熱流センサ
一般的にノイズは、平均すると上下同じ大きさで発生する。これは、応答時間以上の安定した熱フラックスを対象とする場合にのみこの原理のセンサが有効であることは明らかである。
長い応答時間に起因するエラーを避けるために、応答時間に決定する R s e n C s e n {\displaystyle R_{\mathrm {sen} }C_{\mathrm {sen} }} の値が低いセンサーを使用する。 換言すれば、大きさが小さいか厚さが薄いセンサとなる。
冷接点が一定温度にある限り、上記のセンサ応答時間式は成り立つ。 センサーの温度が変化したときには予想外の結果が出現する可能性がある。センサ温度が冷接点で次のの割合 d T d t {\displaystyle {\frac {\mathrm {d} T}{\mathrm {d} t}}} , t = 0 {\displaystyle t=0} ,で変化し始めると仮定すると、 τ s e n {\displaystyle \tau _{\mathrm {sen} }} がセンサーの応答時間である。