熱流センサ
通常、熱流センサの全体の熱抵抗および熱容量は、充填材料の熱抵抗および熱容量と等しい。 電気回路との類推をさらに進めると、応答時間の式は次のようになる。
τ s e n = R s e n C s e n = d 2 ρ C p λ {\displaystyle \tau _{\mathrm {sen} }=R_{\mathrm {sen} }C_{\mathrm {sen} }={\frac {d^{2}\rho C_{p}}{\lambda }}}
ここで、 d {\displaystyle d} はセンサの厚さ、 ρ {\displaystyle \rho } 密度、 C p {\displaystyle C_{p}} は比熱容量、 λ {\displaystyle \lambda } は熱伝導率である。 この式から、充填材料の材料特性および寸法が応答時間を決定していると結論づけることができる。 経験則として、応答時間は厚さの2乗に比例する。
センサ特性を決定する他のパラメータは、熱電対の電気的特性である。 熱電対の温度依存性は、熱流センサの温度依存性および非線形性を引き起こす。 ある温度での非直線性は、実際には、その温度における温度依存性の派生物である。
しかし、十分に設計されたセンサは、予想よりも低い温度依存性およびより良好な直線性を有することができる。