CHIRON
ホワイトパピル方式
のうち、ダブルパス方式に似た「疑似リトロー配置」と言われるレイアウトを採用している。これはダブルパス方式特有の問題を避けながらホワイトパピル方式と比べて光学部品の点数を減らすことができる。
エシェル回折格子はR2型(ブレーズ角64度)を使用し、当初は古い格子を使っていたため比較的大きな光量損失を招いていた。このためアップデートの際に同じR2型だが効率が向上した回折格子に交換した。回折面は130 mmの有効幅をもち、1 mm当たり31.6本の溝が刻まれていた。エシェル格子は光学窓付きの真空容器に収められて±0.2 °Cの精度で温度が管理される。
クロス分散素子は通常のプリズムを使用しており、ショット社の光学ガラスLF7を加工して製造された頂角62°、幅260 mm、高さ160 mmの単純なガラスプリズムであった。光束はエシェル格子で分散された後に一回だけクロス分散素子を通過する。アップグレードの際にクロス分散プリズムはゾルゲル法により反射防止膜を施したものに交換された。
検出器はテレダインe2v社製の画素ピッチ15 μm, 4096x4112画素CCD (型番: CCD231-84)を使用している。検出器ユニットは液体窒素を使用した冷却器で冷却される。冷却器の保冷時間は36時間で、日常的な冷却剤の補充を要する。
検出器のコントロールユニットは当初は仮設のものを使用していたが、2010年にNOAOで新型のコントロールユニットが開発されたためアップグレードの際に新型に交換された。
また、ヨウ素セルを利用した波長較正システムを備え、必要に応じてヨウ素蒸気を封入したガラス管を光路中に挿入できる。