全高調波歪
あるいは、もっと単純に以下の式で表現できる。
THD+N = V t o t a l 2 − V 1 2 V 1 {\displaystyle {\mbox{THD+N}}={\frac {\sqrt {V_{total}^{2}-V_{1}^{2}}}{V_{1}}}}
ノイズは広い周波数成分を持ち周波数帯域を決めないと実効値が決まらないため、THD+N では範囲とする周波数帯域を条件として指定する必要がある 。
THD+N は、単純には、測定対象の出力からノッチフィルタで元の信号成分のみを取り除いた成分の実効値を元の信号成分の実効値で割ることで、計算することができる。この方法は高調波以外の歪み成分やハムノイズなどの影響も反映した値を求めることができる。古くから使われている基本的な歪率計はこれに近い方式で歪率を測定しており 、THD ではなく THD+N を測定していた。
全高調波歪以外の代表的な歪みとして相互変調歪(そうごへんちょうひずみ、英: intermodulation distortion、IMD)あるいは混変調歪(こんへんちょうひずみ、英: cross modulation distortion)がある 。全高調波歪が一つの信号から発生する歪みなのに対し、これは周波数が異なる複数の信号から発生する歪みで、複数の信号の整数倍の周波数の和/差からなる複雑な周波数の歪み成分からなる。相互変調歪(IMD)の測定にはSMPTE(Society of Motion Picture and Television Engineers)法やCCIF法が用いられる。通常高調波歪は音声や楽音にも多数含まれているため聴覚上認知され難いのに比べ、相互変調あるいは紺変調歪はわずかであっても聴覚上認知されやすい。