流動点
JIS規格(K2269)での計測方法では測定対象の液体が入った試験管を46度まで予備加熱した後に冷却を行い、予想される流動点から10°C高い温度から計測を開始する。2.5°C下げるごとに試験管を冷却槽から取り出し横に倒して測定する。5秒間動かない場合は一つ前の測定温度、つまり流動性がなくなった温度から2.5°C高い温度が流動点となる。そのためJIS規格の流動点は2.5°Cの整数倍で表される。そのほかASTM・ISOでの計測方法もあり、こちらは3°Cの整数倍で表される。