ミックスドドメインオシロスコープ
RFチャンネルと、アナログまたはデジタルチャンネルの両方がオンの場合、2つの波形が分割表示される。ディスプレイの上半分には時間軸による従来のオシロスコープ波形が表示され、下半分には、RF入力の周波数軸の波形が表示される。周波数軸には、RF入力から取込んだスペクトラムが表示される。ミックスドドメインオシロスコープはRF信号の時間変化に対応するために、RF/アナログ/デジタルチャンネルに統合した最新のトリガアクイジションシステムを装備している。これにより、1つのトリガイベントですべてのチャンネルの同時取込みが可能になっている。時間軸のトリガでは、エッジ、シーケンス、パルス幅、タイムアウト、ラント、ロジック、セットアップ/ホールド時間違反、立上り/立下り時間、シリアルまたはパラレルバスのパケット内容、ビデオが設定できる。シーケンス、パルス幅、タイムアウト、ラント、ロジックトリガでは、RF入力のパワーレベルが使用可能である。