dengan  konsentrasi  ion  fluorida  tinggi  maka  warna pada  larutan  akan  menjadi  pudar  atau  berwarna  jingga. 2 Pereaksi  SPADNS-Asam Zirkonil  merupakan  metode  pengamatan  secara  tidak  langsung  dimana  yang  diamati adalah  pengurangan  serapan  kompleks  pereaksi  SPADNS-Asam  Zirkonil  bukan serapan  kompleks  pereaksi  SPADNS-Asam  Zirkonil  yang  ditambahkan  dengan  ion fluorida.  Pengurangan  serapan  tersebut  sebanding  dengan  kadar  ion  fluorida  pada larutan uji, kemudian diukur serapan larutan menggunakan spektrofotometer uv- visible pada panjang gelombang maksimum 582 nm dengan blanko larutan pembanding. 9
Penelitian ini diawali dengan optimasi ion fluorida yaitu penetapan panjang gelombang maksimum  yang  dilakukan  dengan  membuat  kurva  hubungan  antara  absorbansi dengan  panjang  gelombang  dari  suatu  larutan  baku  pada  konsentrasi  tertentu. Penentuan  kurva  serapan  ion  fluorida  dilakukan  pada  larutan  konsentrasi  0,8  mg/L diukur  pada  panjang  gelombang  560-600  nm.  Panjang  gelombang  maksimum  yang diperoleh untuk ion fluorida adalah 582 nm, panjang gelombang maksimum ion fluorida diperoleh  dari  panjang  gelombang  maksimum  SPADNS.  Dimana  panjang  gelombang maksimum  tersebut  mendekati  panjang  gelombang  menurut  SNI  01-3554-2006  yaitu 570 nm. 12
Selanjutnya  dilakukan  penentuan  waktu  kerja  untuk  mengetahui  waktu  pengukuran yang  stabil  untuk  ion  fluorida  setelah  penambahan  pereaksi  SPADNS-Asam  Zirkonil. Hasil uji diperoleh absorbansi yang stabil pada larutan yaitu hingga menit ke-10 setelah penambahan pereaksi. 2 Dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum pengukuran kadar sampel,  dengan  maksud  untuk  membuktikan  bahwa  metode  dapat  digunakan  di laboratorium  yang  dimiliki.  Parameter  yang  diukur  diantaranya  yaitu  uji  linearitas,  uji presisi, uji akurasi, batas deteksi (LOD) dan batas kuantitasi (LOQ). 2
Pada uji linearitas diperoleh persamaan regresi linier y = 0,2371x + 0,0073 dengan nilai r 2 =  0,9993.  Dari  hasil  data  kurva  kalibrasi  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  uji  linearitas  memenuhi  persyaratan  karena  kurva  kalibrasi  dapat dikatakan linier apabila memiliki nilai r 2 > 0,995. 20
Berdasarkan hasil uji akurasi, diperoleh nilai rata-rata persen perolehan kembali untuk larutan baku ion fluorida konsentrasi 0,1 mg/L sebesar 100,333%, larutan konsentrasi 0,5  mg/L  sebesar  100,400%,  dan  larutan  konsentrasi  0,8  mg/L  sebesar  98,792%. Dapat  disimpulkan  bahwa  pada  setiap  konsentrasi  memiliki  hasil  akurasi  yang  baik pada  analisis  kadar  ion  fluorida,  karena memenuhi  persyaratan  yang  telah ditetapkan oleh CDER ( Center for Drug Evaluation and Research ) dimana nilai perolehan kembali ( %Recovery ) yang dianjurkan berada pada rentang 80-120%. 21
Uji  presisi  diukur  untuk mengetahui  nilai  RSD  (simpangan baku  relatif)  dengan syarat memerikan  nilai  %RSD  kurang  dari  2%.  Hasil  %RSD  untuk  ion  fluorida  dengan konsentrasi 0,6 mg/L sebesar 0,675%, dapat disimpulkan bahwa uji presisi memenuhi
syarat. 21 Batas deteksi (LOD) diperoleh dari persamaan regresi linier untuk ion fluorida sebesar  0,030  mg/L  dan  batas  kuantitasi  (LOQ)  sebesar  0,101  mg/L.  Dimana    nilai batas  deteksi  dan  batas  kuantitasi  diperoleh  dari  nilai  standar  deviasi  (SD).  Untuk batas deteksi dari nilai 3 SD dan batas kuantitasi dari nilai 10 SD, sehingga nilai batas deteksi  lebih  kecil  dari  batas  kuantitasi.  Penentuan  batas  deteksi  (LOD)  untuk mengetahui  jumlah  terkecil  analit  dalam  sampel  yang  dapat  dideteksi  dan  masih memberikan  respon  yang  signifikan  dibandingkan  dengan  blanko,  sedangkan  batas kuantitasi  (LOQ)  merupakan  parameter  pada  analisis  renik  dan  diartikan  sebagai kuantitas  terkecil  analit  dalam  sampel  yang  masih  memenuhi  kriteria  cermat  dan seksama. 2
Setelah  dilakukan  verifikasi,  maka  dilakukan  pengukuran  kadar  ion  fluorida  pada sampel.  Sampel  uji  yang  telah  ditambahkan  pereaksi  berwarna  diukur  pada  panjang gelombang 582 nm. Dimana pengukuran absorban tiga kali replikasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dari nilai sebenarnya pada pengukuran.
Selanjutnya  data  kadar  ion  fluorida  yang  diperoleh  diolah  dengan  uji  statistik menggunakan  aplikasi  SPSS  16.0.  Pengolahan  data  bertujuan  untuk  mengetahui apakah  lokasi  sumber  air  berpengaruh  terhadap  kadar  ion  fluorida  dalam  sampel  air sumur  di  sekitar  Pantai  Karang  Paranje  Pameungpeuk  dan  air  PAM  yang  diperoleh dari beberapa cabang di Kota Garut yang diambil berdasarkan sumber air yaitu sumur dalam,  mata  air  perpompaan,  mata  air  gravitasi,  dan  sungai  yang  telah  dilakukan pengolahan. Uji normalitas dan homogenitas dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal dan homogen. Sehingga dapat dilakukan uji one way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95%. 18,19
Setelah  dilakukan  uji one  way ANOVA,  didapatkan  hasil  terdapat  perbedaan  yang signifikan  pada  kelompok  uji  sampel.  Kemudian  dilakukan  uji  Tukey  HSD  sebagai  uji lanjutan untuk mengetahui pasangan kelompok sampel mana saja yang saling berbeda secara signifikan. Hampir seluruh sampel menunjukan perbedaan secara signifikan. 18,19
Berdasarkan  penentuan  kadar  ion  fluorida  pada  sampel  air  sumur  yang  diperoleh  di sekitar  pantai,  dimana  pengambilan  sampel  dilakukan  pada  20  April  2019.  Diperoleh hasil pengukuran kadar ion fluorida pada sampel air sumur.Tabel 8
Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa sampel (AS1) lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang lain, karena air sumur di sekitar pantai mendapatkan suplai dari resapan aliran  air  laut  yang mengandung  kadar  ion  fluorida  tinggi.  Resapan  aliran  air laut  dapat  terjadi  karena  adanya  proses  intrusi  air  laut,  densitas  tanah  disekitar  laut lebih  rendah,  dan  permeabilitas  tinggi,  sehingga  mineral  yang  terdapat  pada  air  laut dapat  terbawa  aliran  air  dalam  jumlah  lebih  banyak.Tetapi  kadar  ion  fluorida  pada sampel  air  sumur  AS1,  AS2,  AS3,  dan  AS4  masih  memenuhi  syarat  menurut Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu tidak > 1,5 mg/L. 4,7
Kadar ion fluorida pada air PAM bersumber dari sumur dalam, mata air perpompaan, mata air gravitasi, dan sungai. Dimana dari masing-masing sumber air tersebut diambil tiga sampel dari beberapa cabang PDAM Tirta Intan  di Kota Garut pada 18 Mei 2019. Berdasarkan  hasil  penentuan  kadar  ion  Florida  pada  12  sampel  air  PAM,  diperoleh data  hasil  kadar  ion  Florida.Tabel  9  Berdasarkan  sampel  air  PAM  tersebut  diperoleh kadar  ion  fluorida  tertinggi  bersumber  dari  sumur  dalam  yaitu  SDC1  sebesar  0,378 mg/L,  sampel  SDA2  sebesar  0,311,  dan  sampel  SDG3  sebesar  0,267  mg/L. Sedangkan  yang  bersumber  dari  mata  air  perpompaan  yaitu  MAPC1  sebesar  0,197 mg/L, MAPS2 sebesar 0,210 mg/L, dan MAPA3 sebesar 0,218 mg/L. Yang bersumber
dari mata air gravitasi yaitu MAGC1 sebesar 0,154 mg/L, MAGA2 sebesar 0,117 mg/L, dan MAGG3 sebesar 0,159 mg/L. Serta sampel air PAM yang bersumber dari sungai yaitu  SC1  sebesar  0,053  mg/L,  SH2  sebesar  0,066  mg/L,  dan  sampel  SI3  sebesar 0,096 mg/L.
Kadar ion fluorida dari sampel air PAM di atas tertinggi bersumber dari air sumur dan mata air dibandingkan dengan air sungai. Hal ini disebabkan karena semakin dalam air ke  bawah  lapisan  tanah  maka  semakin  tinggi  kadar  ion  fluorida  dalam  air,  karena adanya  interaksi  antara  air  dan  batuan  semakin  tinggi.  Selain  itu  air  PAM  yang bersumber  dari  air  sumur  dan  mata  air  tidak  dilakukan  proses  pengolahan  tetapi langsung  dialirkan  ke  masyarakat  sehingga  kadar  ion  fluorida  akan  lebih  tinggi. Sedangkan air sungai dilakukan proses pengolahan sebelum dialirkan ke masyarakat, proses  pengolahan  yang  dilakukan  yaitu  adsorpsi,  koagulasi,  flokulasi,  klarifikasi, filtrasi  dan  penghilangan  mikroba.  Pengolahan  tersebut  tidak  mampu  menghilangkan pengotor-pengotor  yang  memiliki  ukuran  sangat  kecil  seperti  ion  fluorida,  sehingga kadar  ion  fluorida  pada air  sungai  akan  tetap ada. Namun kadar  ion  fluorida  pada  air sungai  lebih  rendah  dibandingkan  air  sumur  dan  mata  air  karena  dilihat  dari  letak  air sungai  berada  di  permukaan,  serta  memiliki  densitas  yang  tinggi  dan  permeabilitas yang rendah sehingga kadar ion fluorida rendah. 7
Dari data yang diperoleh dari sampel air PAM kadar ion fluorida memenuhi persyaratan menurut Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 dan WHO ( World Health Organization ) pada tahun 2010 yaitu tidak > 1,5 mg/L. 4 Sehingga air yang bersumber dari air sumur dan air PAM aman bagi kesehatan masyarakat di Kota Garut. 1,4,5,8
Bila  kadar  ion  fluorida  meningkat  melebihi  batasan  yang  telah  ditetapkan  dapat menyebabkan  gangguan  kesehatan  diantaranya  yaitu  fluorosis  gigi  dan  fluorosis tulang.  Fluorosis  tulang  dan  gigi  dapat  terjadi  bila  terpapar  kadar  ion  fluorida  tinggi dalam jangka waktu yang lama, karena ketika ion fluorida masuk ke dalam tubuh dapat terikat pada tulang dan gigi. Tulang dan gigi  mengandung ion hidroksiaptit, dimana ion fluorida  dapat  menggantikan  ion  hidroksida  pada  ion  hidroksiaptit  sehingga  akan membentuk kompleks dengan ion hidroksiaptit menghasilkan fluorida apatit yang dapat memperkuat  tulang  dan  gigi.  Bila  kadar  ion  fluorida  tinggi  akan  membuat  tulang  dan gigi  semakin  rapuh  dan menyebabkan  gangguan  kesehatan  fluorosis  tulang  dan gigi. Sehingga kadar ion fluorida pada air minum harus diperhatikan. 1,5,8

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  lokasi  sumber air  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kadar  ion  fluorida  pada  air  sumur dan  ai   PAM   ang  dapat  di ihat  da i  data  hasi   statistik  pada  ni ai  α  <   , 5   Pada  4 sampel  air  sumur  di  sekitar  pantai  semua  mengandung  ion  Fluorida  dengan  kadar tertinggi  pada  sampel  AS1.  Sedangkan  12  sampel  air  PAM  semua  mengandung  ion fluorida dimana kadar tertinggi pada sampel sumur SDC1, SDA2, dan SDG 3. Namun kadar ion fluorida pada sampel masih memenuhi kadar maksimal menurut Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 yaitu 1,5 mg/L.

## Daftar Pustaka
1.  Gafur A, Kartini AD. Studi Kualitas Fisik Kimia dan Biologis pada Air Minum Dalam Kemasan Berbagai Merek yang Beredar di Kota Makassar Tahun 2016. J Kesehat Lingkung. 2016;3:37 –46.
2.  Astriningrum  Y,  Suryadi  H.  Analisis  Kandungan  Ion  Fluorida  Pada  Sampel  Air Tanah dan Air PAM Secara Spektrofotometri. Skripsi. 2010;7(3):46 –57.
3.  Artati.  Analisis  Kadar  Timbal  (Pb)  pada  Air  yang  Melalui  Saluran  Pipa  Penyalur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. 2018;1:47 –55.
4.  Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Permenkes No.
492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air  Minum. 2010. p. 1 – 9.
5.  Widana  GAB,  Astawa  KP,  Pasek  IK, Nida  S.  Analisis  Ion  Fluorida  (F-)  Dalam  Air Minum  Kemasan  ,  PAM  dan  Mata  Air  di  Wilayah  Kecamatan  Buleleng  Bali. Seminar Nasional Kimia dan Pendidik Kima VI. 2014;536 –42.
6. Kanduti   ,   t  b nk  P,  A tnik      F uo id  :  A    view  Of  USE  and  Effects  On Health. 2016;28:133 –7.
7.  Sumiok  JB,  Pangemanan  DHC,  Niwayan  M.  Gambaran  Kadar  Fluor  Air  Sumur dengan  Karies  Gigi  Anak  di  Desa  Boyongpante  Dua.  Jurnal  Ilmiah  Farmasi Pharmacon. 2015;4(4):116 –26.
8.  World Health Organization (WHO). Inadequate Or Excess Fluoride: A Major Public Health Concern. 2010;1 –5.
9.  Zulfaida  U,  Arumsari  A,  Nugraha  R.  Analisis  Kadar  Fluorida  Dalam  Sampel Seduhan  Teh  (Camellia  Sinensis)  menggukan  Metode  Spektrofotometri  Sinar Tampak. 2010;2(2460 –642):15–22.
10.  Lestari  TZ.  Kualitas  Air  Sumur-sumur  Penduduk  di  Kelurahan  Jati  Pulogadung Jakarta Timur. Jurnal  Petro. 2017;VI(2):2 –8.
11.  Kautsar  M,  Isnanto RR, Widianto  ED.  Sistem  Monitoring  Digital  Penggunaan  dan Kualitas Kekeruhan Air PDAM Berbasis Mikrokontroler ATMega328  Menggunakan Sensor  Aliran  Air  dan  Sensor  Fotodiode.  Jurnal  Teknologi  dan  Sistem Komputer. 2015;3(1):79.
12.  Badan  Standardisasi  Nasional.  Cara  Uji  Air  Minum dalam Kemasan.  2006.  12-13 p.
13.  Universitas Islam Bandung. Analisis Kandungan Fluorida pada Sampel Pasta Gigi yang  Diperoleh  dari  Beberapa  Hotel  di  Kota  Bandung  Menggunakan  Metode Spektrofotometri Sinar Tampak. 2015;2:493 –500.
14.  Preedy VR. Chemistry, Analysis, Function and Effects. 2015. 57-62 p.
15.  Fawell  J,  Bailey  K,  Chilton  J,  Dahi  E,  Fewtrell  L  MY,  Fawell  J  BK.  Fluoride  in
Drinking Water. 2006. 1-131 p.
16.  Lestari  S.  Pengaruh  Paparan  Fluorida  Oral  Dalam  Pasta  Gigi  Dengan  Dosis Bertingkat  Terhadap  Gambaran  Mikroskopis  Lambung  Mencit  Balb/C  Usia  3-4 Minggu. Artikel Karya Tulis Ilmiah. 2014;9 –10.
17.  Ganjar,  IG  RA.  Kimia  Farmasi  Analisis.  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar;  2007.  220- 240 p.
18.  Utami  AR.  Verifikasi  Metode  Pengujian  Sulfat  Dalam  Air  dan  Air  Limbah  Sesuai SNI  6989.  20:  2009.  Jurnal  Teknologi  Proses  dan  Inovasi  Industri.  2017;2(1):19 – 25.
19.  Hermita.  Petunjuk  Pelaksanaan  Validasi  Metode  dan  Cara  Perhitungannya. Majalah Ilmu Kefarmasian. 2004;1(3):117 –35.
20.  American  Public  Health  Assosiation.  Standard  Methods  For  the  Examination  of Water and Wastewater. New York Health Assosiation; 1999.
21.  Center for Drug Evaluation and Research US FDA. Review Guidance :  Validation of Chromatografic Methods. Food And  Drug Adminitration.
22.  Noviani, Hardina. Analisis Penggunaan Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Kitosan Pada Proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor. Skripsi. Bogor: Universitas Pakuan. 2
Vol. 10 ; No. 1  ; Januari 2019 Halaman 76-90