電気インピーダンス・トモグラフィ
等電位逆投影法により求められた抵抗率分布での等電位線を再度計算して等電位逆投影法と同じ操作を行い新しい抵抗率分布を算出する作業を繰り返す。
各組織で電気伝導度が異なる事を利用して構造体内部を可視化する。対象の表面に電極をとりつけ、一つの電極から50kHzから80kHzの交流の微弱電流(5mA)を流し、それを他の電極で受信して電圧を測定する事を順次繰り返す。 関数型トモグラフィである EIT は,二次元断面中の媒質パラメータを一元的周辺電圧から 求めるため式の数(一次元的周辺電圧)よりも 未知数の数(二次元断面中の導電率)が多いシステムとなるため近似解であれ一意的な解が得られない。
既存の電気インピーダンス・トモグラフィでは毎秒25回の周期で撮像が可能で16個の電極で1024画素の画像を形成できる。構造上、解像度がX線CTやMRIと比較して低い。装置が小型軽量化できるため、装着した状態で移動する事も可能。
内臓脂肪面積の測定等に使用される。
音川英一,早野誠治,齋藤兆古 ほか、「電気インピーダンス法による導電率分布可視化とその実験的検証.」 可視化情報学会誌 2004年 24巻 Supplement1号 p.255-258, doi:10.3154/jvs.24.Supplement1_255
宮川直樹,竹前忠,小杉幸夫 ほか、「磁気併用電気インピーダンスCTの画像化について」 自動制御連合講演会講演論文集 第48 回自動制御連合講演会. 自動制御連合講演会, 2005. セッションID:I1-31, doi:10.11511/jacc.48.0.223.0
Costa, Eduardo LV, R. Gonzalez Lima, and Marcelo BP Amato. "Electrical impedance tomography." Intensive Care Medicine. Springer New York, 2009. 394-404.
山口亨, et al. 「電気インピーダンストモグラフィを応用した実用的な腹部脂肪測定機」 電子情報通信学会技術研究報告. MBE, ME とバイオサイバネティックス 111.