熱量計
熱流束型DSCでは、2つのパンを所定の熱抵抗Kを持つ厚板の上に置き、装置温度を時間に対して直線的に上昇させる(走査する)。すなわち、一定の昇温速度β= dT/dtで加熱する。良い直線性を得るには装置設計と温度制御の質が重要である。当然のことながら、同じ装置で冷却測定および等温測定を行うこともできる。
熱は伝導によって2つのパンに流れ込むが、試料パンに流れこむ熱流の方が試料の熱容量CPの分だけ大きい。熱流dq/dtに差があることから厚板の中に温度差ΔTが生まれ、示差熱電対によってこの温度差を測定する。原理的にはこの温度差信号から熱容量を決定することができる。
Δ T = K d q d t = K C p β {\displaystyle \Delta T=K{dq \over dt}=KC_{p}\beta }
上式(ニュートンの冷却の法則と等価)は電流に関するオームの法則ΔV = RdQ/dt = RIと同質のものだが、それよりも歴史が古いことを付記しておく。
試料が融解などによって突然に熱を吸収したとすると、応答信号にはピークが観察される。ピークの関数形をf(t,T)として
d q d t = C p β + f ( t , T ) {\displaystyle {dq \over dt}=C_{p}\beta +f(t,T)}
ピークの積分から融解エンタルピーを、またピーク開始温度から融点を求めることができる。