真空管試験機
このタイプの試験機は、テスト対象の真空管に DC 電圧を印加し、データシートの値を実際の条件下で検証する。一部のパラメトリック 試験機は、テスト対象の真空管に AC 電圧を印加し、DC 動作をシミュレートする条件下で検証する。例には、Funke W20 および Neuberger RPG375 とともに、真空管 試験機のAVOラインが含まれる。
真空管チェッカーは、すべての真空管試験機の中で、フィラメントの導通テストに次いで 2番目に単純である。真空管は低電力整流器として使用され、フィラメント接続以外のすべての要素がアノードとして一緒に接続され、通常の放射の一部で使用される。誤ってエミッション試験機と呼ばれることもある。これは、直接加熱タイプでのエミッションの大まかな測定値であるためである。ただし、間接加熱タイプでの不要なヒーター - カソード リークの測定値である。スイッチで正しいフィラメント電圧とピンを選択する必要がある。
最新の試験機は、以下の多数のテストを完全に自動的に実行する。最新の試験機の例には、 Amplitrex AT1000 、 Space-Tech Lab EasyTubeTester 、Maxi test によるMaxi プリアンプ 試験機とmaxi-matcher (パワー真空管のみ)、および Orange Amplification の DIVO VT1000が含まれる。 AT1000、EasyTubeTester、および Maxi-test ブランドの試験機は、最大電圧またはほぼ最大電圧での相互コンダクタンス/Gm およびエミッション/iP の正確な測定を提供するが、Orange 試験機は非常に単純な数値品質スケールを提供する。 EasyTubeTester には、クイック真空管マッチング +/- パーセンテージ表示という独自の機能がある。