セクター型質量分析計
セクター型質量分析計において用いられる、均一・線形・静的な電場および磁場下におけるイオンの振る舞いは単純である。これを支配する物理学はローレンツ力の法則と呼ばれる一つの式で記述できる。この、古典電磁気学一般において重要な方程式は、全ての質量分析技術の基礎方程式であり、非線形、非一様な場に対しても適用することができる。
F = q ( E + v × B ) , {\displaystyle \mathbf {F} =q(\mathbf {E} +\mathbf {v} \times \mathbf {B} ),}
ここで E は電場強度、B は磁束密度、q は粒子の電荷、v は(ベクトルで現わした)現在の速度、× はクロス積である。
したがって、均一な線形電場下(静電セクター内)でイオンが受ける力の大きさは以下の式で表わされる。
F = q E {\displaystyle F=qE\,}
ニーア・ジョンソン型は 90° の電気セクターと、長い中間ドリフト長と、同じ向きで 60° の磁気セクターからなる。