医療用テレメーター用特定小電力無線局
空中線(アンテナ)が無線機本体に装着されてなくてはならない。但し、生体に装着した検出器を接続する導線と共用するものはこの限りではない。 原則としてアンテナを外したり、給電線を使用することはできない。
絶対利得が2.14dB以下でなければならない。
混信防止機能として次のいずれか 同一構内で用いるものは識別信号の送受信ができること 周波数の切替え又は電波の発射停止が容易にできること
基本的な使用法として、単向通信方式として単数の受信機を受信相手とするものとしている。但し、BAN型のみ単信又は同報通信を行うシステムである。
ダイバーシティ受信や漏洩同軸ケーブル配信なども想定している
複数の受信機を受信相手とする同報通信方式としても使用できる。
特定小電力無線局として共通の特徴は、特定小電力無線局#概要を参照。
医療機関や研究機関で専用受信機を相手方に、心電図、筋電図等から得た生体情報を送信することを目的としている。
電波産業会(略称ARIB)(旧称、電波システム開発センター(略称RCR))が、無線設備規則第49条の14第1号及び関連告示の技術基準を含めて、標準規格「RCR STD-21 特定小電力無線局 医療用テレメーター用無線設備」を策定している。
医療機関での実際の運用に於いては、複数のメーカーの送受信設備が同じ施設内での混信を避ける運用を行うため、電子情報技術産業協会(略称JEITA)が「JEITA AE-5201B 小電力医用テレメータの運用規定」を策定している。