検流計
電流が正接検流計を通り抜けるとき、磁界は B = μ 0 n I 2 r {\displaystyle B={\mu _{0}nI \over 2r}} によって与えられた角で作成される。(I[A]:電流、n[巻]:コイルの巻き数、r[m]:コイルの半径)正接検流計が、コイルの平面が磁気子午線に沿っているような場所に置かれれば、すなわちBは B H {\displaystyle B_{H}} に垂直になり( B H {\displaystyle B_{H}} は地球磁界の水平分力)、針は結果に沿って静止する。
正接の法則より、 B = B H T a n θ {\displaystyle B=B_{H}Tan\theta } 、すなわち
μ 0 n I 2 r = B H t a n θ {\displaystyle {\mu _{0}nI \over 2r}=B_{H}tan\theta }
または
I = ( 2 r B H μ 0 n ) T a n θ {\displaystyle I=({2rB_{H} \over {\mu _{0}n}})Tan\theta }
または
I = K T a n θ {\displaystyle I=KTan\theta }
(Kは「Reduction Factor of the TG」と呼ばれる)