HRS (SALT)
HRSは光ファイバー供給式のエシェル分光器である。エシェル回折格子はブレーズ角76度のR4型格子を使用している。HRSの波長カバー範囲は370-890ナノメートルである。HRSはマルチチャンネル式の構造を採用している。つまり入射した光をダイクロイックミラーで短波長側のチャンネル(ブルーアーム)と長波長側のチャンネル(レッドアーム)に分割し、それぞれのチャンネルで分光と電磁スペクトルの記録を行っている。これにより、一回の観測で、広い波長範囲で良好なスペクトルを記録することができる。2つのチャンネルの波長帯はそれぞれ370-555nmと555-900nmである。 HRSには4種類の観測モードが存在する。
低分解能モード 波長分解能R=15,000
中分解能モード : R=40,000
高分解能モード : R=65,000
高安定モード : R=65,000 視線速度の測定精度の向上
低分解能以外のモードでは光ファイバーの光束をイメージスライサーで3分割したうえでスリットに入射させることで分解能と光量を向上させる。高分解能モードと高安定モードでは太さ350マイクロメートルの光ファイバーを使用する(他のモードでは500マイクロメートル)。