接地抵抗計
接地抵抗の測定に際し、地表がコンクリート舗装、砂れき、岩盤などで補助接地棒が打ち込めない場合には、測定周波数の高い接地抵抗計を用いて、棒の代わりに補助接地網(補助裸銅網)(例:30cm四方の大きさで銅糸で編んだ網)を用いる方法がある。一般に、この方法では、地表がコンクリートの場合は測定できることが多いが、アスファルトのようなときは困難といえる。また、岩石粒や砂地(補助接地棒を金網を通して差し込む。)の所などでは、この方法を用いると良い。下記に測定手順の一例を示す。
測定しようとする接地電極(E)から10m程度離して補助接地網(P)を地表に密着させて敷く。
補助接地網(P)から10m程度離して補助接地網(C)をほぼ一直線になるように地表に密着させて敷く。
地表に敷いた補助接地網(P)、補助接地網(C)の上に電圧補助棒(P)と電流補助棒(C)を、それぞれ横にして置く。(砂地のところでは、補助接地棒は補助接地網を通して、差し込む。)
それぞれの補助接地網に水をかける。
できれば、被測定接地極の接地線を接地機器の接地端子から外す。(地電圧対策)
接地抵抗計のE(接地)端子のリード線を被測定接地極(E)に接続する。
電圧補助棒(P)のリード線を接地抵抗計のP(電圧)端子に接続する。
電流補助棒(C)のリード線を接地抵抗計のC(電流)端子に接続する。
電池チェックは3極法に同じである。
地電圧チェックも3極法に同じである。
接地抵抗測定操作も3極法に同じである。