人工透析
1970年代、Henderson らが提唱した Hemofiltration(当時は Diafiltration と呼ばれた)は、日本でも山上らが専用の濾過膜やプロセッサ(血液濾過専用装置)の開発を行った。
開発当初ヘモフィルターのろ過速度が低く、フィルターを直列に2段接続し試用していたころもあったが(Hospal RP-6 2連、Toray B-1 2連、Nipro F-1 2連など)、開発が進み単独使用での治療が可能(Daicel HEMOFRESH など)となった。HEMOFRESH の膜素材はセルロースアセテートで、酢化度は2.5程度となった。
膜の評価は従来から用いられていたBUN、クレアチニン、VB12などに加え、イヌリン、オボアルブミンを用いている、中分子量領域の除去パターン確認は液体クロマトグラフィー (sephadex-G15) で検証している。
形状は平膜タイプ膜間に波板状のコルゲートを挿入することで層流を維持しやすい工夫がなさ得ている、またコルゲートの中間点にスリットを入れ、チャネリングを起こしにくい構造となっている。
当時はまだマイクロプロセッサ(マイコン)制御の血液浄化装置は無かったが、山上、泉らがダイセル化学工業との共同開発を行い、CPUとしてintel 8085A (8bit) を用いた容量制御方式の血液濾過専用装置を作製し (Daicel YD-1)、全国の主要病院で臨床治験を行った。