トレーサーガスリークテスト
トレーサーガスとしては、小さな孔を通りやすいことが第一条件として挙げられる。
以下にJIS Z2330で挙げられている主なトレーサーガスを示す。
ヘリウム
単原子分子であり、その分子径は如何なるガスよりも小さく、非常に小さなリークを検出できる。ガスが高価で検出器も高価なのが玉に瑕。
大気中には5ppm存在する。分子径は0.25~0.26nm。
希ガスで化学的活性も低い故に検出が困難で、イオンビームにして磁場をかけることで質量の異なる気体をより分けた後、コレクタに回収され検出される。
水素
二原子分子でありヘリウムの次に小さい気体であり、検出能力は若干劣る。ヘリウムに比べガスも検出器も安価である。
大気中には0.5ppm存在する。分子径は0.28~0.29nm。金属材料を分散・透過しやすいことに注意。特にパラジウムなどはよく透過する。化学的活性が強く、熱線型半導体式など化学反応を利用することで容易に検出可能。可燃性故5%水素、95%窒素のガスを用いることが多い。
ハロゲンガス
冷媒によく利用されるため、冷媒が封入されている各種装置の漏れ検査に使える。
アンモニア
非常に強い刺激臭を持つ。爆発性故に10%以下に窒素で薄めるほか、毒性もあるため取り扱いには注意が必要。