人工呼吸器
空気圧の機能を制御するために、流体増幅の原理を取り入れた設計になっている。流体増幅の原理により、複雑な呼吸蘇生機能を持ちながら、駆動部のない呼吸器を実現した。駆動部をなくすことで、性能の信頼性を高め、メンテナンスを最小限に抑えることができた。マスクは、トランプの箱ほどの大きさのポリメタクリル酸メチル(市販名ルーサイト)のブロックに、機械加工されたチャンネルとセメントまたはネジで固定されたカバープレートで構成されている。可動部を減らすことで製造コストを削減し、耐久性も向上させた。
また、双安定流体増幅器の採用により、人工呼吸器は呼吸補助装置と制御装置の両方の機能を持つことができるようになった。また、患者のニーズに応じて、補助換気と強制換気を自動で切り替えることができる。また、吸気から呼気にかけての動的な圧力制御と呼吸ガスの乱流ジェットフローにより、患者の呼吸と呼吸器を同期させることができた。
1971年、ビョルン・ヨンソン(英語版)が開発した最初のサーボ900人工呼吸器(Elema-Schönander)の導入により、世界中の集中治療環境が一変した。小型で静かで効果的な電子式人工呼吸器であり、有名なサーボフィードバックシステムにより、設定された内容を制御し、ガス供給量を調節することができた。この機械は初めて、従量式換気において設定通りの換気量を供給することができた。
圧力を高めた状態(高圧環境)で使用する人工呼吸器には特別な注意が必要であり、このような条件下で作動できる人工呼吸器はほとんどない。1979年、セキリスト・インダストリーズは、高気圧チャンバー(英語版)で使用するために特別に設計されたモデル500A人工呼吸器を発表した。