サイクリックボルタンメトリー
基本的には測定対象が溶解するものであれば、あらゆる溶媒が使用可能である。ただし、溶媒によって電気化学的に安定な範囲(電位窓)が異なるため、測定したい電位範囲によって適切に選択する必要がある。また非極性溶媒では伝導性を確保するための支持電解質が十分に溶解できないことが多く、超微小電極のような系でないと測定は困難である。無機物には水(緩衝液)、DMF、DMSO など、有機物にはアセトニトリルやジクロロメタンなどが用いられることが多い。測定対象によっては脱水・脱気が不可欠とされる。
参照電極 (reference electrode, RE) は作用極の電位を決定する際の基準となる電極である。飽和カロメル(甘汞)電極 (SCE, Hg/Hg2Cl2) や銀/塩化銀電極 (Ag/AgCl) などがよく用いられる。
作用電極 (working electrode, WE) は実際に物質との電子の授受を行う電極である。白金やグラッシーカーボン製のものを用いることが多い。最近では、導電性ダイヤモンド電極などが注目されている。