高速液体クロマトグラフィー
A:溶媒
B:2溶媒切り替えバルブ
C:ポンプ
D:圧力ダンパー
E:ミキサー
F:レオダイン-マニュアルインジェクター
G:カラム
H:HPLCコントローラー
I:検出器(紫外吸光度計等)
J:検出データA/D変換装置(データ出力装置)
K:PC(データロガー・データ解析装置として使用)
L:プリンター
2台以上のアイソクラテックポンプを繋ぎ、それぞれの流量をコントロールして溶媒混合比を変化させることによりグラジェント分析を行う。溶媒の種類ごとにポンプを用意する必要があるため、高価である。
詳しくは質量分析法の項目にゆだね、ここではLC-MSで使用される代表的なイオン化法と検出部を列挙するにとどめる。
イオン化法 エレクトロスプレーイオン化法 (Electro-Spray Ionization, ESI) 大気圧化学イオン化法 (Atomospheric-Pressure-Chemical Ionization, APCI) 直結して使用することはできないが、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法 (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI) も使用できる。
検出部 四重極型 (Quadrupole, Q) イオントラップ型 (Ion-Trap, IT) 飛行時間型 (Time-of-Flight, TOF) MS/MSとして上記の物の組み合わせたもの(QqQ、IT-TOF、Q-TOF等)がある。なお、ITは、シングルでもMSn分析が可能。