高速液体クロマトグラフィー
高速液体クロマトグラフィーの装置において分離を行う場であり、消耗部品である。一般的には、微細な(数μm)真球状の多孔質シリカゲルをステンレス製の管に充填したものが多い。目的、分離手法に応じて様々なタイプのHPLCカラムが存在する。下記に代表的なカラムメーカー(五十音順)とブランド名を列記する。
アジレント・テクノロジー: Zorbax
インタクト: Unison, Cadenza, Scherzo, Presto, Intrada, DACAPO
Waters: XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis
化学物質評価研究機構: L-column
関東化学: Mightysil
クロマニックテクノロジーズ: Sunniest, SunShell(コアシェルカラム)
ジーエルサイエンス: InertSustain, Inertsil, MonoClad(モノリスカラム), MonoCap(モノリスキャピラリーカラム)
内部にカラムを収納して加熱あるいは冷却を行い、カラムの温度を制御する装置。カラムヒーターとも称する。
カラム周辺の温度の変動によって溶出時間が安定せず再現性が悪くなる場合があるため、カラム温度を一定に保つために使用する。またカラム温度を分離条件のパラメーターの一つとして積極的に利用する場合もある。
加温することが多かったため「オーブン、ヒーター」と称されるが、現在では周辺気温より低温にするための冷却機能が付いている装置も多い。また、周辺気温付近で使用する場合にも冷却機能は一定の効果がある。
ポンプは1台であるが、ポンプの前に付いているバルブの切り替えによって溶媒混合比を変化させ(一般的に4種類の溶媒を混合して)グラジェント分析を行う。ポンプにより圧力がかかる前に溶媒を混合するため、こう呼ばれている。高圧グラジェントポンプに比べて安価ではあるが、溶媒の混合が甘い、気泡が発生しやすいなどの短所がある。