真空管試験機
グリッドはある程度順方向にバイアスされる - 一部の微調整グリッド ワイヤは、これに耐える能力が制限されている。
「100%」と見なすべき電流量は、管の種類ごとに把握して文書化する必要があるが、エミッションテスト回路の詳細によって異なるので、煩雑である。
エミッション試験機の利点は、すべてのタイプの真空管試験機の中で、真空管の摩耗について最も信頼できる警告を提供する点である。エミッションが 70% の場合、トランスコンダクタンスは 90% のままで、ゲインは 100% になる。ドイツ軍が使用した最高かつ最も人気のあるバージョンは、Funke W19 であった。
エミッション試験機の欠点は、真空管の他の特性を無視するため、良品を不良と判断したり、その逆に劣化した真空管を良品判定する場合があることである。低エミッションの真空管は、ほとんどの回路で問題なく機能し、測定値が指定よりもはるかに低い場合やショートを示している場合を除き、その表示だけで交換する必要はない。
エミッション試験機のバリエーションとして、動的コンダクタンス試験機がある。これは、オハイオ州デイトンの Jackson Electrical Company によって開発された試験機である。他の方式の試験機との主な違いは、グリッドとプレートに直接電流を印加する代わりに「比例AC電圧」を使用することである。
最も単純な試験機はフィラメント導通試験機で、通常はフィラメント/ヒーターと直列に接続されたネオンランプと、主電源から直接供給される電流制限抵抗を備えている。したがって、テスト中の特定の真空管に適切なフィラメント電圧を選択する必要はないが、この装置は、他の (より可能性の高い) 方法で故障している可能性のある真空管を特定したり、摩耗の程度を示したりすることはない。安価なマルチメーターの抵抗テストでも同じチェックを行うことができる。