GIANO
GIANOは波長0.95-2.45マイクロメートルの範囲を波長分解能R=50,000 で観測する高分散近赤外線分光器である。
GIANOの波長カバー範囲は、従来の可視光分光器では十分な観測が行えていなかった硫黄・リン・ストロンチウムなどの存在量の詳しい測定に適する。
GIANOはクロス分散エシェル分光器であり、主たる分散をエシェル回折格子で得た後にクロス分散を行い二次元的な電磁スペクトルのフォーマットを検出器上に結像させる。検出器はテレダイン・テクノロジーズが製造するテルル化水銀カドミウム型の検出器である HAWAII (HgCdTe Astronomical Wide Area Infrared Imager) -ii アレイを使用している。HAWAIIアレイはGIANOの開発当時まだ実用化されたばかりであり、開発チームは検出器の異常動作や混信などの固有の問題に対処しなければならなかった。
測定の安定性を向上させるために較正用のスペクトル線を付与するガスセルを追加する予定がある
HARPS-Nと同時並行してGIARPSとして使用する場合、2つの分光器は互いの性能に悪影響を与えることなく動作する。