## PENGUKURAN INDEKS BIAS AIR DIWILAYAH PESISIR MENGGUNAKAN LASER He-Ne DAN PRISMA BERONGGA

## MEASUREMENT OF REFRACTIVE INDEX OF WATER IN COASTAL AREA USING He-Ne LASER AND HOLLOW PRISM
Arlin Maya Sari 1* , Ucia Mahya Dewi 2 , Tulus Setiawan 1
1 Program Studi Pendidikan Fisika, , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh, Indonesia
1 Program Studi Pendidikan Kimia, , Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh, Indonesia
*Email: arlin.ms@unimal.ac.id
Diterima: 17 Mei 2023. Disetujui: 29 Juli 2023. Dipublikasikan: 09 Agustus 2023
Abstrak: Eksperimen  telah  dilakukan  untuk  mengkaji  indeks  bias  air  sumur  dengan  menggunakan  prinsip pembiasan berkas laser pada prisma berongga. Sampel air yang digunakan adalah air sumur yang diambil dari tiga wilayah pesisir Aceh, yaitu Tibang, Uleelheue dan Kaju. Air diambil dari 3 sumber air yang berbeda untuk setiap wilayah wilayah tersebut. Pengukuran awal dilakukan pada aquades (air terdistilasi) untuk melihat keakuratan dari penggunaan prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial. Sampel air dimasukkan kedalam prisma berongga yang terbuat dari kaca komersial dengan sudut apit 45 0 . Berkas laser helium neon dengan panjang gelombang 564 nm diarahkan ke prisma berongga sehingga mengalami refraksi. Hasil pengukuran ditemukan bahwa indeks bias air yang  diambil  dari  sumber  air  diwilayah  pesisir  memiliki  indeks  bias  yang  relatif  tidak  jauh  berbeda.  Hasil pegukuran  pada  sampel  aquades  diperoleh  indeks  bias  1,33,  hasil  tersebut  sama  dengan  pengukuran  dengan menggunakan alat refraktometer Abbe. Sementara pengukuran indeks bias air yang diambil dari tiga wilayah pesisir yaitu berkisar antara 1,341-1,349. Nilai indeks bias air juga dipengaruhi oleh tingkat kandungan mineral dan tingkat keasinan.
Kata Kunci : Indeks bias, Prisma Berongga, Air
Abstract: Experiments  have  been  carried  out  to  study  the  refractive  index  of  well  water  using  the  principle  of refraction of a laser beam on a hollow prism. The water samples used were taken from three coastal areas of Aceh, namely  Tibang,  Uleelheue,  and  Kaju.  Water  is  taken  from  3  different  water  sources  for  each  area  of  the  region. Initial measurements were made for distilled water to see the accuracy of using a hollow prism made of commercial glass.  The  water  sample  is  inserted  into  a  hollow  prism  made  of  commercial  glass  with  an  angle  of  450.  The helium-neon laser beam with a wavelength of 564 nm is directed to the hollow prism so that it undergoes refraction. The measurement results on the distilled water sample obtained a refractive index of 1.33, the result is the same as the measurement using the Abbe refractometer. Meanwhile, the measurement results found that the refractive index of  water  taken  from  water  sources  in  the  coastal  area  has  a  relatively  similar  index  of  refraction.  The  refractive index of water taken from three coastal areas ranged from 1.341 to 1.349. The value of the refractive index of water is also affected by the level of mineral content and the level of saltiness.
Keywords : refractif index, hollow prism, water

## PENDAHULUAN
Sebagian  besar  bumi  terdiri  dari  air.  Air merupakan  zat  cair  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  seluruh  organisme  yang  ada  di  bumi. Hampir seluruh aktivitas  manusia membutuhkan air. Sumber  air  dapat  terdiri  dari  danau,  sungai,  waduk, sumur,  dll.  Diindonesia,  beberapa  sumber  air  telah tercemar.  Mulai  dari  cemar  sedang  sampai  cemar berat [1]. Sebagian masyarakat di Aceh, memperoleh air  dari  sumur.  Sumur  gali  merupakan  salah  satu sumber  air  bersih  yang  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Sumur  gali  dapat  diartikan  sebagai bangunan  penyadap  air  atau  pengumpul  air  tanah yang  diperoleh  dengan  cara  menggali.  Sumur  gali merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  air tanah  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat terutama  masyarakat  pedesaaan  karena  proses
pembuatannya yang mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat  itu  sendiri  dengan  peralatan  yang sederhana dan biaya yang murah [2].
Pemanfaatan  air  untuk  kebutuhan  sehari-hari membutuhkan  air  dengan  kualitas  yang  baik.  Air yang telah tercemar umumnya mengandung beberapa zat  seperti  magnesium,  kalsium  dan  logam  berat. Kualitas  air  dapat  diuji  secara  fisika,  kimia  dan biologi.  Salah  satu  parameter  kualitas  air  secara fisika  adalah  kekeruhan  yang  dapat  diuji  melalui indeks  bias  [3].  Indeks  bias  merupakan  ukuran kerapatan  molekul-molekul  dalam  suatu  zat  [4]. Indeks  bias  diukur  dengan  membandingkan kecepatan  cahaya  dari  suatu  medium  kemedium lainnya.  Indeks  bias  adalah  kuantitas  fisik  dasar untuk menunjukkan sifat optik bahan. Sementara itu, indeks bias juga terkait dengan banyak besaran fisik
lainnya,  seperti  jalur  optik,  sudut  bias,  permitivitas dan  permeabilitas  relatif,  impedansi  gelombang  dan sejenisnya. Berbagai parameter fisik material lainnya dapat  diperoleh  melalui  pengukuran  indeks  biasnya. Secara  khusus,  pengukuran  indeks  bias  cairan biasanya  dibutuhkan,  karena  dapat  memberikan beberapa  informasi  penting  dalam  fisika  dan biokimia,  seperti  komposisi  dan  konsentrasi  larutan [2]  dan  tingkat  salinitas  pada  air  [3].  Selain  sebagai parameter  kualitas,  informasi  tingkat  salinitas  air  di suatu  daerah  juga  berguna  di  bidang  teknik  dan kontruksi.
Ada banyak cara untuk mengukur indeks bias yang  telah  dikembangkan.  Pengukuran  indeks  bias dapat  diklasifikasikan  sebagai  berikut:  optik geometris, optik gelombang, dan metode penginderaan  serat  optik.  Metode  pengukuran  optik geometris  [4]  dirancang  sesuai  dengan  hukum pembiasan  cahaya  [9],  [10],  termasuk  metode  sudut kritis  pemantulan  total  [11],  [12],  metode  V-prisma, dan  metode  sudut  defleksi  kritis  .  Refraktometer Abbe [13] yang paling  umum  digunakan  didasarkan pada prinsip pemantulan total dalam optik geometris, dan  hasil  pengukurannya  diakui  sebagai  standar dalam  mengukur  indeks  bias  cairan  transparan  dan tembus  cahaya.  Indeks  bias  air  dapat  diukur  dengan menggunakan  refraktometer.  Namun  peralatan  ini tidak sederhana dan dijual dengan harga yang relatif mahal.  Peralatan  konvensional  untuk  mengukur indeks  bias  cairan  umumnya  hanya  tersedia dilembaga  dan  laboratorium  tertentu  yang  didukung dengan  pendanaan  dan  sumber  daya  manusia  yang memadai.  Hal  ini  tentu  dapat  menjadi  penghambat jika  digunakan  untuk  pengujian  indeks  bias  air dengan jumlah sampel yang banyak. Oleh karena itu, pemilihan  alat  ukur  indeks  bias  sederhana  sangat dibutuhkan.
Beberapa  instrumen  lain  untuk  mengukur indeks bias zat cair telah dikembangkan, diantaranya yaitu  sistem  optoelektronik  portabel  [14],  sistem penghitung foton tunggal berkorelasi waktu [15] dan beberapa  instrumen  lainnya  [16].  Prinsip  dan  alat ukur yang digunakan dalam instrumen tersebut cukup sederhana,  namun  instrumen  ini  membutuhkan rangkaian  yang  tidak  sederhana  dan  detektor  yang tidak semua orang dapat memiliki dan menggunakan dengan mudah.
Instrumen  sederhana  untuk  mengukur  indeks bias  cairan  lainnya  dengan  menggunakan  prisma berongga  ( Hollow  prism) komersial  dan  laser  telah dikembangkan    [17],  [18].  Prisma  berongga merupakan  perangkat  optik  yang  dibuat  dari  gelas paralel  atau  lembaran  kaca  kemudian  dibentuk menjadi  sebuah  bangun  prisma  segitiga  di  mana bagian tengah prisma tersebut berupa rongga kosong dengan sudut apit (apex angle) prisma dan sudut kaki tertentu.  Dengan  menggunakan  perangkat  sederhana ini,  pengukuran  beberapa  cairan  telah  dilakukan seperti  air  terdistilasi  dan  minyak  goreng  [19]. Penggunaan prisma berongga dengan sudut apex 45 0 memberikan  hasil  pengukuran  dengan  keakuratan
yang  tinggi  dan  mendekati  hasil  pengukuran menggunakan refraktometer abbe [17][17]. Instrumen  ini  juga  sangat  sederhana  dimana  hanya menggunakan  prisma  berongga  dan  laser  untuk memperoleh  hasil  pengukuran  indeks  bias.  Prinsip kerja dari alat ukur ini  menggunakan hukum snelius pada  prisma  dimana  semua  orang  dapat  dengan mudah  mempelajarinya.  Hasil  pengukuran  indeks bias  dengan  menggunakan  metode  ini  diperoleh berdasarkan pembiasan berkas laser ketika  melewati fluida yang ada didalam prisma berongga [20], [21]. Untuk  itu,  dalam  penelitian  ini  akan  digunakan prinsip  pengukuran  prisma  berongga  untuk mengukur  indeks  bias  air  sumur  diwilayah  Banda Aceh dan Aceh Besar.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen.  Sampel  yang  digunakan  adalah  sampel air  yang  diambil  dari  tiga  wilayah  pesisir  yaitu uleelheue  (Banda  Aceh),  Tibang  (Banda  Aceh),  dan Kaju (Aceh Besar). Sampel air di ambil dari sumber air  sumur  warga  dengan  masing-masing  wilayah diambil  tiga  titik.  Total  sampel  air  sumur  yang digunakan  dalam  eksperimen  ini  adalah  sembilan sampel.
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  prisma  berongga  dan  laser.  Prisma berongga dibuat dari kaca komersial biasa dan dibuat membentuk  prisma  dengan  sudut  apit  (apex  angel) 45 0 . Ketebalan dari kaca komersial tersebut adalah 2 mm.  kaca  komersial  yang  biasa  yang  umumnya dipakai untuk membuat jendela atau pintu di potong dengan dimen 7.5 cm x 6 cm sebanyak 3 lembar dan segitiga  dengan  panjang  sisi  7.5  cm.  Kaca  tersebut direkatkan  menggunakan  perekat  sehingga  terbentu prisma  berongga.  Salah  satu  sisi  kaca  diberi  lubang kecil  yang  berfungsi  untuk  memasukkan  sampel cairan.
Laser  yang  digunakan  dalam  eksperimen  ini adalah  laser  Helium  Neon  dengan  panjang gelombang  564  nm.  Pada  panjang  gelombang tersebut  cahaya  laser  berwarna  hijau.  Laser  ini berfungsi sebagai sumber cahaya  yang akan ditinjau refraksinya.
Pengujian sampel diawali dengan pengukuran air  murni  aquades  atau  air  terdistilasi.  Tahap  awal pengukuran  dilakukan  dengan  mencatat  titik  acuan dari prisma berongga tanpa sampel (kosong). Prisma berongga  diletakkan  pada  jarak  tertentu  terhadap layar.  Dalam  eksperimen  ini  jarak  antara  prisma berongga  dengan  layar  adalah  85  cm.  Kemudian posisi  laser  diatur  sehingga  berkas  laser  melewati prisma  berongga  yang  kosong  tersebut.  Tandai  titik berkas  laser  pada  layar.  Selanjutnya,  sampel  air dimasukkan  kedalam  prisma  berongga.  Untuk menghitung  nilai  indeks  bias  air,  berkas  laser diarahkan  melewati  sampel  dalam  prisma  berongga dan posisi berkas laser dilayar ditandai. Jarak antara titik berkas laser yang melalui prisma berongga yang kosong dengan titik berkas laser yang melalui prisma
berongga  yang  berisi  sampel  air  di  tandai  sebagai titik T. Susunan dan pengambilan data sudut deviasi dari  pembiasan  berkas  laser  dapat  dilihat  pada gambar 2. Selanjutnya, dilakukan pengukuran indeks
bias pada sampel air sumur. Proses pengukuran yang diterapkan  sama  dengan  proses  pada  sampel  air terdistilasi.
Gambar 1. Skema pengukuran indeks bias sampel air dengan menggunakan prisma berongga
Pengukuran  indeks  bias  dilakukan  dengan mengukur  sudut  deviasi  minimum d m ,  dari  berkas cahaya melewati prisma dan sudut apit A dari prisma seperti yang dinyatakan dalam persamaan berikut:
Dengan n adalah  indeks  bias  fluida  yang  diukur, d m sudut  deviasi  minimum  dan  A  adalah  sudut  apit prisma (sudut apex).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengukuran indeks bias  air  sumur di  wilayah pesisir diukur dengan menggunakan prisma berongga yang  merupakan  instrumen  sederhana  dan  murah. Prisma  berongga  dibuat  dari  kaca  komersial  biasa yang umumnya digunakan untuk kebutuhan produksi jendela  atau  pintu.  Prisma  berongga  dibuat  dengan sudut apit 45 0 dan ketebalan kaca 2 mm. Pengukuran indeks  bias  dengan  menggunakan  metode  prisma berongga  ini  diperoleh  dengan  mengukur  sudut pembiasan sinar laser atau dikenal juga dengan sudut deviasi minimum. Sudut deviasi minimum diperoleh dari rumus phytagoras yaitu:
dan
T merupakan  jarak  jarak  pergeseran  berkas  laser ketika prisma kosong dan ketika prisma diisi sampel. x adalah jarak sampel ke titik acuan atau layar.
Tabel 1. Indeks bias sampel air terdistilasi (Aquades)
Sampel Indeks Bias Aquades 1 1.336 Aquades 2 1.336 Aquades 3 1.335
Tabel  1  merupakan  hasil  pengukuran  untuk sampel  air  terdistilasi  (aquades).  Pengukuran dilakukan  dengan  tiga  kali  pengulangan.  Sampel diletakkan  sejauh  85  cm  terhadap  layar.  Hasil pengukuran  dengan  menggunakan  prisma  berongga dengan kaca komersial biasa menunjukkan hasil yang sangat mendekati dengan nilai indeks bias air murni. Nilai  ini  juga  mendekati  hasil  pengukuran  indeks bias  aquades  dengan  menggunakan  refraktometer abbe, dimana diperoleh nilai 1.3309 [17].
Gambar 2. Proses pengukuran indeks bias air menggunakan prisma berongga
Tabel 2. Hasil pegukuran Indeks bias air sumur diwilayah pesisir Sampel Indeks Bias Ulee Lheue 1 1.341 Ulee Lheue 2 1.342 Ulee Lheue 3 1.342 Tibang 1 1.341 Tibang 2 1.344 Tibang 3 1.344 Kajhu 1 1.346 Kajhu 2 1.349 Kajhu 3 1.346
Tabel  2  merupakan  hasil  pengukuran  indeks bias air yang diambil di tiga daerah yaitu Ulee Lheue, Tibang  dan  Kajhu  dengan  tiga  titik  berbeda  untuk masing-masing  wilayah.  Berdasarkan  hasil  tersebut, diketahui  indeks  bias  air  diwilayah  kajhu  memiliki
indeks  bias  yang  lebih  besar  dibandingkan  kedua wilayah lainnya yaitu Ulee Lheue dan Tibang. Indeks bias  atau  indeks  refraksi  merupakan  ukuran pembelokan  cahaya  ketika  melewati  suatu  medium kemedium  lainnya.  Indeks  bias  air  dipengaruhi  oleh molekul  yang  terkandug  didalam  air  tersebut.  Air mengandung  banyak  mineral  memiliki  indeks  bias yang lebih besar dibandingkan air terdistilasi. Indeks bias  yang  tinggi  juga  dapat  disebabkan  oleh  tingkat kekeruhan air tersebut.
Salinitas atau tingkat kandungan garam dalam air juga mempengaruhi nilai indeks bias. Air dengan tingkat  salinitas  yang  tinggi  memiliki  nilai  indeks bias yang tinggi pula [15]. Jika ditinjau dari salinitas, maka  air  sumur  diwilayah  kajhu  memiliki  tingkat salinitas yang lebih tinggi dibandingkan Ulee Lheue dan Tibang.

## KESIMPULAN
Pengukuran  salinitas  sangat  penting  untuk banyak  bidang  industri,  seperti  pemantauan lingkungan  laut,  prediksi  iklim  musiman  dan budidaya laut. Selain itu,  informasi tingkat salinitas juga  bermanfaat  untuk  pemantauan  kualitas  sumber daya air [7].
Prisma berongga ( Hollow Prism ) yang terbuat dari  kaca  komersial  biasa  telah  digunakan  untuk mengukur  indeks  bias  air  sumur  ditiga  wilayah pesisir  Aceh.  Prisma  berongga  dibuat  dari  kaca dengan  ketebalan  2  mm  dan  sudut  apit  45 0 .  Hasil pengukuran  terhadap  sampel  aquades  menunjukkan nilai  yang  mendekati  dengan  nilai  indeks  standar refraksi  air  murni  yaitu  1.33.  Pada  penelitian  ini diperoleh  hasil  pengukuran  indeks  bias  aquades sebesar 1.335. sebagaimana teori dan hasil penelitian terdahulu,  indeks  bias  daat  menunjukkan  tingkat salinitas  dari  sumber  air.  Dari  tiga  wilayah pengambilan  sampel  diperoleh  hasil  indeks  bias  air untuk  wilayah  kajhu  memiliki  nilai  refraksi  yang lebih tinggi yaitu berkisar 1.346-1.349.
Untuk penelitian selanjutnya prisma berongga  yang  terbuat  dari  kaca  komersial  dapat digunakan  untuk  pengukuran  salinitas  air  melalui indeks bias.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Samekto,  C.,  &  Winata,  E.  (2016). Potensi Sumber Daya Air di Indonesia .
[2] Bahagia,  Yunita,  I.,  &  Ruslin.  (2018).  Analisa Kualitas  Air  Sumur  Pemukiman  Kumuh Gampong Beurawe Kota Banda Aceh. Serambi Engineering, III (Edisi Khusus), 285–291.
[3] Anggeraeni, R. W., Rachma, A. J., Ustati, R. T., & Astuti, I. A. D. (2020). Analisis Kualitas Air Sungai Ciliwung ditinjau dariParameter pH dan Kekeruhan Air Berbasis Logger Pro. Pro s i d i Ng S Emi Na r Na s i on a l S a i n s Analisis , 1 (1), 29–38. http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinasi s/article/view/4012/610 [4] Croccolo,  F.,  Arnaud,  M.-A.,  Bégué,  D.,  &
Bataller,  H.  (2011).  Concentration  dependent refractive  index  of  a  binary  mixture  at  high pressure. The  Journal  of  Chemical  Physics , 135 (3), 034901. https://doi.org/10.1063/1.3610368
[5] Huang,  M.,  Sun,  C.,  Qin,  H.,  &  Jiang,  Z. (2023). Measurement of liquid refractive index by  quantitative  phase  reconstruction  of  single frame  dual-wavelength  digital  hologram.
Measurement , 206 , 112325. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112
325
[6] Jericho,  M.  H.,  Kreuzer,  H.  J.,  Kanka,  M.,  & Riesenberg,  R.  (2012).  Quantitative  phase  and refractive  index  measurements  with  point- source  digital  in-line  holographic  microscopy.
Applied Optics , 51 (10), 1503. https://doi.org/10.1364/AO.51.001503
[7] Zhao,  Y.,  Zhang,  B.,  &  Liao,  Y.  (2003). Experimental  research  and  analysis  of  salinity measurement  based  on  optical  techniques. Sensors  and  Actuators  B:  Chemical , 92 (3), 331–336. https://doi.org/10.1016/S0925- 4005(03)00292-2
[8] Yin, G., Lou, S., & Zou, H. (2013). Refractive index  sensor  with  asymmetrical  fiber  Mach– Zehnder  interferometer  based  on  concatenating single-mode  abrupt  taper  and  core-offset section. Optics  &  Laser  Technology , 45 ,  294– 300. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2012.06.032
[9] Jiménez-Márquez, F., Vázquez, J., Úbeda, J., & Sánchez-Rojas,  J.  L.  (2014).  High-resolution low-cost optoelectronic instrument for supervising grape must fermentation. Microsystem  Technologies , 20 (4–5),  769–782. https://doi.org/10.1007/s00542-013-2033-3
[10] Tengesdal,  Ø.  A.,  Hauge,  B.  L.,  &  Helseth,  L. E.  (2014).  Electromagnetic  and  Optical
Methods for Measurements of Salt Concentration of Water. Journal of Electromagnetic  Analysis  and  Applications , 06 (06), 130–139. https://doi.org/10.4236/jemaa.2014.66013
[11] Guo,  W., Li, R., Yu,  L., Chen, J.,  Xia, M., Li, W.,  &  Yang,  K.  (2019).  Self-referenced technology  for  refractive  index  measurement under  mechanical  vibration  and  temperature fluctuation. Applied  Optics , 58 (7),  1862. https://doi.org/10.1364/AO.58.001862
[12] Ye, J., Yang, K., Liu, H., Dai, J., Guo, W., Li, W., & Xia, M. (2015). Expand the measurement range  of  a  critical  angle  refractometer  by  a centroid method for transparent fluids. Optics &
Laser Technology , 65 , 175–179. https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2014.07.013
[13] Liu, H., Yang, K., Guo, W., Dai, J., Ye, J., Li, W.,  &  Xia,  M.  (2013). An  experimental calibration method for digital Abbe refractometer (J.  Ohta,  N. Wu,  &  B.  Li  (eds.); p. 89081Z). https://doi.org/10.1117/12.2034682
[14] Jiménez-Márquez, F., Vázquez, J., Úbeda, J., & Sánchez-Rojas,  J.  L.  (2013).  Low-cost  and portable  refractive  optoelectronic  device  for measuring  wine  fermentation  kinetics. Sensors and  Actuators,  B:  Chemical , 178 ,  316–323. https://doi.org/10.1016/j.snb.2012.12.091
[15] Mulyawan,  R.  G.,  &  Hakimi,  A.  R.  (2019). Simple  Application  of  Time  Correlated  Single Photon Counter of Picosecond Pulsed Laser to
Measure  Refractive  Index  of  Saline  Solution . 09 (02), 105–113.
https://doi.org/10.26740/jpfa.v9n2.p105
[16] Li,  J.,  Qu,  H.,  &  Skorobogatiy,  M.  (2015). Simultaneous  monitoring  the  real  and imaginary  parts  of  the  analyte  refractive  index using  liquid-core  photonic  bandgap  Bragg fibers. Optics  Express , 23 (18),  22963. https://doi.org/10.1364/OE.23.022963
[17] Idris,  N,  Maswati,  &  Yusibani,  E.  (2018). Influence  of  the  apex  angle  of  a  hollow  prism made  from  an  ordinary  commercial  glass  plate as a simple refractometer to the accuracy of the refractive index  measurement of the edible oil. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering , 352 , 012045.
https://doi.org/10.1088/1757- 899X/352/1/012045
[18] Idris,  Nasrullah.  (2017).  Pengembangan  Alat Ukur  Indeks  Bias  Menggunakan  Prisma Berongga dari Lembaran Kaca Komersial Biasa dan  Laser  He-Ne  untuk  Pengujian  Kualitas Minyak Goreng. Risalah Fisika , 1 .
https://doi.org/10.35895/rf.v1i2.45
[19] Nasir,  M.  (2020).  Perbandingan  Kualitas Minyak  Sawit  Bermerk  dan  Minyak  Kelapa Menggunakan Parameter Viskositas dan Indeks Bias. Sainstek :  Jurnal  Sains  Dan  Teknologi ,
12 (2),
36. https://doi.org/10.31958/js.v12i2.2470
[20] Peter  J.  Nolan.  (2005).  Fundamentals  of College Physics, Vol. 1,5th Updated Edition. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents .
[21] Sharma,  K.  (2006). Optics  Principles  and Applications (1st  ed.).  Academic  Press. https://www.elsevier.com/books/optics/sharma/ 978-0-12-370611-9