熱量計
DSCはまた、安全性スクリーニングの手段ともなる。このモードでは、耐圧性(~100 bar)で非反応性(多くは金もしくは金メッキ鋼製)のるつぼに試料を収め、試料の自己発熱が始まった温度から安定性を評価する。ただし、比較的感度が低いこと、重量のあるるつぼを使うために走査速度が下がること(2~3 °C/min程度)、活性化エネルギーが不明であることを勘案して、最高許容温度を見積もる際には発熱開始温度から75–100 °Cを差し引かなければならない。これに対し、断熱熱量計を用いればはるかに正確なデータが得られるが、大気温度から毎時6 °Cの速度で昇温させるのに数日かかってしまう。