生体情報モニタ
本記事は、バイタルサインモニタ、生体情報モニタ 、患者モニタ、心電図モニタ、ベッドサイドモニタ (medical monitor,patient monitor) などと称されるものを解説する。
以下のような場合には、心電図が正しく測定できない。
患者の発汗
皮膚前処理の不足
使い捨て電極の乾燥
異種電極の混用
誘導コード(リード線)の断線
接続コネクタの接触不良
モニタで心電図を監視する上で、しばしばおこる問題として電極の装着異常がある。モニタは、一般に軍極の装着状態を電極間のインピーダンス(抵抗)や電極の分極電圧でモニタリングしてい るので、これらに影響を及ぼすような状態になれば、電極の装着異常の表示を行う。
従って、装着異常が表示され続けているときは、装置の故障以外の原因についても検討が必要である。 確実にモニタするにはアルコールによる清拭など皮膚の前処理を必ず行うこと、および目的とする誘導部位に電極を正しく装着することが重要である。誘導方式には、誘導切換できる方式とモニタとして一つの固定した誘導で行う方式がある。