人工呼吸器のモード
自動チューブ補正(ATC)は、人工呼吸器におけるコンピュータ制御のターゲティングスキームの最も簡単な例である。これはサーボターゲティングの一種である。ATCの目的は、人工気道による呼吸抵抗の仕事を補助することである。
下記の最初のモード名は人工呼吸器メーカーが個別に命名したモード名(商標を含むことも多い)であり、以下の解説は、上記の分類体系に則った普遍的名称への変換の過程である。
モード名: A/C Volume Control (機種名PB 840(コヴィディエン社(英語版))):
吸気の換気量と流量はあらかじめ設定されているため、制御変数は従量式(VC)となる。
すべての換気は換気量サイクルであり、これは機械サイクルの一形態である。吸気が機械サイクルされる呼吸は、強制換気として分類される。したがって、呼吸シーケンスは持続強制換気(CMV)である。
操作者が換気量波形と流量波形のすべてのパラメータを設定するので、ターゲット方式はセットポイントになる。したがって、このモードは、セットポイントターゲットを用いた従量式持続強制換気(VC-CMVs)に分類される。
モード名:SIMV Volume Control Plus (機種名PB 840(コヴィディエン社(英語版)))
操作者は一回換気量を設定するが、吸気流は設定しない。換気量だけを設定することは(吸気流量だけを設定することと同様に)、従量式の必要条件ではあるが十分条件ではないため、制御変数は従圧式(PC)となる。
患者は強制換気の間に自発呼吸ができるので、呼吸シーケンスはIMVである。
人工呼吸器は、予め設定された平均的な一回換気量を達成するために、呼吸間の吸気圧を調整するため、ターゲットスキームはadaptiveである。モードタグはPC-IMVa,sである。
市販人工呼吸器は販売元メーカーそれぞれが別個の命名規則に基づいてモードを命名している現状がある。人工呼吸器には、気管挿管が必要な侵襲的なものと、BPAP(英語版)など非侵襲的なものがある。侵襲的とは、患者の体内に気管チューブなどの医療器具を挿入することで、非侵襲的とは、患者の鼻や口を覆う密着型のマスクなどを使用するように、完全に患者の外部にあるものを指す。