酸素濃度計
半導体製造装置
食品包装
焼成炉内組込
グローブボックス
医療機器
排気ガスの分析
エンジンの制御
環境計測
窯業
メリット:高速応答、消耗品が少なく、操作が容易である。
デメリット:可燃性ガス等に留意が必要である。
作動原理は電解質溶液を用いた一種の濃淡電池で、イオンの濃度差で電圧が電極間に生じる現象を応用する。
構造は安定化ジルコニア製円筒の内外面に多孔質の白金電極を取り付けた単純な構造で、高温下での使用に適する。作動するためには固体電解質が機能する500°C以上に維持しなければならない。
500°C以上の高温状態において固体電解質(イオン導電性固体)の性質を有する安定化ジルコニアは選択的に酸素イオン(O−2)のみを通すので円筒固体電解質の内外に酸素濃度差があれば、還元反応により濃度の高い側の電極で酸素分子(O2)は電子を受け取り酸素イオン(O−2)になり、濃度の低い側の電極では酸化反応により酸素イオン(O−2)が電子を渡して酸素分子(O2)に戻る。