カタ計
普通カタ計N(38°Cから35°C)と高温カタ計H(55°Cから52°C)がある。
球部の表面積を大きくしたガラスの温度計である。カタ計でカタ度を測定するには、カタ計を38°C(高温カタ計では55°C、以下同様)以上に温めてから環境中に放置し、カタ計の示度が38°Cから35°Cまで下がるのに要する時間を測定する。カタ計の目盛りに示された値(カタ係数)を冷却に要した秒数で割るとカタ冷却力(カタ度、カタ値)が得られる。カタ冷却力は、温度が38°Cから35°Cまで下がる間に1秒間に空気中に放散される表面積1cmあたりのミリカロリー熱量を示す指標(単位: mcal/cm・s)である。温度計の感温部が乾いた状態で測定したカタ冷却力を乾カタ冷却力、感温部を湿った布などで包み湿った状態で測定したカタ冷却力を湿カタ冷却力という。乾カタ冷却力は皮膚が乾燥した状態、湿カタ冷却力は皮膚が汗で湿った状態の人体の熱放散率を示し、湿カタ冷却力と乾カタ度の冷却力は蒸発による熱放散率を示す。人間にとって快適な乾カタ冷却力は6前後、湿カタ冷却力は18前後であり、これよりカタ冷却力が低いと暑く、高いと寒く感じる。 カタ計の「カタ」は、「下方(down)」を意味するギリシャ語"Κατά"に因む。