## RANCANG BANGUN PEMANTAUAN PROSES DEKOMPOSISI PUPUK KOMPOS BERBASIS LOW COST AND MULTI POINT BOARD
1 Muhammad Komaruddin, 2 Hery Dian Septama, 3 Reksa Suhud Tri Atmojo
1 Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung
1 Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung
3 Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Lampung
3 reksa.suhudtri1501@students.unila.ac.id

## I. P ENDAHULUAN
Indonesia  dikenal  sebagai  negara  agraris.  Menurut  Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 sekitar 70% penduduknya yang tinggal  di  daerah  pedesaan  memiliki  profesi  sebagai  petani  [1]. Kondisi  ini  berperan  penting  dalam  sektor  pertanian  dan  dapat menjadi  andalan  utama  mata  pencaharian  penduduk  Indonesia, sehingga  menyebabkan permintaan penggunaan pupuk semakin meningkat.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  situs  web Badan Pusat Statistik (BPS), total impor pupuk dari negara lain ke Indonesia mencapai 6.859,2 ton pada tahun 2015 [2].
Produksi pupuk kompos  juga sebenarnya dapat dihasilkan dari  permasalahan  sampah  organik  yang  ada  di  lingkungan sekitar. Sebagai contoh permasalahan yang dapat diambil adalah sampah  daun  kering  yang  berguguran  jatuh  dari  banyaknya pohon  yang  ada  disepanjang  jalan  Fakultas  Teknik  Universitas Lampung,  dari  tanya  jawab  yang  dilakukan  kepada  petugas kebersihan,  setidaknya  untuk  area  Gedung  H  Fakultas  Teknik Universitas Lampung yang disapu sampah daun-daun keringnya setiap  pagi  minimal  akan  terkumpul  tumpukan  sampah  daun kering kurang lebih 500 gram. Kemudian, sampah daun tersebut dikumpulkan  menjadi  satu  dengan  sampah  sampah  lain  (misal: sampah plastik) dan akan diambil oleh petugas kebersihan yang biasanya  menggunakan  kendaraan  bermotor  beroda  tiga  dan dikumpulkan  lagi  di  area  pembuangan  akhir  yang  tercampur dengan  sampah  dari  gedung  lain  untuk  kemudian  dibakar. Padahal, jika dilihat dari sisi pemanfaatan sampah organik seperti daun  kering  dapat  dimanfaatkan  sebagai  komposisi  pembuatan pupuk  kompos  daripada  dibakar  ditempat  pembuangan  sampah sehingga menyebabkan polusi udara.
Produksi pupuk kompos membutuhkan proses dekomposisi (penguraian) oleh mikroba. Aktivitas mikroba (mikroorganisme) ditentukan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  suhu  dan kelembaban.  Pada  umumnya  proses  pengomposan  dilakukan oleh mikroba, semakin banyak mikroba yang aktif semakin cepat proses pengomposan. Mikroba dapat bekerja secara optimal pada suhu antara <45˚C  selama  beberapa  minggu tergantung  jumlah bahan yang digunakan. Apabila suhu terlalu tinggi mikroba akan mati, sebaliknya  jika suhu terlalu rendah  mikroba  akan  berhenti bekerja. Kelembaban ideal pada proses pengomposan ialah pada persentase  ±  60%.  Kelembaban  yang  tidak  sesuai  dapat menyebabkan  mikroba  tidak  berkembang  bahkan  mati  [1]. Sedangkan untuk kadar air atau kelengasan pupuk kompos yang optimal  untuk  laju  dekomposisi  pupuk  kompos  berkisar  antara presentase ± 40% dan ± 50% [3].
Perkembangan Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi  dimana  sebuah  perangkat  dan  benda  dapat  saling terhubung  bersamaan  melalui  jaringan  internet.  Dengan pemanfaatan  IoT,  sebuah  sistem  pemantauan  dapat  dibangun untuk  memantau  keadaan  proses  dekomposisi  melalui  jaringan internet. Dalam penelitian  ini, akan dibangun  sebuah  rancangan alat monitoring suhu dan kelembapan yang menggunakan sensor DHT11  yang  dapat  memantau  keadaan  suhu  dan  kelembapan udara  di  sekitar  pupuk  kompos  dan  sensor  kadar  air menggunakan Soil  Moisture Sensor  YL-69  yang  memiliki pengaruh pada proses dekomposisi pupuk. Data monitoring akan disajikan  melalui  internet  yang  berbasis cloud  platform Thinger.io.  Dalam  beberapa  kasus,  pemantauan  suhu  dan kelembaban  pada  proses  dekomposisi  pupuk  kompos  biasanya dilakukan  secara  manual,  sehingga  waktu  dan  kinerja pembudidaya  atau  produsen  pupuk  kompos  tidak  efisien.

## I N F O  A R T I K E L
Diterima : 05 Januari 2019 Direvisi : 12 Maret 2019 Disetujui : 13 Maret 2019
Kata Kunci : Dekomposisi, Pupuk kompos, Internet of things , NodeMCU, Thinger.io

## A B S T R A K
Produksi  pupuk  kompos  dapat  dihasilkan  dari  permasalahan  sampah  organik  yang  ada  di  sekitar. Contoh  permasalahan  yang  diambil  adalah  sampah  daun  kering  di  sepanjang  jalan  Gedung  H Fakultas Teknik Universitas Lampung  minimal akan terkumpul sampah daun  kering ± 500 gram. Diharapkan  dengan  dibangunnya  sistem  ini  dapat  melakukan  pemantauan  terhadap  proses pemantauan suhu, kadar air, dan kelembaban melalui koneksi internet berbasis platform Thinger.io dan Board NodeMCU V1.0 yang dari segi harga relatif murah ( low cost ) & Board NodeMCU lebih dari satu ( multi point ) sehingga  ke depannya dapat membantu produsen kompos menjaga kualitas suhu dan kelembapan udara serta kelengasan pada pupuk kompos  yang sedang  mengalami proses dekomposisi (penguraian)  melalui  metode anaerob ke tingkat kisaran intensitas ideal agar  mikroba pada proses dekomposisi pupuk kompos dapat bekerja maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, sistem yang dibuat berhasil melaksanakan pemantauan sesuai tujuan penelitian, yaitu pemantauan terhadap suhu  dan  kelembapan  udara  pada  kotak composter serta  kadar  air  di  dalam  pupuk  selama  masa dekomposisi  pupuk  kompos  hingga  kematangan  pupuk  sesuai  dengan  standar  SNI  19-7030-2004 (dalam penelitian ini selama 14 hari). Serta berdasarkan literatur terkait, populasi mikroba di atas 7 hari meningkat drastis. Pada penelitian ini, peningkatan mikroba menyebabkan kadar air turun drastis pada hari ke-9 jam 12 siang dan hari ke-12 jam 6 pagi  menjadi  < 30%, sehingga perlu dilakukan perhatian khusus terhadap kadar air apabila masa dekomposisi pupuk kompos memasuki tahap diatas 7 hari.
Sehingga  diharapkan  dengan  dibangunnya  rancangan  alat  ini, akan turut membantu para produsen pupuk kompos.
Pada penelitian ini akan menggunakan lebih dari satu board NodeMCU  yang  akan  ditempatkan  dititik  yang  berbeda  dan NodeMCU  terhubung  dengan  sensor  DHT11  dan  YL-69  dan platform  web Thinger.io.  Board  NodeMCU  yang  digunakan dikarenakan  harga  jualnya  yang  lebih  murah  ( low  cost )  dan bentuk  yang  lebih  ringkas  dibanding board lain  (misalnya Arduino  UNO,  Arduino  Mega,  dan  sebagainya),  dimana NodeMCU dapat saling diletakkan  berjauhan  selama  dipastikan mendapat sinyal wireless dari modem portable yang cukup untuk kelancaran pengiriman data ke Thinger.io.
T ABEL I T ABEL REFERENSI HARGA MODUL BOARD PER TANGGAL 31 OKTOBER 2018 Penelitian Ini Penelitian ini Nama Modul Harga Nama Modul Harga NodeMCU
(https://shopee.co.id/Int ernet-NodeMcu-V3- Modul-Development- Board-Wireless- ESP8266-
i.45094814.122899202 0) Rp 35.840 Arduino UNO R3 (Original
Made In Italy) (https://shopee.co.id/Arduino -Uno-Original-Italy- i.55855827.954520010)
Xbee Pro S2C ZigBee Modules 2.4Ghz 63mW (https://shopee.co.id/Xbee- Pro-S2C-ZigBee-Modules-
2.4Ghz-63mW- XBP24CZ7WIT-004- i.22017720.747040282) Rp 592.000 Rp 980.000
Total  Rp 35.840
Rp 1.572.000
Berdasarkan  Tabel  I  referensi  harga  di  atas  dapat  diambil kesimpulan bahwasanya penelitian ini menggunakan board yang lebih efisien dari segi harga hingga 97,71%.
Hal  ini  dikarenakan  kelebihan  dari  modul  NodeMCU adalah  sudah  tertanamnya  sebuah  modul wifi ESP8266, sedangkan jika ingin menggunakan modul Arduino UNO seperti penelitian  lain  maka  perlu  menambahkan  lagi  modul wifi, sehingga dari segi harga kurang efisien.

## II. METODE PENELITIAN
Tahapan  penelitian  yang  dilaksanakan  disajikan  di  dalam Gambar 1, serta alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini akan disajikan dalam Tabel II sebagai berikut.
T ABEL II
A LAT DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN
No
Nama Kuantitas (Unit) Kegunaan 1 DHT 11 1 Sensor yang mendeteksi intensitas suhu dan kelembapan di dalam kotak penyimpanan. 2 Solar Cell 1 Sumber daya untuk NodeMCU dan Sensor
3 Solar Cell Kit 1 Menyimpan  sumber  daya  dari Solar  Cell kemudian  dapat  mengkonversi input Tegangan  12  Volt  ke  5  Volt  agar  bisa diterima oleh NodeMCU 4 NODE MCU v1.0 1
Mikrokontroller  yang  berfungsi  menerima input data suhu dan kelembapan dari sensor DHT  11  dan  kadar  air  dari  Sensor Soil
Moisture YL-69
5 Sensor Soil Moisture YL-69
1 Sensor  yang  akan  mendeteksi  intensitas kadar  air  di  dalam  pupuk  dengan  cara dibenamkan di dalam pupuk
6 Sensor Ultrasonic HC-SR04
1
Sensor ini digunakan di dalam penelitian ini untuk  melakukan  pendeteksian  kapasitas tersisa atau terpakai pada tabung composte r
7 Kabel Jumper (Secukupnya) Menyambungkan sejumlah rangkaian kabel 8 Laptop 1
Digunakan untuk melakukan coding dan meng- upload instruksi ke dalam
microcontroller NodeMCU 9 Kabel MicroUSB 1 Berfungsi sebagai penghubung Laptop dan microcontroller NodeMCU 10 Selotip Kabel 1
Untuk menutup kembali sambungan kabel serta untuk mencegah terjadinya kejutan listrik.

## Gambar 1 Tahapan pelaksanaan penelitian III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A Hasil Implementasi
Hasil  Implementasi  pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1. Implementasi Perangkat Keras
Sensor YL-69 (nomor 5 pada  Gambar 2) digunakan  untuk mengukur  intensitas  kadar  air  dalam  tanah,  Sensor  DHT11 (nomor 4 pada Gambar 2) digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan,  dan  sensor  ultrasonik  HC-SR04  (nomor  2  pada Gambar 3) digunakan untuk mengukur ruang tersisa pada kotak sampah (dalam penelitian ini disimulasikan menggunakan kotak
sampah  yang  lebih  kecil).  Semua  sensor  dihubungkan  ke mikrokontroler board NodeMCU,  kemudian  hasil  nilai pembacaan sensor akan dikirimkan ke platform cloud Thinger.io dan divisualisasikan dalam bentuk grafik, dan sebagainya. Sensor mendapatkan  sumber  daya  dari  NodeMCU,  sedangkan NodeMCU mendapatkan sumber daya dari Solar Cell (nomor 1 pada Gambar 2). Solar Cell mengkonversi energi panas matahari menjadi energi listrik kemudian disimpan ke dalam baterai yang ada did alam Solar Energy Kit (Nomor 2 pada Gambar 2). Selain itu, fungsi Solar Energi Kit mengkonversi tegangan 12 Volt DC menjadi 5 Volt DC supaya dapat digunakan oleh NodeMCU.
Gambar 2 Hasil implementasi kotak composter

## Gambar 3 Hasil implementasi kotak sampah

## 2. Implementasi Perangkat Lunak
Gambar 4 Hasil implementasi perangkat lunak

## B Pengujian Sensor
Pada  tahapan  ini  adalah  melakukan  pengujian  terhadap sensor  mengenai  seberapa  besar  nilai error sensor  dengan dibandingkan  terhadap  alat  ukur  standar.  Nilai error sensor dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑏−𝑎 𝑏 × 100% (1)
Keterangan : a = hasil pengukuran sensor
b = hasil pengukuran alat standar
1. Pengujian Sensor HC-SR04
Nilai error pada  sensor  HC-SR04  yang  digunakan  diuji menggunakan  skenario  perbandingan  pengukuran  sensor  yang dihadapkan dengan objek daun kemudian dibandingkan dengan pengukuran  menggunakan  penggaris  kemudian  dituliskan menggunakan Tabel III berikut.
T ABEL III P ENGUJIAN ERROR SENSOR HC - SR 04
Pengukuran Penggaris (cm) Pengukuran HC-SR04 (cm) Error (%) 10 10,5 4,7 15 15,3 1,96 20 20,2 0,99 Rata-rata error 2,55 2. Pengujian Pembacaan Suhu Sensor DHT 11
Nilai error suhu pada sensor DHT11 yang digunakan diuji menggunakan  skenario  perbandingan  pengukuran  sensor dibandingkan dengan pengukuran menggunakan alat ukur standar environment  measurement Krisbow  KW06-291,  kemudian dituliskan menggunakan Tabel IV berikut.
T ABEL IV P ENGUJIAN ERROR PEMBACAAN SUHU DHT 11 Nama Pengujian  Pengukuran Sensor Pengukuran Alat Ukur Standar ( o C) Error (%) Pengujian 1 28 31 9,7 Pengujian 2 27 30,8 12,3 Pengujian 3 28 30,6 8,5 Pengujian 4 30 30,2 0,7 Pengujian 5 28 30 6,7 Rata-rata error 7,6
3. Pengujian Sensor YL-69
Dikarenakan  keterbatasan  ketersediaan  alat  ukur  standar, nilai error kadar  air  tanah  pada  sensor  YL-69 tidak  dihitung  di dalam pengujian ini.
4. Pengujian Pembacaan Kelembapan Sensor DHT11
Nilai error kelembapan juga dihitung pada sensor DHT11 yang  digunakan  diuji  menggunakan  skenario  perbandingan pengukuran sensor dibandingkan dengan pengukuran menggunakan  alat  ukur  standar environment  measurement Krisbow  KW06-291,  kemudian  dituliskan  menggunakan  tabel berikut.
T ABEL V
P ENGUJIAN ERROR PEMBACAAN KELEMBABAN DHT 11 Nama Pengujian  Pengukuran Sensor (% RH) Pengukuran Alat Ukur Standar (% RH) Error (%) Pengujian 1 47 55,2 14,9 Pengujian 2 58 60,1 3,5 Pengujian 3 61 64 4,7 Pengujian 4 50 51 2,0 Pengujian 5 47 55,6 15,5 Rata-rata error 8,1

## C.   Cara Kerja Sistem
Skenario  perancangan  model prototyping pada  penelitian ini  dikhususkan  untuk  petugas  kebersihan  dengan  memodelkan kotak  sampah  organik  yang  ada  di  gedung  –  gedung menggunakan sebuah kotak sampah kecil berukuran panjang 11
cm  x  lebar  12  cm,  x  tinggi  17,5  cm  yang  dibenamkan  sebuah sensor  ultrasonik  HC-SR04  yang  akan  mendeteksi  tingkat kepenuhan dari kotak sampah organik tersebut, sehingga petugas kebersihan  akan  lebih  efisien  dalam  pengambilan  sampah  ke gedung-gedung  tanpa  harus  mengambilnya  setiap  pagi  hari, nantinya  pada  sistem monitoring akan  diberikan  lokasi  kotak sampah  tersebut.  Apabila  kondisi  sampah  daun  pada  kotak sampah  tersebut  telah  penuh  maka  petugas  kebersihan  dapat langsung  mengambil  sampah  daun  pada  kotak  sampah  tersebut dan mengumpulkannya ke dalam tempat yang lebih besar untuk dilakukan composting . Berdasarkan studi literatur sensor ini dapat menjangkau  hingga  3  meter  sehingga  kotak  sampah  kecil  ini dapat  memodelkan  sebuah  kotak  sampah  yang  tingginya maksimal 3 meter agar dapat dilakukan monitoring.
Selanjutnya, yang dimodelkan adalah tempat yang biasanya digunakan  para  produsen  pupuk  kompos  yang  berupa  drum berbahan plastik. Drum umumnya berbentuk silindris (tingginya lebih besar daripada panjang dan lebar secara dimensi) sehingga akan dimodelkan sebuah kotak sampah yang berbentuk silindris (pada  penelitian  ini  selanjutnya  akan  disebut  sebagai  Kotak Composter )  yang  akan  ditanamkan  sensor  DHT11  yang berdasarkan data sheet memiliki transmisi sinyal sensing di udara hingga 20 meter sehingga dapat dimungkinkan merepresentasikan sebuah drum yang tingginya hingga 20 meter ataupun media lain selain drum yang memiliki maksimal dimensi panjang 20 m x lebar 20 m x tinggi 20 meter agar dimungkinkan dilakukan pemantauan.
Alur  kerja  dari  sistem  ini  secara  teknis  adalah  pada box composter yang  memodelkan  sebuah  drum  besar  akan menggunakan  sumber  daya  energi  matahari  dengan  bantuan Solar Cell . Solar Cell ini nantinya akan mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik dan disimpan sementara ke dalam Solar  Energy Kit  dan  selanjutnya  Tegangan  12  Volt  DC  akan dikonversikan  lagi  menjadi  tegangan  5  Volt  DC  agar  dapat diterima  oleh board NodeMCU.  Pada  pemodelan  kotak composter akan  dibenamkan  NodeMCU  kotak composter yang terhubung  dengan  Sensor  DHT11  yang  mendeteksi  suhu  dan kelembapan serta sensor YL-69 yang akan mendeteksi kadar air pada  pupuk.  Pada  simulasi  kotak  sampah  akan  dibenamkan NodeMCU  kotak  sampah  yang  terhubung  dengan  sensor  HC- SR04  untuk  mendeteksi  intensitas  kepenuhan  sampah  daun. Kedua  buah  nodeMCU  tersebut  akan  terhubung  bersamaan  ke sebuah platform yang  bernama  Thinger.io,  koneksi  pengiriman data  nilai  sensor  dari  sebuah  NodeMCU  ke dashboard monitoring menggunakan  sebuah  koneksi Websocket TCP/IP, sehingga  apabila  ada  lebih  dari  satu board yang  mengirimkan data di waktu yang bersamaan namun hanya ada satu dashboard yang dibuka,  maka skenario pengiriman data harus diatur, yaitu NodeMCU Composter menggunakan Endpoint API  milik Thinger.io,  data  nilai  sensor  akan  terlebih  dahulu  dikirim  ke Endpoint, kemudian Endpoint akan  mencatat  nilai  tersebut  ke Data Bucket (Data Logging milik Thinger.io) baru kemudian nilai sensor tersebut dapat divisualisasikan tanpa mengganggu koneksi Websocket TCP/IP pada NodeMCU kotak sampah.
Pada tahapan pertama, NodeMCU kotak sampah mengirim value sensor  HC-SR04  ke dashboard  monitoring untuk divisualisasikan  tanpa  dicatat  di  data  bucket  ( database di Thinger.io).  Pada  tahapan  kedua,  selain  mengirimkan  nilai pembacaan  sensor  ultrasonik,  NodeMCU  kotak  sampah  juga memerintahkan  Thinger.io  untuk call  endpoint dengan  fungsi thing.call_endpoint ("nodemcub"). Kemudian, dashboard
monitoring akan  menjalankan  API Endpoint untuk  kemudian API  tersebut  akan  memanggil Endpoint berdasarkan  ID  yang dimaksud  oleh  NodeMCU  kotak  sampah  (pada  tahap  kedua). Saat program di- upload didefinisikan device id kotak composter adalah  “nodemcub”  dan  di Endpoint API  juga  didefinisikan bahwa Endpoint  nodemcub adalah  milik device “nodemcub” pada  menu setting di platform Thinger.  Sehingga Endpoint melakukan call device ke nodemcub.
Gambar 5 Skema kerja sistem Gambar 6 Setting endpoint Thinger.io
Kemudian  di  tahapan  selanjutnya,  nodemcub  atau NodeMCU  kotak Composter mengirimkan value sensor  ke endpoint dan endpoint mencatat  ke  Databucket,  kemudian dashboard monitoring dapat memvisualisasikan nilai sensor dari NodeMCU composter tanpa  mengganggu  koneksi websocket NodeMCU  kotak  sampah.  Meskipun  nilai  pembacaan  sensor dikirimkan  secara realtime setiap  detik,  akan  tetapi  pada databucket (Fitur Data Log pada Thinger) diatur agar melakukan pencatatan data setiap 15 menit sekali agar databucket tidak cepat overload . Setiap pembacaan nilai sensor akan dicatat datanya ke dalam  databucket  dengan  format timestamp DD-MM-YYYY hh:mm:ss  untuk  kemudian  dijadikan  acuan  pengambilan  data pada tahapan pengambilan data.
0 10 20 30 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Su h u ( °C) Pengambilan  Data Hari Ke- Perbandingan Suhu Harian Suhu Jam 12 Malam Suhu Jam 6 Pagi Suhu Jam 12 Siang Suhu Jam 6 Sore 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kel embap an (%RH ) Pengambilan  data hari ke- Perbandingan Kelembapan Udara Harian Kelembapan Jam 12 Malam
Kelembapan Jam 6 Pagi
Kelembapan Jam 12 Siang Kelembapan Jam 6 Sore

## D. Pengambilan dan Analisa Data
Pengambilan data ini bertujuan untuk memantau suhu dan kelembapan udara serta kadar air di dalam pupuk kompos yang sedang melalui proses dekomposisi. Pemilihan waktu pengukuran yaitu pada jam 12 malam, 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Pemilihan waktu ini dikarenakan pada waktu-waktu tersebut peralihan suhu dan  kelembaban  biasa  lebih  fluktuatif,  hal  ini  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pembudidaya  dan  jurnal  yang  terkait  [1]. Sebelumnya,  kotak composter yang  telah  berisi  pupuk  yang sudah  dibuat  diletakkan  di  teras  rumah  yang  memiliki  sinar matahari yang cukup untuk Solar Cell .
Gambar 7 Databucket di Thinger.io
Pada  penelitian  ini  pupuk  kompos  dibuat  secara  manual dengan bahan daun kering, larutan starter EM4, larutan gula, air, dan  tanah  sisa  tanaman  yang  telah  mati.  Setelah  dilakukan wawancara  dengan  ahli  pertanian  dan  studi  literatur  yang dipelajari  melalui  sumber  situs web masa  dekomposisi  pupuk dapat berbeda-beda bergantung pada jenis bahan yang digunakan (misalnya  daun  kering,  gabah  padi  kering,  jerami  kering,  kayu, dan  sebagainya)  dan  jenis  aktivator  yang  digunakan.  Pada penelitian  ini  proses  kematangan  pupuk  dipantau  setiap  7  hari, dimana  pada  hari  ke-14  pupuk  kompos  mulai  menunjukkan kematangan pupuk yang siap digunakan telah sesuai dengan yang diatur  oleh  standar  SNI  19-7030-2004,  yaitu  warna  pupuk kompos yang telah matang berwarna coklat kehitaman, bertekstur halus, dan berbau tanah.

## Gambar 8 Perbandingan keadaan pupuk kompos
Gambar 8 di atas  merupakan gambar perbandingan antara sebelum  dan  sesudah  hasil  dari  dekomposisi  pupuk  kompos. Dimana  pada  campuran  larutan  aktivator,  tanah  dan  daun  yang belum  mengalami  dekomposisi  warnanya  kecoklatan  dan  daun berwarna  kuning  kecoklatan  yang  dicacah  secara  manual menggunakan  tangan  manusia  ukurannya  ±  1,5  cm  sampai dengan  kurang  lebih  >  3  cm  setelah  mengalami  proses dekomposisi  pupuk  kompos  ukuran  daun  mulai  berkurang kurang lebih < 1 cm dan warnanya berubah menjadi kehitaman dikarenakan  diurai  oleh  mikroba  selama  proses  dekomposisi kompos serta warna tanah berubah dari coklat kehitaman menjadi kehitaman dan beraroma seperti bau tanah, hal ini sesuai dengan standar  SNI  19-7030-2004.  Dikarenakan  pupuk  telah  matang pada  hari ke-14,  maka pengambilan data hanya dilakukan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-14.
Berdasarkan data yang diambil suhu udara di dalam pupuk kompos yang perlu diperhatikan adalah pada jam 6 pagi dimana suhu  paling  rendah  dapat  tercapai  yaitu  22°C  dan  pada  jam  12 siang dimana suhu paling tertinggi dapat tercapai yaitu 30°C.

## Gambar 9 Perbandingan suhu harian

## Gambar 10 Perbandingan kelembaban harian
Berdasarkan hasil pemantauan dekomposisi pupuk kompos dari  hari  ke-1  sampai  dengan  pupuk  mencapai  tingkat kematangan pada hari ke-14, aktivitas mikroba sudah mulai dapat terlihat pada rentang hari ke-1 sampai antara hari ke-4 hingga hari ke-6.  Hal  ini  ditandai  dengan  penurunan  suhu  udara  di  dalam kotak composter secara  terus  menerus  selama  4-6  hari  pertama serta peningkatan kelembapan udara secara terus menerus selama 4-6 hari pertama.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kad ar Ai r (%) Pengambilan  Hari Ke- Perbandingan Harian

## Kadar Air Pupuk
Kadar Air Jam 12 Malam
Kadar Air Jam 6 Pagi
Kadar Air Jam 12 Siang
Kadar Air Jam 6 Sore
Aktivitas  mikroba  dapat  menyebabkan  peningkatan  suhu pada pupuk [4], sehingga pada penelitian ini akan menyebabkan peningkatan  pada  kelembapan  udara  didalam  kotak composter dikarenakan panas pada pupuk  menyebabkan pelepasan uap air (H 2 O)  di  udara  pada  kotak composter sehingga  sensor  akan mendeteksi  bahwasanya  kelembapan  akan  meningkat.  Apabila semakin  meningkat  kelembapan  udaranya,  pada  penelitian  ini sensor DHT11 akan mendeteksi adanya penurunan suhu udara.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  hal  ini  dapat  disimpulkan bahwasanya  hubungan  antara  suhu  dan  kelembapan  udara  di dalam kotak composter didalam  laju proses dekomposisi pupuk kompos  adalah  berbanding  terbalik,  dimana  semakin  tinggi intensitas  kelembapan  udara  di  dalam  kotak composter ,  maka suhu udara di dalam kotak composter akan menurun. Begitu juga sebaliknya dimana semakin rendah  intensitas kelembapan udara di  dalam  kotak composter ,  maka  suhu  udara  di  dalam  kotak composter akan semakin tinggi.

## Gambar 11 Perbandingan kadar air harian
Berdasarkan sumber literatur, mulai hari ketujuh kelompok mikrobia  meningkat  [4].  Serta  berdasarkan  penelitian  terkait, berkurangnya  kadar  air  disebabkan  oleh  adanya  aktivitas  dari mikroba [5]. Pada penelitian ini, meningkatnya populasi mikroba berarti  akan  semakin  meningkatkan  aktivitas  mikroba,  ditandai dengan kadar air berangsur berkurang secara drastis <30%, yaitu 26,0997% pada hari ke-9 jam 12 siang dan hari ke-12 jam 6 pagi turun  menjadi  24,0469%,  sehingga  kembali  disemprotkan  air kurang lebih 50 ml ke dalam pupuk sambil diaduk rata. Hal ini dapat disimpulkan pada masa dekomposisi pupuk kompos di atas 7 hari perlu diberikan perhatian lebih terhadap kadar air di dalam pupuk kompos.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sistem  yang  dibuat  berhasil membuat  sistem  yang  dari  segi  harga  relatif  lebih  murah  ( low cost )  hingga  97,71%  dibanding  penelitian  sebelumnya.  Serta berhasil melaksanakan pemantauan sesuai tujuan penelitian, yaitu pemantauan  terhadap  suhu  dan  kelembapan  udara  pada  kotak composter serta  kadar  air  didalam  pupuk  selama  masa dekomposisi  pupuk  kompos  hingga  kematangan  pupuk  sesuai dengan  standar  SNI  19-7030-2004 (dalam  penelitian  ini  selama 14 hari). Berdasarkan literatur terkait, populasi mikroba di atas 7 hari meningkat drastis. Pada penelitian ini, peningkatan mikroba menyebabkan kadar air turun drastis pada hari ke-9 jam 12 siang dan  hari  ke-12  jam  6  pagi  menjadi  <30%,  sehingga  perlu dilakukan  perhatian  khusus  terhadap  kadar  air  apabila  masa dekomposisi pupuk kompos memasuki tahap di atas 7 hari.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] V.  D.  K  and  M.  Syaryadhi,  “Monitoring  Suhu  dan
Kelembaban Menggunakan Mikrokontroler ATMega328 pada Proses Dekomposisi Pupuk Kompos,” KITEKTRO : J. Online Tek. Elektro, vol. 2, no. 3, pp. 91–98, 2017.
[2] BPS 2017, Impor Pupuk Menurut Negara Asal Utama, 2000-2016,
(https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1044/imp or-pupuk-menurut-negara-asal-utama-2000-2016.html, diakses pada      tanggal 23 Desember 2018).
[3] M.  A.  Kusuma,  “Pengaruh  Kadar  Air  Terhadap  Laju Dekomposisi  Kompos  Sampah  Organik  Di  Kota Depok”,  Tesis  M.T.,  Program  Studi  Teknik Lingkungan, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
[4] [4] Umniyatie, “Pembuatan Pupuk Organik
Menggunakan      Mikroba  Efektif  -4  (  Effective Microorganisme-4),” in Pupukorganik, vol. 4, 2014, pp. 1–8.
[5]  D.  A.  Puspa  Ratna,  G.  Samudro,  and  S.  Sumiyati, “Pengaruh  Kadar  Air  Terhadap  Proses  Pengomposan Sampah,” vol. 06, pp. 63–68, 2017.