医用画像
最も基本的な断層撮影法。X線発生装置は人体上をA点からB点まで移動し、同時に受像部がB点からA点まで移動する。この時、X線の焦点に診断したい部位が来るようにすると焦点面のみが結像し、焦点面の上下はぼやけてほとんど写らなくなる。
ポジトロン断層法シンチグラフィと同様に、F などの短命な核種を腫瘍に吸収されやすいグルコースなどの物質に似た物質に組み込んで投与する。PET装置はCT装置と組み合わせて使われることが最近多くなりつつある。これにより、PETで検出された腫瘍について、CTで得られる解剖学的構造で位置を確定することができる。
核医学には検査と治療の両方が含まれる。核医学検査は、放射性同位体(RI)で標識した物質を投与して、その物質の体内における分布を検出するものである。単純X線、CT、MRIなど他の医用画像が解剖学的な構造を評価するものであるのに対し、核医学検査は生理学的機能の評価を可能にする。
核医学検査には、Tcなどの比較的短寿命のガンマ線核種が用いられる。投与されたRIは、標識された物質の種類により特定の組織に優先的に分布するため、病変の有無や広がりを評価することができる。
最近ではCTやMRIや超音波の画像を三次元画像に変換するソフトウェアが登場している。CTやMRIはかつては二次元画像しか撮影できなかったが、近年では1mm以下の薄いスライス像を短時間に撮影することが可能になったため、それらを統合して三次元画像に再構成することができるようになった。三次元超音波画像も同様の手法で生成される。
重要な構造を詳細に視覚化できるため、三次元視覚化手法は各種診断や外科治療にとって重要な情報源となっている。結合双生児の分離手術でも三次元画像が重要な情報源となっている。
コンピュータの処理能力が向上した2000年代以降は、各組織の透過率をコントロールし、内部を可視化するボリュームレンダリングという技術も用いられるようになった。 これらの画像処理に用いられるソフトウェアは医療用画像処理ソフトウェアを参照。
その他の(研究中も含む)三次元画像技術には以下のものがある:
拡散光トモグラフィ
エラストグラフィ
電気インピーダンス・トモグラフィ
光音響画像処理
眼科学 角膜形状解析法 光コヒーレンス断層画像化法 走査レーザー検眼鏡
これらの一部は未だ研究段階にあり、臨床には使われていない。
顎全体のX線画像をあたかも骨を切り開いたかのように平面に撮影することができ、歯学分野でよく使われる。