SPIRou
SPIRouは近赤外線高分散分光器で、分散にはエシェル回折格子を使用し、望遠鏡から装置本体への導光に光ファイバーを使用している。これらの構造は高分散分光器としては一般的なものである。SPIRouの制御システムはCFHTかそれと類似した望遠鏡での使用を前提に設計されている。
SPIIRouの設計はHARPSやESPaDOnSを参考にしている。特に高精度分光器としての要素はHARPS、偏光分光器としての要素はESPaDOnSの設計を受け継いでいる。
波長カバー範囲は近赤外線のYJHKバンド(波長0.9から2.5μm)に及び、一回の露光でこの範囲全域のスペクトルを取得できる。偏光観測モードでは偏光の波長強度をスペクトルとして記録できる。波長分解能は75,000程度である。
視線速度の測定精度は数メートル/sのオーダーで、5年間の運用期間を通じて2m/sより良い精度を実現したとされている。
分光器本体は望遠鏡から離れた恒温室に設置され、望遠鏡のカセグレン焦点に接続ユニットを介して光ファイバーで接続される。接続ユニット(カセグレンユニット)は偏光器を内蔵しており、偏光観測モードの設定に応じてここで望遠鏡で集めた光から偏光を取り出したう上で光ファイバーへ送る(偏光器を使わずに通常のスペクトルを取得することもできる)。