人工呼吸器のモード
能動型(Active)という用語は、人工呼吸器の強制呼気システムを指す。HFV-Aシナリオでは、人工呼吸器は圧力を使って吸気呼吸を行い、次に反対の圧力をかけて強制的に呼気呼吸を行う。高頻度振動換気(high-frequency oscillatory ventilation)(HFOVと略されることもある)では、振動ベローズとピストンが強制陽圧吸気を行い、陰圧を加えて強制的に呼気を行う。
持続気道陽圧(英語版)(Continuous positive airway pressure: CPAP)は、陽圧式の呼吸補助モードであり、侵襲的、非侵襲的、いずれの換気方式でも適用できる。CPAPは呼気終了時に圧力をかけ、肺胞を開いたまま完全に収縮させないようにするものである。肺胞を膨らませた状態を維持するこのメカニズムは、動脈血の酸素分圧(PaO2)を高めるのに役立ち、CPAPを適切に増加させると、PaO2が増加する。呼吸器から離脱する過程(ウィーニング)にある患者や、自発換気は充分であるが酸素化に障害がある患者に使用されるが、プレッシャーサポート Pressure support(PSV、後述)が併用されることが多い。自発呼吸のないまま一定時間が経つと人工呼吸器のバックアップ機構により、強制換気が行われる。
人工呼吸の基本的な違いは、各呼吸が患者によって開始されるか(アシストモード)、機械によって開始されるか(コントロールモード)である。両者のダイナミックハイブリッド(アシスト-コントロールモード)(略称A/C)も可能であり、アシストを伴わないコントロールモードは、現代の人工呼吸器ではほとんど廃れているが、麻酔器のコンポーネントの人工呼吸器には搭載されている。