トモセラピー
根治は困難だが、術前照射により肛門の温存が図れる。腸管を避けて骨盤内リンパ節の予防照射が可能だが、日本では側方郭清が十分に行われるので、効果は不明。
一定以上の効果が確認されているもの
トモセラピーの治療計画装置のユニークな点として、各施設の治療機に固有のビームデータをあらかじめ入力しておく必要がないことである。治療計画装置にはすでにビームデータが入力されており、そのビームデータに合うように治療機のパラメータを調節するのである。 このため、治療機の故障で部品を交換した場合でも、治療計画を変更せず治療を続行できる。
また、ある危険臓器の目標とするDose-Volume(30Gyが30%など)およびそのpenalty(最適化の計算時の重み付けの数値)を入力し、最適化を始めると、DVHカーブが計算の進行に従って変化していくのだが、トモセラピーの治療計画装置では、計算を途中で止め、Dose-Volumeやpenaltyを変更することが可能である。各危険臓器や標的のDVHカーブの動きを注視しながら、インバースプラニングに介入して、計画を完成させるのである。