Wykonanie i wygląd całkiem niezłe, załączone kable dobrej jakości, pomiary w miarę dokładne, ale jest kilka dużych minusów: Buzzer daje sygnał raz głośny raz cichy jak mu się podoba w tym samym trybie działania, klapka - podpórka nie domyka się i odstaje, lampka świeci bardzo słabo. Funkcjonalność przy pomiarach napięcia i prądu stałego (najczęściej stosowanych) jest utrudniona- trzeba przekręcić pokrętło i trzy razy nacisnąć przycisk SEL bo domyślnie ustawia się na pomiarze AC, potem Hz, Potem % i dopiero DC. Rezystancja wewnętrzna amperomierza jest niestety duża i przy chwilowym pomiarze prądu zwarcia baterii 1,5V powyżej 2A zaniża wyniki czasami o połowę! Porównałem to z trzema innymi miernikami na bardzo dobrych kablach - dla mnie mankament nie do przyjęcia! Funkcja NCV działa nieźle, wykrywa kable w ścianie ale bardzo płytko położone. Pomiar temperatury OK!

Ocena: 2/5