## Analisis Perubahan Suhu terhadap Panjang Gelombang pada Media Fiber Optik Berstruktur Singlemode-Multimode
Muhammad Adi Riswanto 1 , Mochammad Junus S.T, M.T. 2 , Drs. Yoyok Heru PI, M.T. 3
1,2,3 Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang, Indonesia
1 muhammad.adiris@gmail.com, 2 mochammad.junus@polinema.ac.id, 3 yoyok.heru@polinema.ac.id
Abstract — The increase in temperature on optical fiber results in an increase in the refractive index and Numerical Aperture, resulting in spread and absorption losses in the optical fiber. So it is considered necessary to discuss the effect of temperature changes on wave length in  axially  connected  Singlemode-Multimode  fiber  optic  media.  Optical  fiber  connected  to  OSA  is  heated  using  a  heater  to  show  the wavelength  value,  before  converted  into  color.  Then  convert  it  into  CCT  so as  to  produce  a  temperature  value  in  kelvins.  In  this  study, singlemode, multimode, singlemode-multimode fiber are used. The connection to each optical fiber and light source uses a Fusion Splicer and Visual Fault Locator with a wavelength of 660 nm and 680 nm, respectively. Results show that the higher the temperature, the farther the wavelength shift. The singlemode-multimode cable has the farthest shift value of 8.44 nm at 660 nm and 9.3 nm at 680 nm. Singlemode- multimode cable has the best measurement accuracy value. Because at a wavelength of 660 nm, the difference between the temperature values measured on the thermocouple and those calculated on the matlab has an average percentage of 0.54%. Meanwhile, at a wavelength of 680 nm it is 0.63%.
Keywords — Temperature, Wavelength, Optical Fiber, Singlemode, Multimode, Singlemode-Multimode .
Abstrak — Kenaikan suhu  pada fiber  optik  mengakibatkan  kenaikan indeks  bias dan Numerical Aperture, sehingga terjadinya rugi penyebaran dan penyerapan pada fiber optik. Maka dianggap perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang pengaruh perubahan suhu terhadap panjang gelomboang pada media fiber optik berstruktur Singlemode-Multimode yang dihubungkan secara aksial.  Fiber optik  yang  terhubung  pada  OSA  dipanaskan  mengunakan  pemanas  akan  menunjukkan  nilai  panjang  gelombang,  nilai  tersebut dikonversikan ke dalam warna. Kemudian mengkonversi ke dalam CCT sehingga menghasilkan nilai suhu dalam satuan kelvin. Pada penelitian  ini  menggunakan  media  fiber  optik  dengan  struktur  yang  berbeda-beda  yaitu  singlemode,  multimode,  singlemode- multimode. Penyambungan pada tiap-tiap fiber optik menggunakan Fusion Splacer. Untuk sumber cahaya menggunakan Visual Fault Locator dengan panjang gelombang 660 nm dan 680 nm. Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan,  maka  semakin jauh pergeseran panjang gelombang. Kabel singlemode-multimode  memiliki  nilai pergeseran paling jauh yaitu sebesar 8,44 nm pada panjang gelombang 660 nm, serta sebesar 9,3 nm pada panjang gelombang 680 nm. Kabel singlemode- multimode  memiliki nilai akurasi pengukuran paling baik. Karena pada panjang gelombang 660 nm, selisih antara nilai suhu yang terukur pada thermocouple dan yang terhitung pada matlab memiliki persentase rata-rata sebesar 0,54%. Sementara pada panjang gelombang 680 nm sebesar 0,63%.
Kata kunci — Suhu, Panjang Gelombang, Fiber Optik, Singlemode, Multimode, Singlemode-Multimode

## I. PENDAHULUAN
Teknologi fiber optik sangat berkembang penggunaannya di Indonesia  baik  di  bidang  telekomunikasi,  komputer,  industri, peralatan  kedokteran,  maupun  di  bidang  aplikasi  militer  dan masyarakat  umum.  Teknologi  ini  merupakan  sistem  jaringan komunikasi  yang  dalam  pengiriman  dan  penerimaan  sinyal informasinya  yang  berupa  berkas  cahaya,  menggunakan sumber  optik  dan  detektor  optik,  dengan  fiber  optik  sebagai media transmisinya [1].
Salah  satu  permasalahan  yang  tidak  dapat  dihindari  oleh fiber optik adalah karena letak geografis Indonesia yang berada di  garis  khatulistiwa  mengakibatkan  tingginya  suhu  rata  rata tahunan[2].  Kenaikan  suhu  mengakibatkan  kenaikan  indeks bias  dan  Numerical  Aperture,  sehingga  terjadinya  rugi penyebaran dan penyerapan pada fiber optik[3].
Dengan  adanya  hal  itu  maka  dianggap  perlu  dilakukan penelitian  yang  membahas  tentang  pengaruh  perubahan  suhu terhadap  panjang  gelomboang  pada  media  fiber  optik berstruktur Singlemode - Multimode yang  dihubungkan  secara aksial.  Dipilihnya  fiber  optik  berstruktur Singlemode - Multimode dikarenakan  sensitif  terhadap  temperatur  dan regangan, memiliki senstivitas yang tinggi, tidak membutuhkan waktu  yang  lama  saat  proses  fabrikasi  dan  biaya  yang  relatif murah[4].
Pada  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  pengukuran suhu  menggunakan  media  fiber  optik    berdasarkan  nilai panjang  gelombang[2].  Berdasarkan  penelitian  diatas  maka pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis  perubahan  suhu terhadap  nilai  panjang  gelombang  pada  media  fiber  optik berstruktur singlemode - multimode yang  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu menggunakan OSA dan
pemanas berdasarkan pendekatan matematis suhu dan panjang gelombang pada fiber optik.
Fiber optik merupakan sebuah bahan transparan yang sangat jernih  atau  kabel  yang  terbuat  dari  bahan  semacam  ini,  yang dapat  digunakan  untuk  mentransmisikan  gelombang  cahaya. Sistem  fiber  optik  adalah  sistem  komunikasi  data  dan  suara, atau  cabang  ilmu  yang  berurusan  dengan  sistem  komunikasi, yang memanfaatkan fiber optik sebagai medium transmisinya. Fiber atau serat adalah sebutan singkat yang sering digunakan untuk kedua hal di atas di dalam berbagai situasi praktis. Maka, boleh  juga  dikatakan  bahwa  fiber  digunakan  pada  sebuah sistem fiber[5]. Dua jenis fiber optik meliputi:
a. Singlemode
Fiber optik singlemode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud  cahaya  yang  didalamnya  terdapat  satu  buah  cahaya yang  merambat  di  sepanjang  fiber  optik  tanpa  adanya pemantuluan[4].
b. Multimode
Fiber  optik multimode merupakan  teknologi  transmisi  data dengan memanfaatkan beberapa indeks cahaya yang terdapat di dalamnya.  Fiber  optik multimode dapat  mentransmisikan cahaya  dengan  cara  melakukan  pemantulan  berulang-ulang melalui permukaan cladding hingga sampai kearah panduan[4].
Gambar  1  menunjukkan  diagram  transmisi  fiber  optik. Informasi yang berupa suara, video dan data akan diubah oleh transducer  menjadi  sinyal  informasi  elektrik.  Sinyal  kan disesuaikan agar dapat dimodulasikan pada sumber optik pada saat  data  processing.  Sumber  optik  mengubah  sinyal  elektrik menjadi sinyal informasi optik. Sejumlah daya diberikan oleh pengkopel kanal (masukan) ke media transmisi fiber optik agar sinyal informasi optik dapat diterima pada sisi penerima setelah melalui saluran fiber optik. Lalu sinyal informasi optik diubah kembali  menjadi  sinyal  informasi  elektrik.  Dan  setelah disesuaikan, sinyal informasi elektrik diubah menjadi informasi aslinya oleh suatu transducer[1].
Gambar 1 Komunikasi Fiber Optik[1]

## II. METODE

## A. Penentuan Prosedur dan Parameter
Perancangan  proses  yang  dikerjakan  akan  dijelaskan  pada gambar 2
Start Persiapan Alat dan Bahan Pemanasan Fiber Optik Panjang Gelombang yang Terukur dalam OSA END Pengukuran Parameter Sudah Sesuai? YA TIDAK Konversi Hasil Dalam Bentuk Warna dengan Algoritma Hasil Warna yang Terbaca dikonversikan ke CCT dan diubah ke dalam Bentuk Suhu (Kelvin) Nilai Warna yang Terbaca Penyambungan Fiber Optik Secara Aksial
Gambar 2 Flowchart Sistem Pengkuran Suhu dan panjang gelombang Pada diagram alir  sistem penelitian diatas langkah pertama yang dilakukan adalah  menyiapkan alat dan bahan  yang akan digunakan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pemanasan pada media fiber optik mengunakan pemanas. Fiber optik yang terhubung  pada  OSA  akan  menunjukkan  nilai  panjang gelombang  dari  fiber  optik  dan  nilai  panjang  gelombang tersebut  dapat  dikonversikan  ke  dalam  warna  dengan menggunakan  algoritma.  Kemudian  mengkonversi  hasil perhitungan  melalui  algoritma  ke  dalam  CCT  sehingga menghasilkan nilai suhu dalam satuan kelvin. Pada penelitian ini  menggunakan  media  fiber  optik  dengan  struktur  yang berbeda-beda  yaitu singlemode , multimode , singlemode - multimode . Penyambungan pada tiap-tiap fiber optik dilakukan secara  aksil  dengan  menggunakan  Fusion  Splacer.  Untuk sumber  cahaya  yang  ditransmisikan  melalui  fiber  optik menggunakan Visual Fault Locator dengan panjang gelombang 660 nm dan 680 nm.
Beberapa peralatan dan istilah yang digunakan meliputi:
1) Optical Spectrum Analyzer :
Sistem kerja dari Optical Spectrum Analyzer sendiri adalah ketika  cahaya  yang  masuk  melewati  sebuah  wavelength-
tunable  filter  optik  (monokromator  atau  interferometer). Photodetector  kemudian  mengkonversi  sinyal  optik  menjadi arus  listrik  yang  sebanding  dengan  daya  optik.  Arus  dari photodetector  diubah  menjadi  tegangan  oleh  penguat transimpedansi dan kemudian di digitalkan. Sinyal yang tersisa dari  pengolahan,  seperti  menerapkan  faktor  pengoreksi, dilkukan  secara  digital.  Sinyal  kemudian  diterapkan  kedalam tampilan  vertikal,  atau  amplitudo,  data.  Ramp  generator menentukan lokasi horizontal dari trace saat sweep dari kiri ke kanan.  Ramp  juga  menyetel  filter  optik  sehingga  panjang gelombang resonan proposional dengan posisi horizontal.

## 2) Hotplate Magnetic Stirrer
Prinsip  kerja  hotplate  didasarkan  pada  proses  perubahan energi  listrik  menjadi  energi  panas  yang  terjadi  pada  alas hotplate yang merupakan sebuah konduktor. Jadi, energi listrik yang  berasal  dari  listrik  yang  mengalir  ke  hotplate,  diubah menjadi  energi  panas  pada  alas/lempeng  hotplate.  Ini  yang menyebabkan hotplate menjadi panas. Kemudia sebagian besar hotplate dilengkapi dengan magnetic stirrer. Fungsinya adalah untuk  melakukan  pengadukan  dengan  menggunakan  stirrer magnet yang dicelup pada sampel.

## 3) Thermocouple
Prinsip kerja Termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya  Termokopel  hanya  terdiri  dari  dua  kawat  logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya.  Satu jenis  logam  konduktor  yang  terdapat  pada  Termokopel  akan berfungsi  sebagai  referensi  dengan  suhu  konstan  (tetap) sedangkan  yang  satunya  lagi  sebagai  logam  konduktor  yang mendeteksi suhu panas.

## 4) Correlated Colour Temperature
Nilai  CCT  dapat  diperoleh  dengan  cara  mencari  nilai panjang  gelombang  melalui  pengukuran,  lalu  nilai  panjang gelombang  tersebut  diubah  menjadi  nilai  RGB.  Selanjutnya, merubah  nilai  RGB  tersebut  ke  dalam  nilai  XYZ  dengan menggunakan  persamaan  korelasi  matriks  transformasi  3 dimensi. Nilai XYZ tadi diubah dalam bentuk XY atau diproses menjadi transformasi 2 dimensi sesuai dengan persamaan yang ada. Setelah nilai XY didapatkan dengan menggunkan formula McCanny’s  maka akan didapatkan  nilai CCT. Untuk  mencari nilai  CCT  dapat  ditemukan  dengan  menggunakan  persamaan berikut[6]:
Gambar 3 diagram blok konversi panjang gelombang ke CCT a. Konversi Panjang Gelombang ke RGB
Nilai panjang gelombang dapat di konversikan ke nilai RGB sebagai berikut :
= 256 − …………………...........…....(1) = 256 − ....……………….………......(2)
= 256 − ……...………….……….......(3)

## b. Konversi RGB ke XYZ
X = (-0.14282)(R)+(1.54924)(G)+(-0.95641)(B)........(4)
Y = (-0.32466)(R)+(1.57837)(G)+(-0.73191)(B)........(5)
Z = (-0.68202)(R)+(0.77073)(G)+(0.56332) (B).........(6)

## c. Konversi XYZ ke xy
Setelah  mendapatkan  nilai XYZ  yang  merupakan bentuk 3 dimensi, kemudian di transformasi menjadi 2 dimensi dengan persamaan [7] berikut:
x= ......................................................................(7)
y=
......................................................................(8)

## d. Konversi xy ke CCT
Sebelum  masuk  pada  perhitungan  CCT  dicari  terlebih dahulu nilai n dengan persamaan [7] berikut :
= , , ............................................................(9)
Setelah  mendapatkan  nilai  xy  kemudian  dilakukan perhitungan ke CCT dengan persamaan[8] : = 449 + 3525 + 6823,3 + 624,13 .......(10)

## 5) Laser Optik
Fiber Visual Fault Locator (VFL) adalah alat penting untuk setiap  fiber  tool  kit  Optik.  Alat  ini  memungkinkan  untuk dengan  cepat  mengidentifikasi  kerusakan  atau  makro  dalam serat  optik,  dan  mengidentifikasi  sambungan  fusi  yang  buruk dalam multimode atau serat optik mode tunggal. VFL biasanya menggunakan sumber cahaya laser merah (635-690nm). Daya keluaran optik laser biasanya 1 mW atau kurang. Karena daya output optik yang tinggi, Anda tidak boleh melihat output VFL secara langsung. Visual Fault Locator tersedia dalam berbagai bentuk  dan  ukuran.  Beberapa  mungkin  terlihat  seperti  pena, yang lain mungkin dibangun ke dalam optometer waktu domain optik (OTDR).

## B. Diagram  Blok  Pengukuran  dan  Perhitungan  Pada Media Fiber Optik
LIGHT SOURCE FIBER OPTIK SINGLEMODE- MULTIMODE OPTICAL SPECTRUM ANALYZER
Nilai Panjang Gelombang Panjang Gelombang dikonversi ke warna Konversi Warna ke CCT PEMANAS FIBER OPTIK

## Gambar 4 Diagram Pengamatan Panjang Gelombang
Pada  perencanaan  alat  uji  pengukuran  ini  terdapat  visual fault locator  dengan panjang  gelombang 660 nm dan 680 nm yang akan digunakan sebagai sumber cahaya. Dimana cahaya yang  dihasilkan  oleh  laser  akan  ditrasmisikan  melalui  serat optic berstruktur singlemode , multimode , serta singlemode dan multimode yang  disambungkan  ( singlemode - multimode )
dengan  menggunakan  fusion  splacer.  Cahaya  yang  berada dalam fiber optik akan sulit keluar karena indeks bias dari kaca pada  bahan  fiber  optic  lebih  besar  dibandingkan  indeks  bias dari  udara.  Pada  bagian  tengah  fiber  optik  dilakukan pengelupasan  hingga  menyisakan  cladding,  lalu  dilakukan pemanasan  menggunakan  hotpate  magnetic  stirrer(pemanas) dengan  bantuan  plat  alumunium  yang  di  clamp  pada  bagian cladding.  Lalu  panas  yang  dihasilkan  oleh  pemans  akan mempengaruhi  cahaya  yang  ditransmisikan.  Kemudian  akan dilakukan  pengukuran  dimana  pemanasan  dimulai  dari  suhu ruang  30  dejarat  celcius  hingga  400  derajat  celcius    dengan interval  15  derajat  celcius,  dengan  bantuan  alat  ukur  berupa Optical Spectrum Analyzer yang akan mengukur nilai panjang gelombang. Nilai panjang gelombang akan dikonversi ke dalam nilai CCT.

## Gambar 5 Proses pengukuran pada singlemode-multimode
Pengambilan data menggunakan beberapa perangkat antara lain  adalah  Yokogawa  AQ6370D  Series  Optical  Spectrum Analyzer,  Pemanas  hotplate  magnetic  stirrer,  Thermocouple Digital.  Dan  perangkat  tambahan  lainnya  berupa  kabel Singlemode ,  kabel multimode ,  Visual  Fault  Locator,  Fiber Cleaver, Stripper, Fusion Splacer, konektor FC.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil  pengukuran  panjang  gelombang  pada  kabel singlemode-multimode  dengan  sumber  panjang gelombang 660 nm T ABEL I P ENGUKURAN PANJANG GELOMBANG SINGLEMODE - MULTIMODE 660 NM No. Suhu (C) λ (nm) Δ λ (nm) 1 30 660,2 0 2 45 660,51 0,31 3 60 660,89 0,38 4 75 661,21 0,32 5 90 661,51 0,3 6 105 661,93 0,42 7 120 662,26 0,33 8 135 662,58 0,32 9 150 662,84 0,26 10 165 663,21 0,37 11 180 663,54 0,33 12 195 663,87 0,33 13 210 664,27 0,4 14 225 664,55 0,28 15 240 664,95 0,4 16 255 665,27 0,32 17 270 665,57 0,3 18 285 665,96 0,39 19 300 666,25 0,29
No. Suhu (C) λ (nm) Δ λ (nm) 20 315 666,59 0,34 21 330 666,92 0,33 22 345 667,27 0,35 23 360 667,64 0,37 24 375 667,98 0,34 25 390 668,39 0,41 26 400 668,62 0,23 Δ λ Rata-rata 0,32
Pada  tabel  1  nilai  panjang  gelombang  awal  sebelum  kabel fiber  optik  dipanaskan  sebesar  662,7  nm.  Pada  saat  suhu dinaikkan sebesar 15°C menjadi 45°C nilai panjang gelombang menjadi  663,03  nm  atau  bergeser  0,33  nm.  Nilai  panjang gelombang  menjadi  663,4  nm  atau  bergeser  0,37  nm  ketika suhu  kembali  dinaikkan  sebesar  15°C  menjadi  60°C.  Dengan suhu  yang  terus  dinaikkan  dengan  interval  15°C,  pada  suhu 400°C nilai panjang gelombang sebesar 671,14 nm. Nilai total pergeseran  panjang  gelombang  pada  kabel  singlemode- multimode  sebesar  8,44  nm.  sementara  untuk  nilai  rata-rata pergeseran  panjang  gelombang  ketika  suhu  dianaikkan  tiap 15°C  sebesar  0,32  nm,  yang  dapat  dihitung  dengan persamaan[9] :

## Δ λ Rata − rata = Σ
= 8,44 26 = 0,32 nm
Gambar 6 Grafik Perbandingan Panjang Gelombang 3 kabel dengan sumber cahaya 660 nm
B. Hasil  pengukuran  panjang  gelombang  pada  kabel singlemode-multimode  dengan  sumber  panjang gelombang 680 nm
T ABEL II P ENGUKURAN PANJANG GELOMBANG SINGLEMODE - MULTIMODE 660 NM No. Suhu (C) λ (nm) Δ λ (nm) 1 30 662,7 0 2 45 663,03 0,33 3 60 663,4 0,37 4 75 663,75 0,35 5 90 664,1 0,35 6 105 664,38 0,28 7 120 664,76 0,38
No. Suhu (C) λ (nm) Δ λ (nm) 8 135 665,04 0,28 9 150 665,41 0,37 10 165 665,78 0,37 11 180 666,07 0,29 12 195 666,42 0,35 13 210 666,76 0,34 14 225 667,11 0,35 15 240 667,45 0,34 16 255 667,83 0,38 17 270 668,17 0,34 18 285 668,49 0,32 19 300 668,82 0,33 20 315 669,19 0,37 21 330 669,56 0,37 22 345 669,9 0,34 23 360 670,25 0,35 24 375 670,62 0,37 25 390 670,95 0,33 26 400 671,14 0,19 Δ λ Rata-rata 0,32
Pada  tabel  2  nilai  panjang  gelombang  awal  sebelum  kabel fiber  optik  dipanaskan  sebesar  683,6  nm.  Pada  saat  suhu dinaikkan sebesar 15°C menjadi 45°C nilai panjang gelombang menjadi  683,95  nm  atau  bergeser  0,35  nm.  Nilai  panjang gelombang  menjadi  684,34  nm  atau  bergeser  0,39  nm  ketika suhu  kembali  dinaikkan  sebesar  15°C  menjadi  60°C.  Dengan suhu  yang  terus  dinaikkan  dengan  interval  15°C,  pada  suhu 400°C nilai panjang  gelombang  sebesar 692,9 nm. Nilai total pergeseran  panjang  gelombang  pada  kabel  singlemode- multimode  sebesar  9,3  nm.  Sementara  untuk  nilai  rata-rata pergeseran  panjang  gelombang  ketika  suhu  dianaikkan  tiap 15°C  sebesar  0,36  nm,  yang  dapat  dihitung  dengan menggunakan persamaan berikut[9] :

## Δ λ Rata − rata = Σ
= 9,3 26 = 0,36 nm
Gambar 7 Grafik Perbandingan Panjang Gelombang 3 kabel dengan sumber cahaya 680 nm
C. Konversi  ke  CCT  kabel  Singlemode-Multimode  660 nm
T ABEL III
K ONVERSI KE CCT S INGLEMODE - M ULTIMODE 660 NM No. Suhu Terukur (C) CCT Terhitung (C) %Error 1 30 30,023 0,08 2 45 44,574 0,95 3 60 60,903 1,51 4 75 76,361 1,81 5 90 91,826 2,03 6 105 104,2 0,76 7 120 120,99 0,82 8 135 133,36 1,21 9 150 149,7 0,2 10 165 166,03 0,62 11 180 178,81 0,66 12 195 194,22 0,4 13 210 209,17 0,4 14 225 224,52 0,21 15 240 239,39 0,25 16 255 255,98 0,38 17 270 269,89 0,04 18 285 284,63 0,13 19 300 298,88 0,37 20 315 314,79 0,07 21 330 330,61 0,18 22 345 345,07 0,02 23 360 359,86 0,04 24 375 375,4 0,11 25 390 389,15 0,22 26 400 397,02 0,75 % Rata - Rata 0,54
Pada  kabel singlemode-multimode 660  nm  dipanaskan dengan suhu 60°C didapatkan nilai panjang gelombang 663,4 nm. Nilai panjang gelombang yang terukur dapat dikonversikan menggunakan  CCT  untuk  mendapatkan  nilai  suhu  yang terhitung,  pehitungan  CCT  dapat  menggunakan  persamaan berikut :

## 1) Konversi Panjang Gelombang ke RGB
1. R = 256
. = 244,278 2. G = 256
.
= 250,628
B  =  256 .
= 212,631

## 2) Konversi RGB ke XYZ
X = (-0.14282)(244,278)+(1.54924)(250,628)+(-0.95641)(212,631)
= 150,033 Y = (-0.32466)(244,278)+(1.57837)(250,628)+(-0.73191)(212,631)
= 160,65
Z = (-0.84379)(244,278)+(0.75797)( 250,628)+(4.99472)(212,631)
= 1045 ,88
3) Konversi xy ke CCT = 150,33 (150,33 + 160,65 + 1045,88) =  0,1106
= 160,65 (150,33 + 160,65 + 1045,88) = 0,1184

## 4) Konversi xy ke CCT
= (   , , ) ( , , ) = -3,286
= 449(−3,286) +   3525(−3,286) +
6823,3(−3,286) + 624.13 =  333,903° K = 333,903 − 273
= 60,903°

## 5) Nilai Error antara pengukuran dan perhitungan
Untuk mengetahui nilai error antara nilai pengukuran dengan nilai perhitungan menggunakan matlab, maka nilai error dapat dicari dengan cara [10] :
% = |60  − 60,903|
60 100 =  1,51%

## D. Konversi  ke  CCT  kabel  Singlemode-Multimode  680 nm
T ABEL IV
K ONVERSI KE CCT S INGLEMODE - M ULTIMODE 680 NM No. Suhu Terukur (C) CCT Terhitung (C) %Error 1 30 30,462 1,54 2 45 44,647 0,78 3 60 60,465 0,78 4 75 72,637 3,15 5 90 89,278 0,8 6 105 104,7 0,29 7 120 122,15 1,79 8 135 135,94 0,7 9 150 151,75 1,17 10 165 163,9 0,67 11 180 178,46 0,86 12 195 195,02 0,01 13 210 208,32 0,8 14 225 224,81 0,08 15 240 238,45 0,65 16 255 255,25 0,1 17 270 269,6 0,15 18 285 284,7 0,11 19 300 299,73 0,09 20 315 314,29 0,23 21 330 328,79 0,37 22 345 343,2 0,52 23 360 359,46 0,15 24 375 375,21 0,06 25 390 391,22 0,31 26 400 401,05 0,26 % Rata - Rata 0,63
Pada  kabel singlemode-multimode 680  nm  dipanaskan dengan suhu 60°C didapatkan nilai panjang gelombang 684,34 nm. Nilai panjang gelombang yang terukur dapat dikonversikan
menggunakan  CCT  untuk  mendapatkan  nilai  suhu  yang terhitung,  pehitungan  CCT  dapat  menggunakan  persamaan berikut :
1) Konversi Panjang Gelombang ke RGB
3. R = 256
,
= 249,19
4. G = 256 ,
= 254,36
B = 256 ,
= 195,736

## 2) Konversi RGB ke XYZ
X = (-0.14282)(249,19)+(1.54924)(254,36)+(-0.95641)(195,736)
= 171,27
Y = (-0.32466)( 249,19)+(1.57837)(254,36)+(-0.73191)(195,736) = 177,31
Z = (-0.84379)(249,19)+(1.41915)(254,36)+(4.99472)(195,736) = 1128,35 3) Konversi XYZ ke xy
= 171,27 (171,27 + 177,31 + 1128,35) =  0,11596 = 177,31 (171,27 + 177,31 + 1128,35) = 0,12005

## 4) Konversi xy ke CCT
= (  , , ) ( , , ) = -3,286
= 449(−3,286 ) +   3525(−3,286 ) + 6823,3(−3,286 ) + 624.13 = 333,465° K = 333,465 − 273
= 60,465°

## 5) Konversi xy ke CCT
Untuk mengetahui nilai error antara nilai pengukuran dengan nilai perhitungan menggunakan matlab, maka nilai error dapat dicari dengan cara [10] :
% = |60  − 60,465| 60 100 =  0,78%

## IV. KESIMPULAN
Variasi  suhu  yang  diberikan  menghasilkan  kesimpulan bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan, maka semakin jauh pergeseran panjang gelombang. Kabel singlemode-multimode memiliki nilai pergeseran paling jauh di antara 3 jenis struktur kabel  lain.  Pada  sumber  panjang  gelombang  660  nm,  nilai pergeseran  panjang  gelombang  sebesar  8,44  nm  dengan  nilai pergeseran  rata-rata  tiap  15°C  sebesar  0,32  nm.  Pada  sumber panjang  gelombang  680  nm,  nilai  pergeseran  panjang gelombang  sebesar  9,3  nm  dengan  nilai  pergeseran  rata-rata tiap 15°C sebesar 0,36 nm.
Kabel  singlemode-multimode  memiliki  nilai  akurasi pengukuran paling baik. Karena pada panjang gelombang 660
nm, selisih antara nilai suhu  yang terukur pada thermocouple dan  yang  terhitung  pada  matlab  memiliki  persentase  rata-rata sebesar  0,54%.  Sementara  pada  panjang  gelombang  680  nm sebesar 0,63%.

## REFERENSI
[1] A. Hanafiah R, “Teknologi Serat Optik,” J. Sist. Tek. Ind., vol. 7, no. 1, pp. 87–91, 2006.
[2] A.  G.  Gumilang,  Y.  H.  P.  Isnomo,  and  Waluyo, “pengukuran  suhu  menggunakan  media  fiber  optik berdasarkan nilai panjang gelombang,” pp. 1–10, 2019.
[3] N. H. Kunlavia, S. H. Pramono, and S. N. Sari, “Pengaruh temperatur  terhadap  kinerja  plastic  optical  fiber  (pof) jenis step index multimode pada sistem komunikasi serat optik,” 2005.
[4] A.  Rino,  “Kajian  Eksperimental  Sensor  Pergeseran Rentang  Panjang  Menggunakan  Serat  Optik  Berstruktur Singlemode Singlemode ( SMS ),” 2014.
[5] H. P. Utoyo, “Uji Sensitivitas Sensor Suhu Berbasis Fiber Optik  Polymer  (  Pof  )  Yang  Berbentuk  Spiral  Dan Berjaket Gel,” 2017.
[6] Y. H. P. Isnomo, M. N. Zakaria, M. Junus, M. A. Anshori, and A. Aisah, “Optical fiber temperature sensor design,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 732, no. 1, 2020.
[7] Joe  Smith,  Calculating  Color  Temperature  and Illuminance  using  the  TAO  TCS3414CS  Digital  Color Sensor, vol. 43, no. figure 1. 2009.
[8] C. Tatu, “Correlated color temperature determination for led modulesusing a digital color sensor,” UPB Sci. Bull. Ser.  A  Appl.  Math.  Phys.,  vol.  75,  no.  1,  pp.  225–232, 2013.
[9] Sugiyono,  “Statistik  Untuk  Penelitian.pdf.”  pp.  1–370, 2007.
[10] Harinaldi,  Prinsip-prinsip  Statistik  untuk  Teknik  dan Sains. Erlangga, 2005.