強震観測網
K-NET(Kyoshin Network:全国強震観測網)で整備された観測施設は約25kmの間隔で全国に約1000箇所ある。建造物が破壊される震動を捉えるのが目的のため、ほとんどの強震計(地震計)は地表に設置されている。観測網の構築当初(旧K-NET)はINS64ネットワークで接続され、観測データをオフラインで手動解析し解析データの公開を地震から1週間以内とするものであったが、後述の新K-NET では IP網を利用した方式に変更された。
KiK-net(Kiban-Kyoshin Network:基盤強震観測網)で整備された観測施設は約20kmの間隔で全国に約700箇所ある。高感度地震観測網に併設されるかたちで整備され、地震計(高感度地震計のみあるいは強震計を併設)のほか、観測データの伝送設備、傾斜計、GPS変位計が併せて設置されている。それぞれの観測施設には観測井(観測用の井戸)が掘削され地表と地中(井戸底)の双方に強震計が設置され、鉛直アレーを構成している。また、高感度の観測を継続させるため、観測点の設置地点の選定には「地質・地形条件」「社会・環境条件」といった幾つかの制約があり、軟弱な地盤や断層破砕帯付近は避け、巨大振動源、高圧送電線、高速道路、幹線道路、鉄道、急流と一定の距離をおくことが要求され、なるべく人里を離れた岩盤で堅牢な場所が選定されている。
配備開始年と型式
1996年:K-NET95型(SMAC-MDK型と同等性能)、2000galまで計測可能。
2004年:K-NET02型及びK-NET02A型、4000galまで計測可能。
2008年:KiK-net06型、4000galまで計測可能。(2008年岩手・宮城内陸地震の際に、一関西観測点では、3成分合成最大加速度 4022galを記録した)
2013年:K-NET11型及びKiK-net11型、8000galまで計測可能。
2020年:K-NET18型及びKiK-net18型。
2020年時点では、K-NET02・KiK-net06・K-NET11・KiK-net11・K-NET18・KiK-net18の合計約1700台により観測を実施。
地震の観測データだけでなく、観測点が設置されている場所の土質データも併せて公開されている。土質データと合わせることでより詳細な分析が行える。また強震観測網にはデータDOIが付与されている。