乾湿計
振り回し式乾湿計(sling psychrometer)は、ハンドルまたは長いひもに取り付けられた温度計を空気中で数分間回転させ使用する。屋外で移動しての気象測定に用いられる。
気象庁形通風乾湿球湿度計は、気象庁標準の百葉箱内蔵用の乾湿計。 スティーブンソン型百葉箱を改良したもので、各側面と底面を二重にし、内側にアルミ箔を貼り付け、内部に内箱を設け、天井部にファンを取り付けて強制通風させるようにした「気象庁3号型」は、1993年まで使用された。 現在は電気式温度計と電気式湿度計を、断熱材を入れた二重の円筒(通風筒)に入れて測定している。通風筒は、上側に取り付けたファンで強制的に5 m/s前後の通風(下部から上部への流れ)するようにしてあり、外から温度計の指示を読めないため、電気式の温度計と湿度計を用いる。
アスマン通風乾湿計は、ドイツの気象学者アドルフ・リヒャルト・アスマンが考案したもので、通風湿球湿度計とも呼ばれる。輻射熱に因る誤差を防ぐためにクロムメッキされた二重金属円筒または断熱性合成樹脂製円筒に湿球・乾球を内蔵し、通風器で一定速度で通風するものである。金属製のものは丈夫で携帯移動が容易であり、不規則な気流(風)、輻射熱や日射の影響を受け難く湿球と乾球に平等に通風することから誤差が小さく安定しているので、建物内を移動しての環境測定や野外移動測定、他の湿度計の校正用標準器に用いられる。
組み込まれる棒状温度計は精度を重んじて二重ガラス管水銀温度計が標準であり、最小目盛は大型または精密用で1/5(0.2°C)、小型で1/2(0.5°C)のものが多い。屋外で風や日射の影響は避けたいがあまり精度は要しない用途や学生実習用途向けに、アルコール(着色灯油)温度計を組み込んで価格を下げた製品を発売しているメーカーもある。