生物化学的酸素要求量
BODは特定の物質を測定するのではなく、ある条件下での試験の結果であるため、一定の操作手順を踏まえないと測定誤差を生じる恐れが高い。
具体的な測定器具・手順は規格によって様々だが、時間の掛かる公定法と短時間で結果が出せる簡易法がある。
一定時間経過後の、溶存酸素の変化を測定する方法:日本のJIS規格をはじめ、最も基本的な方法 濃度法:培養ビン、ふらんビンと呼ばれる、内部に気泡を残さず密栓できる摺合ガラス容器を使用する。溶存酸素の測定は、薬品または電極による 圧力法:二酸化炭素吸収剤を設置した密閉容器を使用する。圧力変化から酸素消費を測定するため、途中経過から分解速度を知ることもできる
バイオセンサーの一種を使用し、短時間で測定する方法:公定法としては認められていないが、プロセス管理向けに関心を集めている
一方、測定する試料水に対しても留意事項がある
有機物の量:バクテリアが分解を終えた時、容器内の酸素が半分程度残されている必要があり、推測により希釈する
バクテリアの種類と量:バクテリアが合わなかったり不足していると、有機物の分解が進まず測定値が低くなるため、植種が必要
阻害物質:バクテリアの活動や増殖を妨げる酸やアルカリ、重金属や殺菌剤など毒性のある物質が含まれている場合、前処理や耐性のあるバクテリアの馴養が必要