超音波厚さ計
超音波厚さ計は、探触子(プローブまたはトランスデューサー)と呼ばれる超音波受発信機能を持ったセンサーを用いて測定を行う非破壊検査計測装置。 探触子を測定物に接触させ、超音波を測定物に送信、測定物の裏面に反射して戻ってくる超音波を探触子で受信し、その伝播時間から測定物の厚さを算出する。 測定物の厚さの算出式
D = 1 2 C t {\displaystyle D={1 \over 2}Ct}
(D:厚み C:音速 t:伝播時間)
高精度、高分解能の超音波厚さ計では500キロヘルツ〜20メガヘルツ程度の超音波が使われる。
鉄、アルミニウム、ステンレスなどの金属をはじめ、プラスチックやガラス、セラミックなど様々な素材の厚さを測定することが出来る。 配管やタンク、各種構造物の腐食検査、機械・設備の保守管理、製品の抜き取り検査、精密厚さ測定など、非常に幅広い用途で使用されている。