ディップメータ
式(1)を C について変形すると、
C = 1 4 π 2 × 1 L f 2 ≒ 25.330 × 10 − 3 × 1 L f 2 {\displaystyle C={\frac {1}{4\pi ^{2}}}\times {\frac {1}{Lf^{2}}}\ \fallingdotseq 25.330\times 10^{-3}\times {\frac {1}{Lf^{2}}}\,\!}
となる。実際には標準コイルに分布容量 Cd [F] があるので、上式は次のようになる。
C = 1 4 π 2 × 1 L f 2 − C d ≒ 25.330 × 10 − 3 × 1 L f 2 − C d {\displaystyle C={\frac {1}{4\pi ^{2}}}\times {\frac {1}{Lf^{2}}}-C_{d}\ \fallingdotseq 25.330\times 10^{-3}\times {\frac {1}{Lf^{2}}}-C_{d}\,\!}
標準コイルは 100μH なので L = 100×10 H を、Cd [F] には標準コイルに示されている分布容量を、f [Hz] にはディップメータから読み取った周波数を代入することで、未知のキャパシタンス C [F] を求めることができる。