四重極型質量分析計
測定されるイオンの質量mは電極に与える交流電圧の大きさ V {\displaystyle V} とその周波数 ω {\displaystyle \omega } および電極間の距離 r 0 {\displaystyle r_{0}} で決まり、次の式で与えられる。
m z = 13.9 V r 0 ω 2 {\displaystyle {\frac {m}{z}}=13.9{\frac {V}{r_{0}\omega ^{2}}}}
この式から、質量の大きいイオンを分析するには V {\displaystyle V} を大きくし、 r 0 {\displaystyle r_{0}} と ω {\displaystyle \omega } を小さくすればよい。 しかし実際には r 0 {\displaystyle r_{0}} は数mm以下にはできず、周波数 ω {\displaystyle \omega } を小さくするとイオンが十分に振動できなくなる。 そのため、測定可能な質量範囲は交流電圧 V {\displaystyle V} で決まり、現在の装置では上限が3000程度である。