セクター型質量分析計
この型のセクター構成は、初期ドリフト長のない 127.30° ( π 2 ) {\displaystyle \left({\frac {\pi }{\sqrt {2}}}\right)} の静電セクターと、同じ向き同じ曲率で 60° の磁気セクターから成る。「ベインブリッジ型質量分析計」と呼ばれることもある。同位体質量の決定によく用いられ、同位体から生成する陽イオンビームを研究対象とする。互いに直交する電場と磁場を同時にビームに作用させると、これらの二つの作用の大きさが等しく向きが逆になる、次で表わされる速度の粒子は正味の力を受けない。
v = E / B {\displaystyle v=E/B\,}
したがって、この条件を満たす粒子はスリットを自由に通過し、半円軌道を横断したのちに感光板に衝突する。その後、同位体質量を算出する。
松田型は 85° の静電セクターと、四重極子レンズと、同じ向きに曲がった 72.5° 磁気セクターからなる。この構成は SHRIMP および Panorama(地球化学において、同位体置換体計測用の、気体粒子源を用いる、高分解能マルチコレクター)に用いられる。