ಗ್ಯಾಸ್‌ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಫಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ/ಗೊತ್ತಾದ ಮೊತ್ತದ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ದ್ರಾವಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕವನ್ನು ಕಾಲಮ್‌ನ ""ದ್ವಾರ""ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ (ಶಿರ). ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೊಸಿರೇಂಜ್‌ (ಅಥವಾ, ಘನ ಹಂತದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂಗ್ರಹ ನೂಲುಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅನಿಲ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ಅನಿಲವು ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಲಮ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಣುಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಣುವಿನ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲ ಹಂತದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಣುವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ಲೇಷಿತ ಮಿಶ್ರಣದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯ(ಧಾರಣ ಸಮಯ)ದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್‌ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕಾಲಮ್‌ನ ಅಂತ್ಯ ತಲುಪುವಾಗ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. . ಕಾಲಮ್‌ನ ಬಹಿದ್ವಾರ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಂದು ಪತ್ತೆಕಾರಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಅಂಶದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಲಮ್‌ನಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೋ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್‌ನ ಒಳಗಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಕದ ಧಾರಣಾ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು (ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ) ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.