بعد از تست هیدرومتر متوجه شدم که اشتباه نشون میده و نیاز به کالیبراسیون داره. روی اجاق گاز نوک شیشه رو ذوب و جدا کردم تا بتونم کاغذ داخلش رو حرکت بدم تا کالیبره بشه. در انتها با مقداری سلوفان انتهای باز شده هیدرومتر رو بستم. نتیجه بعد از کالیبراسیون عالی بود. در عکس ها یکی از مایعات آب دستگاه تصفیه و دومی آب شکر با بریکس ۲۱.۸ هست. دقت دستگاه خیلی خوبه و بنظرم خطای ناچیز محلول بریکس ۲۱.۸ که تهیه کردم بخاطر عدم استفاده از آب مقطر، ناخالصی شکر و یا عدم رعایت دمای استاندارد کار دستگاه که ۶۰ درجه فارنهایت هست باشه. ضمناً برخلاف بعضی نظرات کاغذ داخل دستگاه من به لوله با یک قطره چسب در بالا چسبیده بود و اینطوری نبود که راحت حرکت کنه.
مزایا: قیمت خوب، دقت خوب 
معایب: نیاز به کالیبراسیون
امتیاز: 5.0
پیشنهاد می‌کنم