輸液ポンプ
高圧アラームが鳴った際はチューブ内に高圧で薬液が充満している。そのまま閉塞を解除すると薬液が一気に体内に流れ込むため、本法をカテコールアミンや注射用血圧降下薬に用いている場合はまずチューブを開放して減圧する必要がある。
電源が切られていれば、Offアラームは鳴らない。循環作動薬などを短時間だけ止める場合は、電源を切らずに一時停止すべきである。
多くの機種は3~4kg程度の重量があり、点滴スタンドが転倒しないよう措置を取らなければならない。
チューブの弾力は2~3日程度の使用ではあまり低下しないが、ローラーの当たる位置は適宜変えることが望ましい。
輸液チューブ全体の抵抗(ベルヌーイの定理)や薬液の粘性抵抗により、輸注量に誤差が生じる。より正確な量での輸注を求める場合は、シリンジポンプの使用が望ましい。