ちょう度
ちょう度試験機とは、グリースのちょう度を測定する電動または手動の器具。ちょう度計と円錐から成る。標準、1/2、1/4の3種類がある。ただし、このうち、正式なちょう度測定に使用できるのは標準のみである。一般的に1/2と1/4は製造現場での緊急・簡易測定のために用いられる。以下の式は、1/2または1/4での測定結果を標準での推定値に換算する。
1/4から標準への変換:P = 3.75p+ 24
1/2から標準への変換:P = 2p+ 5
ここで、標準で測定した場合のPはちょう度、pは1/2または1/4での測定結果である。