全血球計算
チアノーゼ性先天性心疾患、慢性閉塞性肺疾患、喫煙、高地居住、などでは、低酸素血症に適応するために、赤血球の産生が増加する。二次性多血症とよばれる。
赤血球、白血球、血小板の数や容積は、通常、電気抵抗法(コールター原理)、すなわち、血球が検出孔を通過する際の電気抵抗の変化で血球を認識する(血球は周囲の液に比べ電気抵抗が大きい)。電気抵抗の変化の大きさは血球の容積に相関するので、血球数のみならず、個々の血球の容積、血球の容積のばらつきも同時に得ることができる。
また、フローサイトメトリーで一般的なレーザー照射の散乱光を利用する方式の機種もあり、散乱光のピーク数で細胞をカウントするほか、前方散乱光(細胞容積を反映)、側方散乱光(細胞の表面や内部の構造を反映)の組み合わせで細胞分類を行う。 さらに、機種によっては、蛍光色素や細胞表面マーカー検査も併用して高精度の細胞分類を実現している。
なお、血小板については、自動血球計数機では赤血球の断片(たとえば破砕赤血球、溶血性貧血)や白血球の断片(たとえば白血病の抗癌剤治療後)のような血小板に類似した大きさの細胞断片を誤って血小板としてカウントしたり、逆に巨大血小板を赤血球と誤認することがあり、 病態によっては、末梢血塗抹検査や血球計算盤で確認が必要になる。自動血球計数機の機種によっては、免疫学的方法で血小板を認識することができるものもある。
まれに、造血を促進するサイトカインであるエリスロポエチンが悪性腫瘍などにより産生されることがある。
骨髄の造血機能の異常:再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、ビタミンB12や葉酸欠乏、など。
薬剤・放射線:抗悪性腫瘍剤や悪性腫瘍の放射線療法による造血機能の障害で、通常、一過性の白血球減少がみられる。
悪性腫瘍:白血病、癌の骨髄転移、などで骨髄の造血機能が障害された場合に白血球減少がみられる。
MPV(平均血小板容積、英語: mean platelet volume)は自動血球計測機が算出する血小板の平均容積である。MPV値は装置により多少差があるが、健常人では、およそ、8から10ないし12 fL 程度である。。 巨核球から産生されたばかりの幼弱な血小板は大型で時間の経過と共に小型化していく。一般に、MPVと血小板数は逆相関する。
MPVにより骨髄の血小板産生能を推測することが可能である。 血小板破壊が亢進した状態(たとえば特発性/免疫性血小板減少性紫斑病(ITP))では血小板の産生が亢進し幼若血小板の率が増えるためMPVが上昇する。 逆に、血小板産生が低下した状態(たとえば再生不良性貧血)ではMPVは低下する。
その他、ベルナール・スリエ症候群などの先天性巨大血小板症や、血小板容積が健常人の半分程度に低下することが特長である原発性免疫不全症候群の一つ、ウイスコット・アルドリッチ症候群(英語版)などの診断にもMPVは有用である。
「平均血小板容積(英語版)」も参照。