接地抵抗計
2017年1月現在では、直読式接地抵抗計(ダイヤル式)の他に接地抵抗計(アナログ表示式)と接地抵抗計(デジタル表示式)も一般に普及している。下記に接地抵抗計(アナログ表示式)と接地抵抗計(デジタル表示式)の測定手順の一例を示す。
測定しようとする接地電極(E)から10m程度離して電圧補助棒(P)を打ち込む。
電圧補助棒(P)から10m程度離して電流補助棒(C)をほぼ一直線になるように打ち込む。
できれば、被測定接地極の接地線を接地機器の接地端子から外す。(地電圧対策)
接地抵抗計のE(接地)端子のリード線を被測定接地極(E)に接続する。
電圧補助棒(P)のリード線を接地抵抗計のP(電圧)端子に接続する。
電流補助棒(C)のリード線を接地抵抗計のC(電流)端子に接続する。
電池チェックのため、接地抵抗計のレンジ切替スイッチを電池チェック「BATT CHECK」にする。(電池チェックレンジがあれば。)
接地抵抗計の測定ボタンを押す。
接地抵抗計の指針が目盛板の「CHECK(BATT)」枠内にあることを確認(電池正常)する。
接地抵抗計のレンジ切替スイッチを地電圧測定「EARTH VOLTAGE」にして地電圧の有無を確かめる。
地電圧が取扱説明書指定値以上の場合には、接地電極(E)を電気配線から切り離なすか、配線のスイッチを切るなどして地電圧を取扱説明書指定値以下に(なるべく低く)する。
接地抵抗計のレンジ切替スイッチで最適な測定レンジを選択する。
接地抵抗計の測定ボタン B を押す。
接地抵抗計の表示が接地抵抗値となる。
測定値を記録する。