アキュビュー
2010年4月発売開始。シリコーンハイドロゲル素材を使用した1日交換タイプのコンタクトレンズとして2008年に英国とアイルランドで発売されて以来、世界20ヵ国以上で提供されている。最長2週間交換タイプの「アキュビュー オアシス」とほぼ同じ仕組みを使った「ハイドラクリアワン・テクノロジー」で高い保水性を保つとともに、酸素透過率も裸眼の98%という比率を達成した。2010年8月19日、利用者から「目に刺激を感じて痛かった」などの苦情があり調査したところ、アイルランドの工場の生産ラインでレンズが十分に洗浄されていなかったことが判明し、一部を自主回収すると発表した。
1箱30枚入り
グループ名
グループI(非イオン性低含水)
材質
narafilcon A(ナラフィルコンA)
構成モノマー
HEMAおよびOH-mPDMS、DMA
ベースカーブ(BC)
9.0mm・8.5mm
度数(PWR)
-12.00D~+5.00D(BC9.0mm)
-12.00D~-0.50D(BC8.5mm)
直径(DIA)
14.2mm
含水率
46%
中心厚
0.085mm(-3.00D時)
酸素透過係数(Dk値)
100
酸素透過率(Dk/L値)
118(-3.00D時)
医療機器承認番号:22200BZX00226000
2008年3月発売開始。乱視向け最長2週間交換タイプ。上記のオアシスと同じく、新素材のシリコーンハイドロゲル(SHSCL)を使用しており、レンズの性能はオアシスとほぼ同等である。乱視矯正の為、独自のデザインを採用し、レンズの回転を抑えている(通常の近視矯正レンズでは、瞬きする度にレンズが回転してしまう)。また、上下左右対称のデザインにすることにより、重力による影響が少なく、顔の向きが変わってもレンズが安定し、良好な視界を得ることができる。
1箱6枚入り
グループ名
グループI(非イオン性低含水)
材質
senofilcon A(セノフィルコンA)
構成モノマー
HEMA・SiMAA2・mPDMSおよびDMA
ベースカーブ(BC)
8.6mm
球面度数(PWR)
-9.00D~±0.00D
円柱度数
-0.75D・-1.25D・-1.75D・-2.25D
円柱軸
10°・20°・60°・90°・120°・160°・170°・180°
直径(DIA)
14.5mm
含水率
38%
中心厚
0.08mm(-3.00D時)
酸素透過係数(Dk値)
103
酸素透過率(Dk/L値)
129(-3.00D時)
医療機器承認番号:21800BZY10252000