中性子断層撮影法
NCTにおいては通常は単一ビームまたは微小角ファンビームが用いられる。X線CTとは異なり、中性子源は固定せざるを得ないので検出器の方を固定して被写体を並進、及び回転移動するTR(translaterotate)法や十分広いビーム中に被写体全体を入れて被写体が回転するSR(simplerotation)法が用いられる。従来は熱中性子線が使用されていたが、近年では冷中性子線も使用される。
近年では小型化された中性子源も開発されつつあり、X線CT同様に線源と検出器を回転する手法も実現しつつある。
CTは指数関数的減衰量からその線減衰係数の空間分布を取得しようとする方式なので、仮に投影画像が純粋な指数関数的減衰像でないのであれば取得されたCT像は物理的には意味の曖昧なものになりかねず、X線CTの場合と同様にNCTの場合も最も影響を与え得る散乱線成分の除去はCTの物理的表現能力に決定的な役割を果たすと同時に物理的定量性のあるCT像を得る上で重要な役割を果たす。