オリフィス板
流量Q [m/s] はオリフィス板前後の差圧 Δp [Pa] から次式で求められる:
Q = α ε A 2 Δ p ρ {\displaystyle Q=\alpha \epsilon A{\sqrt {\frac {2\Delta p}{\rho }}}}
ただし、α(に含まれる流出係数 C )を求める式にはレイノルズ数ReDが含まれ、ReD を求めるためには流量Q を知る必要があるため、この式の右辺は直接計算することができない。そのため、流量Q を求めるためにはイタレーションが必要となる。
ここで、
α = C 1 − β 4 {\displaystyle \alpha ={\frac {C}{\sqrt {1-\beta ^{4}}}}}
ε = 1 − ( 0.41 + 0.35 β 4 ) κ ⋅ Δ p p 1 {\displaystyle \epsilon =1-{\frac {(0.41+0.35\beta ^{4})}{\kappa }}\cdot {\frac {\Delta p}{p_{1}}}} :膨張補正係数
A = π 4 d 2 {\displaystyle A={\frac {\pi }{4}}d^{2}} :絞り断面、m
ρ: 流体の密度、kg/m