接地抵抗計
通常の測定方法は「被測定接地極(E)、電圧補助接地棒(P)、電流補助接地棒(C)」の3極が用いられることから、3極法と呼ばれる。下記に直読式接地抵抗計(ダイヤル式)の測定手順の一例を示す。
測定しようとする接地電極(E)から10m程度離して電圧補助棒(P)を打ち込む。
電圧補助棒(P)から10m程度離して電流補助棒(C)をほぼ一直線になるように打ち込む。
できれば、被測定接地極の接地線を接地機器の接地端子から外す。(地電圧対策)
接地抵抗計のE(接地)端子のリード線を被測定接地極(E)に接続する。
電圧補助棒(P)のリード線を接地抵抗計のP(電圧)端子に接続する。
電流補助棒(C)のリード線を接地抵抗計のC(電流)端子に接続する。
電池チェックのため、接地抵抗計の切り替えスイッチを電池チェック「B」にする。
接地抵抗計の測定ボタンを押す。
接地抵抗計の指針が目盛板の「CHECK(BATT)」枠内にあることを確認(電池正常)する。
接地抵抗計の切り替えスイッチを地電圧測定「V」にして地電圧の有無を確かめる。
地電圧が取扱説明書指定値以上の場合には、接地電極(E)を電気配線から切り離なすか、配線のスイッチを切るなどして地電圧を取扱説明書指定値以下に(なるべく低く)する。
接地抵抗計の切り替えスイッチを接地抵抗測定「Ω」にする。
接地抵抗計の測定ボタンを押す。
測定ボタンを押しながら、接地抵抗計のダイヤル D を回し、検流計 G の指針が 0 になるようにバランスをとる。
接地抵抗計のダイヤル D の指標 S の読みが接地抵抗値となる。
測定値を記録する。
被測定電極(接地電極(E))から電流補助棒(C)に一定の測定電流 i [A] を流すと、接地電極(E)と電圧補助棒(P)間の電圧 v [V] が分かる。接地電極(E)と電圧補助棒(P)間の電圧は抵抗に比例するので、抵抗で目盛った指示計により接地抵抗 R = v/i [Ω] を求められる。この測定方法を電圧降下式又は、定電流式の接地抵抗測定という。現在では、直読式接地抵抗計が一般的な接地抵抗の測定に、よく使用されている。接地電極(E)と電圧補助棒(P)間の電圧を測定電流で除して求めるが、計算は測定器内で自動的に行われる。電源は、電池からインバータで数10mA程度の定電流の交流を得ている。分極現象の防止、周波数の安定度や商用周波電流の誘導を避けるためなどから、当該測定器が流す測定電流の周波数は数100Hz(500Hz 程度以上)である。接地電極(E)と電圧補助棒(P)間の電圧は微小なので、増幅して指示計を動作させている。フィルタは迷走地電流の影響を除くためのものである。
これ以外の測定方法には、交流電位差計方式、コールラウシュブリッジ方式、大電流電位降下法、異周波交流電圧降下法、分流法などがある。電圧降下式や交流電位差計方式の当該測定器は、携帯用の接地抵抗計として用いられている。鉄道や変電所など大規模な接地を行った場合の接地抵抗を測定する場合は、大電流電位降下法、異周波交流電圧降下法、分流法などを採用する。