大気イオン
『科学大事典 第2版』では、「マイナスイオン」を負の大気イオンと解釈する記述がある。
大気イオンの濃度は、ゲルジェン法(ゲルディエン法)により測定される。ゲルジェンコンデンサと呼ばれる二重同心円筒は、内筒が接地され、外筒に電圧(正イオン測定時は正電圧、負イオン測定時は負電圧)が印加されている。円筒の長軸方向に空気の流れを与えると、内筒と外筒の間の空間に大気イオンが流れ込み、設定された移動度(臨界移動度)以上の移動度を持つ大気イオンが電界を移動して内筒に捕捉され、電流が発生する。この電流の測定値から、大気イオンの濃度が計算される。小イオンの濃度を測定する場合、臨界移動度を小イオンの最小移動度(0.7cmVs前後)に設定すればよい。