ILocater
分光器本体の光学系は真空冷温容器(クリオスタット)に収められ、ミリケルビン(1000分の1°C)未満のレベルで温度変化が管理される。
この温度管理システムは従来型の分光器であるHPFやNEIDのものをベースとしているが、iLocaterでは温度変化に起因する誤差をさらに抑制するためにクリオスタット内の部品に低熱膨張材料を使用する。 クリオスタット内の光学部品はケイ素、光学部品の支持体はインバー合金で製造されている。 ケイ素やインバーは基礎的に低い熱膨張係数を持つが、詳細な熱膨張率は温度に依存して変化する。 iLocaterの設計では、ケイ素やインバーが揃って特に低い熱膨張係数を示す80-100K(-193°Cから-173°C)を運用温度に選ぶことで温度変化の影響を極限まで低減している。
この温度帯は検出器の背景ノイズを抑制する意味もある。