براوردن نیاز در حداقل کیفیت
میزان سختی آب استاندارد بهداشتی محکمی ندارد. زیر ۳۰۰ عالی، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ خوب، از ۶۰۰ تا ۹۰۰ معمولی و بیش از آن برای چشایی نامطلوب است. همچنین سختی زیر ۵۰ برای برخی ممکن است تلخ مزه بنظر برسد.
 من این ابزار را برای سنجش کارایی دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس گرفتم. دستگاه تصفیه باید سختی آب را ۹۰٪ کاهش دهد و وقتی این میزان به کمتر از ۸۰٪ برسد موقع تعویض فیلترهاست.
با این ابزار سختی آب ورودی (آب لوله‌کشی شهری) ۳۵۷ و سختی خروجی دستگاه تصفیه ۱۰۵ اندازه‌گیری شد. یعنی حدود ۷۰٪ کاهش.
نکته‌ی دیگر اینکه برای سختی‌های بالای ۱۰۰۰ باید عددی را که می‌خوانید در ۱۰ ضرب کنید. نمایشگر x10 روی دستگاه خیلی کوچک است و اگر دقیت نکنید ممکن است مقدار نادرستی ثبت کنید.
همچنین در پشت دستگاه سوراخ محل پیچ کالیبراسیون تعبیه شده اما خود پیچ وجود ندارد. بنابرین دستگاه قابل کالیبره شدن نیست.
در مجموع اگر برای فهمیدن نسبت سختی دستگاه را می‌خرید انتخاب مناسبی است وگرنه باید سراغ نمونه‌های حرفه‌ای‌تر رفت.
مزایا: قیمت مناسب، سهولت اندازه‌گیری
معایب: فاقد پیچ کالبیراسیون، خوانایی کم نمایشگر برای مقادیر بالای  ۱۰۰۰
امتیاز: 3.0