ディップメータ
式(1)を L について変形すると、
L = 1 4 π 2 × 1 C f 2 ≒ 25.330 × 10 − 3 × 1 C f 2 {\displaystyle L={\frac {1}{4\pi ^{2}}}\times {\frac {1}{Cf^{2}}}\ \fallingdotseq 25.330\times 10^{-3}\times {\frac {1}{Cf^{2}}}\,\!}
となる。標準コンデンサは 100 pF なので、C = 100×10 F を代入し、ディップメータから読み取った周波数 f [Hz] を代入すれば、未知のインダクタンス L [H] を求めることができる。
発振回路と、その電気信号の振幅を示すメーターが内蔵されている。本体から外に突き出す形でプローブ・コイルが取り付けられており、必要に応じて交換可能になっている。本体には可変コンデンサを調整するダイヤルが付いており、プローブ・コイルに対応する発振周波数の目盛りが付いている(デジタル表示で周波数を読み取る機種もある)。
プローブ・コイルを目的とする回路やアンテナに近づけ、メーターの指針の振れが小さくなる周波数を探す。この周波数が共振周波数である。共振状態では外部からの電磁波を吸収する性質があるため、発振回路により生成された電気信号の振幅は小さくなるためである。