デュヌイ法
F = w ( r i n g ) + 4 π R γ {\displaystyle F=w_{(ring)}+4\pi R\gamma }
また、実際の測定では円環の直径が有限であることが実測値に及ぼす影響が考えられ、それを経験的に求められた係数によって補正、除去し値を求める必要がある。補正項 f {\displaystyle f} を用いると、 F {\displaystyle F} は次のように表せる。
F = w ( r i n g ) + 4 π R γ f {\displaystyle F=w_{(ring)}+4\pi R\gamma f}
なお、一般的に使用される補正項には、ZuidemaおよびWatersによるもの、HuhおよびMasonによるもの、Harkins(英語版)およびJordanによるものが存在する。ZuidemaおよびWatersによる補正項は表面張力の低い液体に適しており、HuhおよびMasonによる補正項は前者よりも広い範囲の液体に適用できる。また、HarkinsおよびJordanによる補正項は、HuhおよびMasonによるものより精密でありつつ一般的に広く使われている液体に適用できるとされる。