スペクトラムアナライザ
ここでは専用機を発売しているメーカーを列挙し、汎用PC上で動作するソフトウェアは除外した。
小野測器
リオン
B&K (Brüel & Kjær)
Goldline
Ivie
NTI
Terrasonde
一般的なスペクトラムアナライザは、画面のある四角い箱で、フロントパネルに操作用のボタンやダイヤル、1個の入力端子(N型コネクタが多い)と校正用信号を出力する端子を備える。
測定用入力端子のインピーダンスは50Ωが一般的であるが、75Ωのものも存在する。 目盛りは、縦軸がオシロスコープと同様、四角形状の目盛りdivision(略記はDIV)で表される。横軸が、掃引周波数範囲で表されSPAN(スパン)と呼ばれる。
最も単純なモードでは、測定可能周波数の最低周波数(画面の左端)から最高周波数(画面の右端)までが、掃引により連続的に表示される。通常は連続して掃引される。
必要に応じて、横軸については中心周波数とスパン、または周波数範囲を、縦軸についてはREFレベルおよびスペクトラムアナライザ入力段のアッテネータを調整する。特にアッテネータの調整は正しく測定するために重要であり、十分な知識の無いままに操作すると、誤った測定データを取得してしまう。
次に、RBW(Resolution Band Width; スペクトラムアナライザIFフィルタの帯域幅)を目的に応じて設定するが、ノイズやデジタル変調信号は、RBWによって電力または電圧が変わるため、十分な知識の無いままに操作すると、誤った測定データを取得してしまう。