ワット天秤
U I / W 90 = K J 2 R K K J-90 2 R K-90 × { m g v / W } {\displaystyle UI/W_{90}={\frac {K_{\text{J}}^{2}R_{\text{K}}}{K_{\text{J-90}}^{2}R_{\text{K-90}}}}\times \{mgv/{\text{W}}\}}
となる。つまり、SIの定義が改定される以前のワット天秤とは、換算係数の測定であり、言い換えれば、協定ワットの値を国際単位系で測定することであった。 この測定はプランク定数の直接測定でもあったという点で重要である。プランク定数は
h = 4 K J 2 R K = 4 K J-90 2 R K-90 m g v / W U I / W 90 {\displaystyle h={\frac {4}{K_{\text{J}}^{2}R_{\text{K}}}}={\frac {4}{K_{\text{J-90}}^{2}R_{\text{K-90}}}}{\frac {mgv/{\text{W}}}{UI/W_{90}}}}
で与えられる。
新しいSIの定義が発効して以降は、プランク定数がSIを定義する定義定数として位置付けられ、SIによる値が定義値となった。 これにより、ワット天秤は質量を測定する装置となる。