ロックインアンプ
ロックイン増幅器の多くの用途では、基準信号に対する位相差よりも、信号振幅の復調を求める場合が多い。単純な、単相ロックインアンプの場合、位相差はゼロになるように調整する(通常は手動)。
2位相ロックインアンプでは、相互に90°の位相差を持つ、単層ロックインアンプ2つ使用し、基準信号と同相の同相成分 X = V sig cos  θ {\displaystyle X=V_{\text{sig}}\cos \theta } と、直交成分 Y = V sig sin  θ {\displaystyle Y=V_{\text{sig}}\sin \theta } の2つの出力を得る。これら2つの量は、信号ベクトルをなす。信号ベクトルの大きさ(R)を計算することによって、位相に依存しない振幅得られる。:
R = X 2 + Y 2 = V sig . {\displaystyle R={\sqrt {X^{2}+Y^{2}}}=V_{\text{sig}}.}
また、基準信号と入力信号の位相は次の式によって算出できる。
θ = arctan  ( Y / X ) . {\displaystyle \theta =\arctan(Y/X).}
今日のロックインアンプの大部分は、デジタル信号処理による。600MHzまでの全ての周波数領域で、デジタル化が進んでいる。周波数帯域、入力ノイズ、安定性、ダイナミックリザーブなどで、アナログより優れている。
また、通常複数の復調器が含まれているため、異なるフィルタ設定または複数の異なる周波数で信号を同時に解析することができる。
実験データは、オシロスコープ、FFTスペクトラム・アナライザ、ボックスカー・アベレージャ(boxcar averager)などの追加ツールで分析するか、内部PIDコントローラを使用してフィードバックを提供するために使用できます。一部のモデルは、コンピュータ制御され、グラフィカルユーザインタフェースとプログラミングインタフェース(API)を備えている。