熱量計
よって全内部エネルギーの変化ΔUtotalは0である。
Δ U total = Q + W = 0 {\displaystyle \Delta U_{\text{total}}=Q+W=0}
ΔUtotalはボンベ内部系(ΔU)およびボンベ・水などの装置系(ΔU′)に分けられる。
Δ U total = Δ U + Δ U ′ = 0 Δ U = − Δ U ′ = − C V Δ T {\displaystyle {\begin{aligned}\Delta U_{\text{total}}&=\Delta U+\Delta U^{\prime }=0\\\Delta U&=-\Delta U^{\prime }=-C_{V}\Delta T\\\end{aligned}}}
ここでCVは装置系の定積熱容量、ΔTは装置系の温度変化を意味する。実地ではあらかじめ燃焼熱が既知の物質を用いてCVの校正を行っておく必要がある。代表的な校正用物質は安息香酸(燃焼熱6318 cal·g)およびp-メチル安息香酸(燃焼熱6957 cal·g)である。このほか、燃焼熱には導火線に関する小さい補正項が加わる。よく用いられるニッケル導火線は燃焼熱981.3 cal·gを持つ。校正用物質および導火線から発生した熱がQc、それにともなう装置系の温度変化がΔTならばCVは
C V = Q c Δ T {\displaystyle C_{V}={\frac {Q_{\text{c}}}{\Delta T}}}
と求められる。