サイズモ系
サイズモ系による振動測定以外の方法は、振動測定対象物(上記の説明における基礎)の振動と無縁な、空間的に位置が不動の点をつくり、このような不動点から振動測定対象物の相対振動を測定する方法である。このような種類の振動測定センサは非接触タイプと呼ばれる。不動点が利用できれば、振動測定は容易である。しかし、このような不動点による測定は、多くの実際の測定状況では難しい。そのため、サイズモ系の原理による測定が活用される。サイズモ系原理のセンサであれば、測定対象物自体に設置して用いることができる。非接触タイプ以外の測定対象物に設置する種類のセンサを接触タイプというが、ほとんどの接触タイプセンサは、サイズモ系を測定原理として加速度や変位を利用している。
サイズモ系原理に測定は、特に加速度計として利用されている。サイズモ系原理の加速度計で実用されているものの中では、圧電式加速度計がよく利用されている。圧電式加速度計では圧力が加わると起電力が発生する圧電素子を利用する。サイズモ系の質量に加わる慣性力から電気信号を発生させ、それから加速度を測定する。その他には、コイルの起電力を利用するものや、ひずみゲージを利用するものがある。
よって、この関係を用いて、サイズモ系内の相対変位から、サイズモ系を設置する基礎の加速度を得ることができる。このような測定原理によるものをサイズモ型振動加速度計と呼ぶ。ωn が Ω と比較して十分大きいとき上記の原理が成り立つが、具体的な1つの目安としては、おおよそ ν < 0.5 あるいは ν < 0.2 である。サイズモ系の固有振動数は ω n = k / m {\displaystyle \omega _{n}={\sqrt {k/m}}} なので、加速度計として利用の場合は、質量を小さく、ばね定数を大きくすればよい。
測定しようとする振動が高調波を含む場合は、測定にずれが生じ、場合によってはサイズモ系質量体に共振が生じる。減衰が無い場合は Ω が ωn に近づくほど測定のずれが大きくなり、Ω = ωn で共振が発生してサイズモ系質量体の振動が発散してしまう。このような場合への対応として、サイズモ系に減衰を持たせる必要がある。減衰を与えることで、Ω が ωn に近づいても測定のずれが少ないように加速度計の特性を調整することができる。