二端子測定法
測定される電圧・電流の比から電気抵抗を求めると
V I = ( r 2 + R 2 + r 3 + R 3 + R S ) ⋅ ( 1 − i V I ) {\displaystyle {\frac {\textbf {V}}{\textbf {I}}}=\left(r_{2}+R_{2}+r_{3}+R_{3}+R_{\textrm {S}}\right)\cdot \left(1-{\frac {i_{\textrm {V}}}{\textbf {I}}}\right)} = R S + r 2 + R 2 + r 3 + R 3 − ( r 2 + R 2 + r 3 + R 3 + R S ) ⋅ i V I {\displaystyle =R_{\textrm {S}}+r_{2}+R_{2}+r_{3}+R_{3}-\left(r_{2}+R_{2}+r_{3}+R_{3}+R_{\textrm {S}}\right)\cdot {\frac {i_{\textrm {V}}}{\textbf {I}}}}
となる。第一項が求めたい被測定物の電気抵抗 R S {\displaystyle R_{\textrm {S}}} であるが、被測定物両端の接触抵抗および配線自体の抵抗、加えて i V / I {\displaystyle i_{\textrm {V}}/{\textbf {I}}} の掛かった項(誤差項)の分だけ本来の値からずれることになる。