ガイガー＝ミュラー計数管
表面汚染の測定管理の目的で用いられるサーベイメータは、国内では日立製作所(旧・日立アロカメディカル)などから発売されている。測定放射線は「β(γ)線」。
入射窓に極めて薄いマイカ(雲母)膜を用いたGM管式サーベイメータのみα線を検出できる。α線用のサーベイメータとして国内メーカーから市販されているものは、硫化亜鉛(ZnS(Ag))シンチレータを用いたシンチレーション式である。
このようにGM管では放射線のエネルギーを知ることができないため、線量は直接測定することはできない。しかしながらコバルト60やセシウム137といった既知のガンマ線源を、GM管と線量がわかる測定器とで同条件のもと測定し、ある線量における計数値が何カウントであるかをあらかじめ対応づけておくことはできる。こういった対応付けのことを校正と呼び、校正の結果をもってカウント値を線量に換算することができる。これは校正に用いた核種のガンマ線のみをカウントしたときの被ばく線量を表しているだけなので、他の核種には適用できない点に注意が必要である。崩壊数も同様にして校正しておけば求められるが、これも校正しておいた核種しか存在しないと仮定した場合のベクレルであり、他の核種には適用できない。
安価であり、また構造も取り扱いも簡単であるため、幅広い用途で使われている。ただしGM管にはその動作原理上、いくつかの固有の限界・弱点がある。前述したエネルギーを測定できない点の他にも、高線量計測において徐々にカウント欠落が増える、電磁放射線の検出効率が低い等が挙げられる。