日射計
全天日射計には熱電素子(サーモパイル)を用いるものと、光電素子(フォトダイオード)を用いるものに大別できる。
熱電素子を利用した全天日射計(熱電式)は、透過率の高い透明風防(一般的にはガラス)の中に黒色の受光部を設け、受光部と筐体の間に発生する温度差をサーモパイル(熱電堆)によって温度差に比例した電位差に変換する。この電位差を測定し、その電位差を換算式によって変換して日射量を測定する。
光電素子を利用した全天日射計(光電式)は、半球形の透明風防の中心にシリコンフォトダイオード等の光電素子を置く構造になっており、光電素子の発電量から日射量を測定する。
フォトダイオードを受光素子とする場合、その発電特性は入射する光の波長に依存するため、測定できる波長帯が太陽放射の一部分に限られるうえ、波長によって感度も異なる。一方、サーモパイルを受光素子とする場合、その受光表面を黒色(近似的に黒体として扱える素材を用いる)にすれば、太陽放射のエネルギーを全波長にわたって吸収でき、波長によらずほぼ均等な感度で測定しうる。
ISO 9060:1990 Solar energy -- Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar and direct solar radiation
ISO 9845-1:1992 Solar energy -- Reference solar spectral irradiance at the ground at different receiving conditions -- Part 1: Direct normal and hemispherical solar irradiance for air mass 1,5
ISO 9846:1993 Solar energy -- Calibration of a pyranometer using a pyrheliometer
ISO 9847:1992 Solar energy -- Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer
ISO/TR 9901:1990 Solar energy -- Field pyranometers -- Recommended practice for use
また、世界気象機関も次の文献で日射計の性能の基準などを定めている。
WMO No.8 - Guide to meteorological instruments and methods of observation Sixth Edition