## ANALISIS UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR X RADIOGRAFI MOBILE MERK ALLENGERS TYPE MARS-6 SBM
Nani Lasiyah 1 , Yeni Pertiwi 2 , Romi Mulyadi 3 , Nofrianto 4
Program Studi Teknologi Rekayasa Elektromedik Stikes Al Insyirah Pekanbaru nani@stikes-alinsyirah.ac.id 1
Submitted August 5, 2022; Revised December 1, 2022; Accepted December 1, 2022

## Abstrak
Kemajuan teknologi setiap tahun mengalami  perkembangan secara signifikan salah satunya di bidang alat  kesehatan mobile  x  ray ,  Pemanfaatan  radiasi mobile  x  ray dalam  bidang  radiodiagnostik  untuk berbagai keperluan medik perlu memperhatikan dua aspek, yaitu resiko dan pemanfaatan yang dicapai, Maka dari itu perlu  adanya proteksi  radiasi untuk  mengurangi pengaruh  radiasi yang  merusak  akibat paparan  radiasi.  Untuk  menjamin  ketelitian,  akurasi  dan  keamanan  dalam  segi  penggunaan  radiasi pesawat  sinar-X  dilakukan  prosedur  kalibrasi  atau  uji  kesesuaian  secara  teratur.  Pada  penelitian  ini dilakukan  uji  kesesuaian  pada  mesin  radiografi  umum mobile dengan  merk  ALLENGERS  tipe MARS-6  SBM  dengan  nomor  seri  2162    yang  digunakan  untuk  pemeriksaan  pasien,  hasil  uji kesesuaian  menggunakan Kolimator Test dan marker koin, mobile X ray dinyatakan lolos uji dimana terdapat  hasil  dari  pengukuran  menggunakan  Lux  Meter  yaitu  101  Lux  sedangkan  menggunakan kolimator marker koin yaitu sebesar 3%.
Kata Kunci : Allengers, Mars-6 SBM, Mobile X ray , Kolimator Test, Marker Koin

## Abstract
The  advances  in  technology  experience  significant  developments  anually,  especially  in  the  medical devices in the form of mobile x ray. The use of mobile x-ray radiation in the field of radiodiagnostics for  various  medical  purposes  needs  to  pay  attention  to  two  aspects,  namely  the  risks  and  benefits. Therefore, the  radiation  protection  is needed to reduce the damaging effects of  radiation caused  by radiation  exposure.  To  ensure  the  accuracy  and  safety  in  the  use  of  X-ray  radiation,  calibration procedures or conformity tests are carried out periodically. This study performs a conformity test on a mobile general radiography machine ALLENGERS, type MARS-6 SBM, with serial number 2162 used to examine the patients. The results of the conformity test using the Collimator Test and coin markers, mobile X-ray were declared to have passed the test as seen in the results from measurements using a Lux Meter, namely 101 Lux, with the score of a coin marker collimator of 3%. Key Words : Allengers, Mars-6 SBM, Mobile X ray, Collimator Test, Coin Marker

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi setiap tahun mengalami perkembangan secara signifikan  salah  satunya  di  bidang  alat kesehatan mobile  x  ray [1].  Pemanfaatan radiasi mobile  x  ray dalam  bidang radiodiagnostik untuk
berbagai keperluan  medik  perlu  memperhatikan dua aspek, yaitu resiko dan pemanfaatan yang  dicapai[2].  Menurut  Peraturan Kepala  Badan  Pengawas  Tenaga  Nuklir No. 15 tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dalam produksi Pesawat Sinar-X
Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Kecelakaan  Radiasi  adalah  kejadian yang tidak direncanakan termasuk kesalahan operasi, kerusakan, atau kegagalan  fungsi  alat  atau  kejadian  lain yang menimbulkan atau potensi dampak yang  tidak  dapat  diabaikan  dari  aspek proteksi  dan  keselamatan  radiasi[3]. Dampak  radiasi  secara  langsung  dan tidak  langsung  dapat  membahayakan jiwa,  kesehatan  dan  harta  benda  yang akan  dirasakan  oleh  radiographer  dan masyarakat sekitar.
Peraturan Pemerintah tahun 2007 tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan terhadap  pemanfaatan  Radiasi  tentang tindakan yang dilakukan untuk mengurangi  pengaruh  Radiasi  yang merusak  akibat  Paparan  Radiasi[4]. Maka  dari  itu  perlu  adanya  proteksi radiasi  untuk  mengurangi  pengaruh radiasi  yang  merusak  akibat  paparan radiasi.  Untuk  menjamin  ketelitian, akurasi  dan  keamanan  dalam  segi penggunaan  radiasi  pesawat  sinar-X dilakukan  prosedur  kalibrasi  atau  uji kesesuaian secara teratur sesuai Peraturan  Kepala  (PERKA)  BAPETEN
No. 9 Tahun 2011 tentang Uji
Kesesuaian  Pesawat  Sinar-X  Radiologi Diagnostik  dan  Internsional  [5].  Upaya penerapan  standar  keselamatan  radiasi, pada  tahun  1995-1999 International Atomic Energy Agency (IAEA)
mengadakan proyek riset terpadu tentang proteksi  radiasi  dalam  radiodiagnostik, radioterapi  dan  kedokteran  nuklir  di beberapa  Negara  Eropa  Timur,  kawasan Afrika  dan  Asia  termasuk  Indonesia[6]. Tujuan  dan  riset  tersebut  adalah  untuk menginisiasi  program  optimasi  proteksi radiasi  dengan  pengenalan  pelaksanaan jaminan mutu [7]. Hasil riset
terkoordinasi  terangkum  dalam  IAEA-
TECDOC-1423 tahun 2004 yang menunjukkan  bahwa  program  jaminan mutu  memberikan  dampak  positif  pada tujuan
pokok tindakan radiologi diagnostik,  dan  uji  fungsi  atau  kinerja pesawat  sinar-X  menjadi  salah  satu komponen  utamanya  [8].  Penelitiin selanjutnya dilakukan oleh Ujang
Wiharja  yang  melakukan  pengujian akurasi  terhadap  tegangan  tinggi  alat
Rontgen Radiography Umum agar dapat mengetahui nilai penyimpangan tegangan tabung (kVp) dengan
mengukur  tegangan  keluaran  tabung menggunakan  detektor  Piranha  657  dan mengukur jarak antara tabung X-Ray ke detektor  dengan  acuan  pada  PERKA
BAPETEN  No.  9  Tahun  2011[9].  Nur
Mukminah R,
melakukan studi kelayakan  pesawat  sinar-X  GE  Francis. Uji  kemahiran  dilakukan  hanya  untuk menentukan  linieritas  keluaran  sinar-X yang  bergerak  dalam  batas  toleransi yang telah ditentukan. Penelitian selanjutnya mengenai pengukuran
kebocoran  tabung  pada  pesawat  sinar-X juga  dilakukan  oleh  Purnomo  dengan menggunakan  dosimeter. Hasil studi uji kebocoran  tabung    sinar-X,  diperoleh laju  dosis    0,1  R/jam  pada  10    tabung sinar-X,  sedangkan  laju  dosis  >  0,1 R/jam pada 8  tabung  sinar-X lain yang mengalami  kebocoran  tabung  sehingga mesin  sinar-X  cocok  untuk  digunakan [10].  Pada  penelitian  ini  dilakukan  uji kesesuaian  pada  mesin  radiografi  umum mobile  dengan  merk  ALLENGERS dengan  tipe  MARS-6  SBM  dengan nomor seri 2162  yang digunakan dalam pemeriksaan pasien. Pemeriksaan kepatuhan ini dimaksudkan untuk menghindari  paparan  yang  tidak  perlu dan  melaksanakan  program  prioritas BAPETEN,  Data  instrumen  ini  berasal dari  rumah sakit swasta di Pekanbaru.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  alur  metode  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut :

## Gambar 1. Flowchart Tahapan Penelitian
Tahapan pada penelitian ini menggunakan  2  alat  ukur  yaitu  LUX
Meter  Berbasis  Android  Merk  Samsung A32  dan  Kolimator  Test  marker  koin. Tahapan  1  pengukuran  persiapan  alat ukur  menggunakan  LUX  Meter  pada meja  penyinaran  100  cm  dari  fokus kemudian atur kolimasi secukupnya bagi 4  kuadran  dan  nyalakan  kolimasi,  catat besar  cahaya  (Lux)  yang  terukur  untuk masing-masing kuadran dan rata- ratakan,  terakhir  catat  besar  cahaya  dan hitung besar cahaya. Tahapan 2 pengukuran  menggunakan  kaset  dan marker koin di meja 100 cm dari fokus, buka  kolimator  tempatkan  marker  koin pada masing-masing sisi, lakukan expose dengan  mengatur  KV-mAs  terakhir cetak film dan evaluasi citra.

## Gambar 2. Mobile X- ray Allenggers
Pada penelitian ini menggunakan Mobile X-ray Merk Allengers untuk mengetahui uji kesesuaian alat.

## Tabel 1. Identifikasi Alat
No Identifikasi Alat 1 Nama Alat Mobile X-Ray 2 Merk Allengers 3 Merk Tabung Allengers 4 Tipe Tabung Mars-6 SBM 5 No Seri Tabung 09090158

## Gambar 3. Uji Mobile X ray Alenggers
Pada  gambar  3  proses  pengukuran Kolimasi  berkas  sinar  x  alat  mobile  X ray melakukan pengukuran pada iluminasi dimana pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui luas lapangan  sinar  x.  Posisi  kaset  dan kolimator  dapat  dilihat  pada  gambar tersebut  langkah  awal  yang  dilakukan posisikan  terlebih  dahulu  kaset  dan arahkan lampu kolimator tersebut kemudian letakkan koin.

## Peralatan Yang digunakan
1. LUX  Meter  Berbasis  Android Merk Samsung A32
2. Kolimatot Test (Koin)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kolimasi Berkas Sinar X
1. Iluminasi
Tujuan  pengukuran  iluminasi  ini  adalah untuk  mengukur  pencahayaan  lampu kolimator  guna  untuk  melihat  luas lapangan  yang  digunakan.  Pengukuran tahap  pertama  menggunakan  alat  ukur yang  digunakan  Lux  Meter  berbasis android  dilakukan  dengan  4  area,  rerata yang  didapat  129,175  pada  pengujian iluminasi dengan  SID 100 cm dan  lapangan 25  cm  x  25  cm.  pada  tabel  2  dibawah  ini adalah hasil uji kesesuaian.

## Tabel 2. Hasil Uji Kolimasi Berkas Sinar X
Titik Ukur Pengukuran (Lux) Rerata (Lux) Cahaya Latar (Lux) FK Hasil UJi ( Lux) Nilai Lolos Uji Area 1 130,5 129,175 27,71 1,00 101 ≥ 100 lux Area 2 121,7 Area 3 139 Area 4 12,5 Hasil  pengujian  menggunakan  Lux Meter  berbasis  android  pada  tabel  1 yaitu 101 Lux menurut BAPETEN nilai
lolos  uji  yaitu  ≥  100  lux.  dari  tabel tersebut  untuk  nilai  uji  yang  dilakukan sudah lolos uji.

## 2. Selisih Lapangan Kolimasi Dengan Berkas Sinar-X
Tujuan  pengukuran  selisih  lapangan kolimasi  dengan  berkas  sinar  x  adalah untuk  mengetahui  ketepatan  ukuran lapangan  sinar-X  dengan  lapangan cahaya  lampu  kolimator  dan  menilai pemusatan  penunjuk  pusat  lapangan kolimasi  dengan  pusat  berkas  radiasi.
Pengukuran  tahap  kedua  menggunakan Kolimator  Test  dengan  menggunakan marker  koin  di  atas  kolimator,  untuk kVp yang digunakan 48, Lapangan 9x7 cm, mAs-set 6,3 sedangkan SID 100 cm pada tabel 2 dibawah ini adalah hasil uji kesesuaian.

## Tabel 3. Hasil Uji selisih Lapangan Kolimasi dengan Berkas Sinar-X
Titik Ukur Tepi lap. Cahaya (cm) Tepi lap. Sinar-x (cm) |Δ 1 |+|Δ 2 | (% SID) ΔX+ΔY (% SID) Nilai Lolos Uji X 1 9,0 8,5
1,5
3,0 ΔX dan ΔY ≤2% SID |ΔX|+|ΔY| ≤3%
SID X 2
9,0 8,0
Y 1 7,0 6,0 1,5
Y 2 7,0 6,5
Pada  tabel  2  hasil  perhitungan  yang didapat  adalah  3  %  untuk  pembuktian bisa  dilihat  dari  perhitungan  dibawah ini.
ΔX  dan  ΔY  ≤2%  SID  |ΔX|+|ΔY|  ≤3%
SID
ΔX = 1,5 % ΔY = 1,5 %
|1,5%|+|1,5%| ≤3% SID Dari  perhitungan  di  atas  menurut BAPETEN  alat  sudah  dinyatakan  lolos uji  untuk  pengukuran  menggunakan kolimator  Test  menggunakan  marker koin.

## 4. SIMPULAN
Sudah  dilakukan  pengukuran  Kolimasi Berkas  Sinar  X  dan  Selisih  Lapangan Kolimasi  dengan  Berkas  Sinar-X  hasil yang  didapat  untuk  pengukuran  uji kesesuaian  menggunakan  Lux  Meter berbasis  Android  dan  menggunakan Kolimator  Test  menggunakan  marker koin bisa dinyatakan lolos uji pada alat Mobile X ray dimana terdapat hasil dari pengukuran  menggunakan  Lux  Meter yaitu 101 Lux sedangkan menggunakan kolimator    marker  koin  yaitu  sebesar 3%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] K. Sudarsih, N. Suraningsih, and M. I.  Puspita,  “Pengujian  Kolimator Pada  Pesawat  Sinar-X  Mobile  Unit Merek Siemens Di Instalasi Radiologi RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang,” J. Heal., vol.  5,  no.  2,  pp.  67–71,  2018,  doi: 10.30590/vol5-no2-p67-71.
[2] Reinforcement theories of motivation.  Science  and  human behavior.  New  York:  Macmillan., Journal of Health Science ,” vol. 29, no. 3, pp. 419–429, 2563.
[3] R.  M.  Rennyta  Monita,  “Analisis Penerapan Keselamatan Radiasi Sinar-X  Pada  Pekerja  Radiasi  Di Instalasi  Radiologi  Rumah  Sakit Pekanbaru  Medical  Center  (Pmc) Tahun  2020,” Media Kesmas (Public  Heal.  Media), vol.  1,  no.  1, pp. 26–39, 2021, doi:
10.25311/kesmas.vol1.iss1.326.
[4] Anonim,  “Peraturan  Kepala  Badan Pengawas  Tenaga  Nuklir  Nomor  8 Tahun 2011,” p. 55, 2011.
[5] P. Harahap,  “Harmonisa  pada Peralatan  X-Ray  Mobile  100  mA,” Semin.  Nas.  dan  Expo  Tek.  Elektro , pp. 59–65, 2017.
[6] F.  Suryaningsih  and  A.  T.  Susanto, “Kalibrasi  Akuisisi  Citra  Pesawat
Sinar-X Portable  Dig  1100,”
PRIMA-Aplikasi dan Rekayasa dalam  Bid.  Iptek  Nukl .,  vol.  12(1), pp. 20–29, 2017.
[7] Dimas  Prakoso,  Fatimah,  Bagus Abimanyu,  and  Dartini,  “Pengaruh Variasi  Berat  Badan  Terhadap Kenaikan  Temperatur  Tubuh  Dan Nilai Specific Absorption Rate Pada Pemeriksaan  Mri  Brain,” JRI (Jurnal  Radiogr.  Indones. ,  vol.  1, no.  1,  pp.  22–29,  2018,  doi: 10.55451/jri.v1i1.7.
[8] D.  N.  Faridah,  D.  Erawan,  K. Sutriah, A. Hadi, and F. Budiantari, Implementasi
SNI ISO/IEC 17025:2017  -  Persyaratan  Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. 2018.
[9] U.  Wiharja  and  A.  K.  Al  Bahar,
“Analisa  Uji  Kesesuaian  Pesawat
Sinar-X Radiografi,”
Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnas tek, pp. 0–7, 2019.
[10] S.  Gideon  and  T.  Guswantoro, “Analisis  Luaran  Radiasi  Perangkat Sinar-X  dengan  Sumber  Tabung
Vakum  Gammatron  2x2A,” J. EduMatSains , vol. 3, no. 2, pp. 111–
118, 2019.