コリオリ式質量流量計
質量流量と密度、いずれの測定も管の振動を利用しているため、管の剛性が変動すると校正に影響する。
温度や圧力の変化も管の剛性を変動させるが、その効果は温度や圧力の値に応じたゼロ/スパン調整を行うことで補償可能である。
さらに、管の経時劣化による剛性変化もまた校正係数を狂わせてしまう。劣化の原因には孔食、クラック、異物付着、腐食、エロージョンなどがある。このような経時変化をダイナミックに補償することは不可能なので、計器管理のため定期的な校正もしくは検証チェックを心掛けなければならない。経時変化が疑われるが致命的ではない場合、引き続き正確な測定を行うには既知の校正係数にオフセットを加えるなどの手段を講じる必要がある。