サーベイメータ
サーベイメーターは、線量計またはスケーラーにすることができる。
放射線防護の分野では、検出された事象の割合を読み取る装置を通常、線量計と呼んでいるが、これは1936年にN.S.Gingrichらによって初めて開発さた。これにより、放射線量をリアルタイムでダイナミックに表示することができ、この原理は保健物理学や放射線サーベイメーターとして広く利用されている。
一定期間に検出されたイベントを合計する機器は、スケーラー(scaler)と呼ばれる。この俗称は、自動計数の黎明期に、高速のカウントレートを機械式計数器が記録できる速度にまで分周するために、スケーリング回路が必要だったことに由来する。この技術は、キャベンディッシュ研究所のC. E. Wynn-Williamsによって開発され、1932年に初めて発表された。当初のカウンターは、「エクレス・ジョーダン・デバイダー」という回路を使用していて、現在はフリップ・フロップとして知られている。これは、1950年代にデカトロン管が登場して始まった電子式インジケーターの時代以前のことである。
アルファ線とベータ線の読み取り値は通常カウントであり、ガンマ線とX線の読み取り値は通常放射線量となる。この後者のSI単位は、シーベルト。粒子の種類、そのエネルギー、およびセンサーの特性に依存するため、カウント率から線量率への単純な普遍的な変換は無い。そのため、カウントレートは、特定のアプリケーションのために計算された値として、コンパレータとして、または絶対的なアラーム閾値に対して使用される傾向がある。その後、線量測定値が必要な場合は、線量計を使用することができる。これを支援するために、一部の機器には線量とカウント率の両方の表示がある。
電池式メーターは通常、電池残量をチェックする機能がついている。