クロノメーター
マリン・クロノメーターの開発が華やかなりし時代には各天文台が頻繁にマリン・クロノメーターの精度コンクールを開催した。賞金と名誉、そして自らの宣伝のために時計師たちはこぞってコンクールに参加した。
時計製造が工業的になされるようになってもこうした精度コンクールは続き、自社製品の優秀性を宣伝する場となった。一方で工業製品としての規格や中立的な基準が求められるようになり、各天文台やスイスの公的機関がそれぞれ基準を作成して製品の精度を検定するという形で時計の精度に「クロノメーター級である」などとの認定を行なうようになった。
時計精度の面でイギリスやフランスに追いつくため、スイスは1790年と1792年にジュネーブ旧天文台でコンクールを開いた。1859年には時計業界の要請によりニューシャテル天文台が設置され、1860年より懐中時計の検定を始めた。この状況を受けて1900年パリで行なわれた測時法国際会議でデテント式脱進機を備えていなくても精度さえ高ければクロノメーターと称することができる旨定められた。
1961年にはニューシャテル天文台に電子式クロノメーターが出品された。
姿勢差
垂直・12時位置下向き(0-2日目)
垂直・12時位置右向き(3-4日目)
垂直・12時位置左向き(5-6日目)
水平・文字盤側下向き(7-8日目)
水平・文字盤側上向き(9-13日目)
再び垂直・12時位置下向き(14-15日目)
温度差
温度23°C(0-10日目)
温度8°C(11日目)
再び温度23°C(12日目)
温度38°C(13日目)
再び23°C(14-15日目)
基準項目
平均日差 - 1日を経過しての進み遅れの最初の10日の平均
平均日較差 - 同じ姿勢と温度で測定した2日間の日差の差(日較差)の平均
最大日較差 - 最初の10日の5姿勢の日較差の最大値
垂直・水平の姿勢差 - 垂直姿勢での平均日差から、水平姿勢での平均日差を差し引いた値
最大姿勢偏差 - 最初の10日の各日差と平均日差との最大値
温度係数 - 温度が8°Cの日の日差と38°Cの日の日差の差を温度差で割った値
復元差 - 14-15日の日差から、0-1日の日差および1-2日の日差の平均値を差し引いた値
認定基準(機械式時計の場合)
【ムーブメントの直径20mm以上で面積314mm以上の場合】
平均日差=-4〜+6秒
平均日較差=2秒以内
最大日較差=5秒以内
垂直・水平の姿勢差=-6〜+8秒
最大姿勢偏差=10秒以内
温度係数=-0.6〜+0.6秒
復元差=+5〜-5秒
【ムーブメントの直径20mm未満で面積314mm未満の場合】
平均日差=-5〜+8秒
平均日較差=3.4秒以内
最大日較差=7秒以内
垂直・水平の姿勢差=-8〜+10秒
最大姿勢偏差=15秒以内
温度係数=-0.7〜+0.7秒
復元差+6〜-6秒