乾湿計
通風機は電動機駆動のものとぜんまいばね式のものとがある。一定の通風速度が必要なので、電池・ぜんまいの切れに注意が必要である。国産品では通風速度3 - 5 m/s程度のものが多い。
湿球を湿潤したら3分以上一定の通風状態を維持し、測定者の体温や呼気の影響を与えぬように注意しながら素早く温度を読み取り、さらに1分後に読みの変化が無いことを確かめる。適切に測定し実気圧も測定してSprungの公式で算出すれば誤差1 %以下で相対湿度を求めることが可能である。
数%の誤差を許容する簡易測定の場合は、JIS Z-8806に記載されている通風乾湿計湿度換算表で乾球温度の桁と乾球・湿球間の温度差の行が交わる点から湿度を読み取る。また、湿度計算尺が付属または別売されており、計算式や湿度換算表より精度が落ちるが簡便かつ手早く湿度を求めることが出来る。