示差走査熱量測定
一般にDSCの装置は二つに大別される。試料及び基準物質を同時に昇降温し、温度に対する熱の変化を記録するが、装置の構造が大きく異なる。
入力補償DSC 測定試料と基準物質は熱的に独立している。ヒーターを2つ備え、常に試料と基準の温度差がゼロになるようにそれぞれのヒーターで制御し、その時に要する熱量をヒーターの電流値を利用し記録する。その構造から応答性が高く、昇降温速度の設定範囲が広い。高速昇温も可能とするためガラス転移温度の測定等でも用いられる。その反面、安定性に乏しいためベースラインを取りづらく、製品検査等には不向きである。かつてDSCとは入力補償DSCを指した。
熱流束DSC熱流束DSCの測定部 サンプルと基準物質は単一のヒーターで加熱・冷却される。こうすると吸発熱反応の発生や、比熱容量の違いが原因でサンプルと基準物質の間に温度差が生じるため、この温度差を熱電対で検出し熱量に換算する。入力補償型と逆の特長を持ち、ベースラインは取りやすい。その反面応答性は悪く、昇降温速度も遅い(最大でもおおよそ200°C毎分)ため、用途が限られる。原理としてはDTAと同じであるが、測定エネルギーの定量性を向上させるための工夫や補正がなされている。かつては定量DTAといわれた。
トリプルセルDSC