架線電流計
負荷につながれた電線を1本ずつはさんで測定する。負荷電流が予想できないときは最大レンジで測定し、一つずつレンジを下げて測定する。
また、指示値が読み取りにくい場合は、データホールド機能を利用して測定する。
測定する回路の電圧にあわせたものを使用し、低圧用のもので、高圧以上を測定してはならない。
クランプの分割部に異物をはさんだり汚損しないように注意する。
測定時は、クランプをきちんと閉じ、架線がなるべく中心に来るようにする。
他の磁気の影響を受けないように注意して測定する。
架線電流計(かせんでんりゅうけい、英語:clamp meter)はクランプメータとも呼ばれ、電流による磁界を測ることによって電気回路を開くことなく測定できる電流計である。