ファン・デームテルの式
Cは、移動相と固定相との間の被分析物の物質移動係数への抵抗 [s]
uは、線速度 [m s]
中空キャピラリーにおいて、A項はゼロとなる。これは充填がないことがチャネリングが起きないこと意味するためである。しかしながら、充填カラムにおいては、複数の異なる経路(チャネル)カラム充填のため存在し、これはバンドの広がりをもたらす。後者ではAはゼロではない。
ファン・デームテルの式の形式は、HETPが特定の流速度において最小値に達するというものである。この流量において、カラムの分解能は最大化されるが、実際面では、溶出時間が非現実的になりそうである。ファン・デームテルの式を速度に関して微分し、得られた式をゼロとして解くと、以下のように最適速度が得られる。
u = B C {\displaystyle u={\sqrt {\frac {B}{C}}}}